b'\n_START_ARTICLE_\nMult\xc3\xadmetro\n_START_PARAGRAPH_\nUn mult\xc3\xadmetro, tambi\xc3\xa9n denominado pol\xc3\xadmetro\xe2\x80\x8b o tester, es un instrumento el\xc3\xa9ctrico port\xc3\xa1til para medir directamente magnitudes el\xc3\xa9ctricas activas, como corrientes y potenciales (tensiones), o pasivas, como resistencias, capacidades y otras. _NEWLINE_Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios m\xc3\xa1rgenes de medida cada una. Los hay anal\xc3\xb3gicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya funci\xc3\xb3n es la misma, con alguna variante a\xc3\xb1adida.\n_START_SECTION_\nHistoria\n_START_PARAGRAPH_\nEl mult\xc3\xadmetro tiene un antecedente, denominado AVO, que ayud\xc3\xb3 a elaborar los mult\xc3\xadmetros actuales tanto digitales como anal\xc3\xb3gicos. Su invenci\xc3\xb3n vino de la mano de Donald Macadie, un ingeniero de la British Post Office, a quien se le ocurri\xc3\xb3 la idea de unificar tres aparatos en uno, el amper\xc3\xadmetro, el volt\xc3\xadmetro y el \xc3\xb3hmetro (de ah\xc3\xad viene su nombre, Mult\xc3\xadmetro AVO), que facilit\xc3\xb3 el trabajo a todas las personas que estudiaban cualquier \xc3\xa1mbito de la electr\xc3\xb3nica._NEWLINE_Tras su creaci\xc3\xb3n \xc3\xbanicamente quedaba vender el proyecto a una empresa, cuyo nombre era Automatic Coil Winder and Electrical Equipment Company (ACWEECO, fue fundada probablemente en 1923),\xe2\x80\x8b saliendo a la venta el mismo a\xc3\xb1o. Este mult\xc3\xadmetro se cre\xc3\xb3 inicialmente para analizar circuitos en corriente continua y posteriormente se introdujeron las medidas de corriente alterna. A pesar de ello muchas de sus caracter\xc3\xadsticas se han visto inalteradas hasta su \xc3\xbaltimo modelo, denominado Modelo 8 y presentado en 1951. Los modelos M7 y M8 inclu\xc3\xadan adem\xc3\xa1s medidas de capacidad y potencia. La empresa ACWEECO cambi\xc3\xb3 su nombre por el de AVO Limited, que continu\xc3\xb3 fabricando instrumentos con la marca AVO. La compa\xc3\xb1\xc3\xada pas\xc3\xb3 por diferentes entidades y actualmente se llama Megger Group Limited. En las dos fotograf\xc3\xadas que acompa\xc3\xb1an al texto se pueden apreciar los modelos de AVO 7 y 8._NEWLINE_En la actualidad los modelos anal\xc3\xb3gicos han evolucionado poco respecto a los primeros modelos incluyendo adem\xc3\xa1s la medida de la capacidad de los condensadores y algunas caracter\xc3\xadsticas de los transistores. Los mult\xc3\xadmetros digitales, en cambio, son cada vez m\xc3\xa1s sofisticados pero siempre incluyen como base el fundamento del anal\xc3\xb3gico.\n_START_SECTION_\nIntroducci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nEs un aparato muy vers\xc3\xa1til, que se basa en la utilizaci\xc3\xb3n de un instrumento de medida, un galvan\xc3\xb3metro muy sensible que se emplea para todas las determinaciones. Para poder medir cada una de las magnitudes el\xc3\xa9ctricas, el galvan\xc3\xb3metro se debe completar con un determinado circuito el\xc3\xa9ctrico que depender\xc3\xa1 tambi\xc3\xa9n de dos caracter\xc3\xadsticas del galvan\xc3\xb3metro: la resistencia interna (R\xe1\xb5\xa2) y la inversa de la sensibilidad. Esta \xc3\xbaltima es la intensidad que, aplicada directamente a los bornes del galvan\xc3\xb3metro, hace que la aguja llegue al fondo de escala._NEWLINE_Adem\xc3\xa1s del galvan\xc3\xb3metro, el pol\xc3\xadmetro consta de los siguientes elementos: La escala m\xc3\xbaltiple por la que se desplaza una sola aguja, permite leer los valores de las diferentes magnitudes en los distintos m\xc3\xa1rgenes de medida. Un conmutador permite cambiar la funci\xc3\xb3n del pol\xc3\xadmetro para que act\xc3\xbae como medidor en todas sus versiones y m\xc3\xa1rgenes de medida. La misi\xc3\xb3n del conmutador es seleccionar en cada caso el circuito interno que hay que asociar al instrumento de medida para realizar cada medici\xc3\xb3n. Dos o m\xc3\xa1s bornas el\xc3\xa9ctricas permiten conectar el pol\xc3\xadmetro a los circuitos o componentes exteriores cuyos valores se pretenden medir. Las bornas de acceso suelen tener colores para facilitar que las conexiones exteriores se realicen de forma correcta._NEWLINE_Cuando se mide en corriente continua, suele ser de color rojo la de mayor potencial ( o potencial + ) y de color negro la de menor potencial ( o potencial -). La parte izquierda de la figura (Esquema 1) es la utilizada para medir en corriente continua y se puede observar dicha polaridad. La parte derecha de la figura es la utilizada para medir en corriente alterna, cuya diferencia b\xc3\xa1sica es que contiene un puente de diodos para rectificar la corriente y poder finalmente medir con el galvan\xc3\xb3metro._NEWLINE_El pol\xc3\xadmetro est\xc3\xa1 dotado de una pila interna para poder medir las magnitudes pasivas. Tambi\xc3\xa9n posee un ajuste de cero, necesario para la medida de resistencias._NEWLINE_A continuaci\xc3\xb3n se describen los circuitos b\xc3\xa1sicos de uso del pol\xc3\xadmetro, donde la raya horizontal colocada sobre algunas variables, como resistencias o la intensidad de corriente, indica que se est\xc3\xa1 usando la parte izquierda de la figura (Esquema 1). Adem\xc3\xa1s, los razonamientos que se realizan sobre los circuitos el\xc3\xa9ctricos usados para que el pol\xc3\xadmetro funcione como amper\xc3\xadmetro o volt\xc3\xadmetro sirven tambi\xc3\xa9n, de forma general, para medir en corriente alterna con la parte derecha de la figura (Esquema 1).\n_START_SECTION_\nAmper\xc3\xadmetro\n_START_PARAGRAPH_\nPara que el pol\xc3\xadmetro trabaje como amper\xc3\xadmetro (Esquema 2) es preciso conectar una resistencia  en paralelo con el instrumento de medida (v\xc3\xadnculo). El valor de  depende del valor en amperios que se quiera alcanzar cuando la aguja alcance el fondo de escala. En el pol\xc3\xadmetro aparecer\xc3\xa1n tantas resistencias  conmutables como valores diferentes de fondos de escala se quieran tener. Por ejemplo, si se desean escalas de 10 miliamperios, 100 miliamperios y 1 amperio y de acuerdo con las caracter\xc3\xadsticas internas el instrumento de medida (v\xc3\xadnculo), aparecer\xc3\xa1n tres resistencias  conmutables. _NEWLINE__NEWLINE_Si se desean medir intensidades de corriente elevadas con el pol\xc3\xadmetro como amper\xc3\xadmetro, se suelen incorporar unas bornas de acceso independientes. Los circuitos internos estar\xc3\xa1n construidos con cable y componentes adecuados para soportar la intensidad correspondiente._NEWLINE_Para hallar  sabemos que se cumple:_NEWLINE_Donde I es la intensidad m\xc3\xa1xima que deseamos medir (fondo de escala), ()es la intensidad que circula por el galvan\xc3\xb3metro e  la intensidad que pasa por la resistencia shunt (). _NEWLINE__NEWLINE_A partir de la relaci\xc3\xb3n:_NEWLINE_Que se deduce de la Ley de Ohm llegamos al valor que debe tener la resistencia shunt ():_NEWLINE_De esta ecuaci\xc3\xb3n se obtiene el valor de  que hace que por el galvan\xc3\xb3metro pasen  mA cuando en el circuito exterior circulan I mA.\n_START_SECTION_\nVolt\xc3\xadmetro\n_START_PARAGRAPH_\nPara que el pol\xc3\xadmetro trabaje como volt\xc3\xadmetro (Esquema 3) es preciso conectar una resistencia  en serie con el instrumento de medida. El valor de  depende del valor en voltios que se quiera alcanzar cuando la aguja alcance el fondo de escala. En el pol\xc3\xadmetro aparecer\xc3\xa1n tantas resistencias  conmutables como valores diferentes de fondos de escala se quieran tener. Por ejemplo, en el caso de requerir 10 voltios, 20 voltios, 50 voltios y 200 voltios, existir\xc3\xa1n cuatro resistencias diferentes ._NEWLINE_Para conocer el valor de la resistencia que debemos conectar utilizamos la siguiente expresi\xc3\xb3n:_NEWLINE_Que se desprende directamente de esta:_NEWLINE_Lo que llamamos  es la intensidad que hay que aplicar al pol\xc3\xadmetro para que la aguja llegue a fondo de escala.\n_START_SECTION_\n\xc3\x93hmetro\n_START_PARAGRAPH_\nEl \xc3\xb3hmetro permite medir el valor en ohmios de las resistencias. Una pila interna hace circular una corriente a trav\xc3\xa9s de la resistencia a medir, el instrumento de medida y un potenci\xc3\xb3metro (resistencia adicional de ajuste)._NEWLINE_Cuando los terminales de medida se ponen en cortocircuito circula la m\xc3\xa1xima intensidad de corriente por el galvan\xc3\xb3metro. Esta es la intensidad que se asocia a R = 0. Con el potenci\xc3\xb3metro se retoca esta intensidad hasta que la aguja apunte al fondo de escala (y en la divisi\xc3\xb3n que indica la intensidad m\xc3\xa1xima se pone el valor de 0 ohmios). Cuando en los terminales se conecta la resistencia que se desea medir, se provoca una ca\xc3\xadda de tensi\xc3\xb3n y la aguja se desplaza hacia valores inferiores de intensidad, esto es, hacia la izquierda. La escala de resistencia crecer\xc3\xa1, pues, de derecha a izquierda._NEWLINE_Debido a la relaci\xc3\xb3n inversa entre resistencia e intensidad (R=V/I), la escala del \xc3\xb3hmetro no es lineal, lo cual provocar\xc3\xa1 mayor error de medida conforme nos acerquemos a intensidades peque\xc3\xb1as (grandes valores de la resistencia R a medir)._NEWLINE_Montaje_NEWLINE_A continuaci\xc3\xb3n presentamos el circuito el\xc3\xa9ctrico que har\xc3\xa1 las veces de \xc3\xb3hmetro (Esquema 4):_NEWLINE_A\xc3\xb1adiremos una resistencia de protecci\xc3\xb3n  a la resistencia variable ._NEWLINE_Como elemento activo se incluye una pila que hace circular la corriente, cuyas magnitudes ser\xc3\xa1n la fuerza electromotriz \xce\xb5 y la resistencia interna ._NEWLINE_Lo primero que hay que hacer es cortocircuitar la resistencia a medir R, y ajustar la resistencia variable  para que la aguja llegue al fondo de la escala._NEWLINE_La intensidad que circular\xc3\xa1 por el circuito en este caso ser\xc3\xa1  y se puede expresar:_NEWLINE_Si ahora conectamos R (eliminamos el cortocircuito), la nueva intensidad quedar\xc3\xa1:_NEWLINE_y se verificar\xc3\xa1 que:_NEWLINE_Si combinamos las dos ecuaciones anteriores, obtenemos:'