b'\n_START_ARTICLE_\nDetector termoi\xc3\xb3nico\n_START_PARAGRAPH_\nEl detector termoi\xc3\xb3nico (TID, de thermoionic detector) es un detector usado en cromatograf\xc3\xada de gases. Es selectivo para compuestos org\xc3\xa1nicos fosforados y nitrogenados, aunque su respuesta no es igual para ambos elementos, siendo para el f\xc3\xb3sforo 10 veces mayor que para el nitr\xc3\xb3geno. Es unas 500 veces m\xc3\xa1s sensible que el detector de ionizaci\xc3\xb3n de llama para compuestos fosforados y unas 50 veces m\xc3\xa1s sensible para compuestos nitrogenados (t\xc3\xadpicamente aminas, nitratos y otras especies). Debido a esta sensibilidad obtenida con compuestos fosforados, su uso es amplio en la determinaci\xc3\xb3n de pesticidas fosforados._NEWLINE_Este detector tiene un principio de funcionamiento parecido al detector de ionizaci\xc3\xb3n de llama: el gas de salida de la columna se mezcla con hidr\xc3\xb3geno y se quema. Este gas pasa alrededor de una esfera de rubidio calentada el\xc3\xa9ctricamente hasta unos 600-800\xc2\xa0\xc2\xb0C, y mantenida a un potencial de 180 V respecto al colector, alrededor de la cual se forma un plasma. Mediante un mecanismo no muy bien establecido, se forma una gran cantidad de iones a partir de las mol\xc3\xa9culas fosforadas y nitrogenadas, y al tener un medio conductor dicha diferencia de potencial permite la aparici\xc3\xb3n de una peque\xc3\xb1a corriente el\xc3\xa9ctrica amplificable y medible. Por lo general, la intensidad de la corriente ser\xc3\xa1 proporcional al n\xc3\xbamero de iones formados, y por tanto a la cantidad de analito.'