OFTALMOSCÓPIO INDIRECTO VANTAGE SEM FIOS - PDF
Download "OFTALMOSCÓPIO INDIRECTO VANTAGE SEM FIOS"
Isaac Olivares Bonilha
1 OFTALMOSCÓPIO INDIRECTO VANTAGE SEM FIOS LEIA E SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES
2 ÍNDICE 1. Símbolos 2. Avisos e Precauções 3. Ambiente 4. Descrição do Produto 5. Introdução / Substituição das Pilhas 6. Montagem na Parede 7. Carga da Pilha 8. Ciclo de Carga da Pilha 9. Manutenção e Garantia 10. Informação Técnica 11. Instruções de Limpeza 12. Dados de Contacto
3 1.0 Símbolos! Atenção. Leia os avisos e instruções de utilização do manual de funcionamento. O selo da CE deste produto indica que foi testado e que está em conformidade com as disposições da Directiva sobre Dispositivos Médicos 93/42/CEE.
4 2.0 Avisos e Precauções! Leia cuidadosamente todas as instruções desta secção antes de usar o seu produto Keeler. Para sua própria segurança e a dos seus clientes, siga todas as informações de aviso fornecidas nesta secção. A informação seguinte destina-se a realçar os potenciais perigos contra a segurança associados a má utilização ou danos do produto. Aviso Não deve utilizar este produto na presença de gases inflamáveis. Não desmonte, nem modifique a pilha. Não existem peças reparáveis no interior do produto. Não se descarte das pilhas queimando-as, furando-as ou sujeitando-as a curto-circuito. Não use uma pilha que esteja deformada, com fugas, corroída ou visivelmente danificada. Manuseie com muito cuidado a pilha se estiver danificada ou com fugas. Se tocar no electrólito, lave a área exposta com água e sabão. Se entrar nos olhos, consulte imediatamente o médico. Se o produto emitir um cheiro estranho, calor ou fumo, interrompa imediatamente a sua utilização. A utilização continuada de um produto ou peça danificados pode causar lesões. Não mergulhe a unidade em líquido. Não utilize a unidade se ela estiver danificada e inspeccione visualmente quaisquer sinais de danos. Não ligue a uma tomada de corrente danificada. No caso de mau contacto, os pinos podem ficar quentes. Tenha cuidado ao remover. Evite cabos soltos no chão, pois corre o risco de tropeçar neles. A Lei Federal restringe a venda deste dispositivo a um médico ou por ordem de um médico.! Precaução Use apenas pilhas Keeler, número de peça 1919-P Carregue apenas com um carregador Keeler número de peça 1941-P Não carregue a pilha num ambiente em que a temperatura possa exceder 40 C ou descer abaixo de 0 C. Manter fora do alcance das crianças. Apenas para uso em interiores (proteger contra a humidade). Para evitar a formação de condensação, deixe o instrumento atingir a temperatura ambiente antes de o utilizar. Quando substituir a pilha de lítio, desligue o oftalmoscópio indirecto e introduza nova pilha. O equipamento eléctrico pode ser afectado por interferência electromagnética. Se isto acontecer enquanto estiver a usar o equipamento, desligue a unidade e reposicione esta.
5 3.0 Ambiente Descarte-se da pilha em conformidade com os regulamentos locais sobre reciclagem de pilhas. Tape os contactos da bateria com fita isolante para evitar curto-circuitos durante a sua eliminação. As pilhas de iões de lítio não contêm metais pesados tóxicos, tais como mercúrio, cádmio ou chumbo.
6 4.0 Descrição do Produto Ajuste da Tira da Cabeça Vantage Tira da Cabeça Pilha Ajuste da Tira da Cabeça Carregador Tomada de Alimentação de Corrente
7 5.0 Introdução / Substituição da Pilha Solte a pilha pressionando o botão de desbloqueio e retire a pilha da sua posição. (API2 Indicado) Para introduzir uma nova pilha, coloque-a na sua posição até fi car completamente encaixada. (API2 Indicado)
8 6.0 Montagem na Parede Verifique 6.4 CUIDADO!
10 7.0 Carga da Pilha Substitua a placa de fecho pelo adaptador de fi cha de rede apropriado e ligue a fi cha do cabo à tomada de alimentação do carregador. Ligue o carregador de lítio ligando-o à saída de rede. Coloque a pilha sobresselente ou capacete no carregador de lítio, como indicado. (API2 Indicado)
11 Pilha de Lítio LED intermitente Pilha necessita de carga. Estação de Carga LED apagado Pilha totalmente carregada. LED intermitente A completar a carga. LED aceso A carregar rapidamente. A pilha pode ser usada em qualquer altura durante o ciclo de carga e começa automaticamente a carregar quando for colocada no carregador. A seta no carregador indica qual a pilha que está a ser carregada. A Carregar a Pilha da Tira da Cabeça A Carregar Apenas a Pilha Sobresselente 8.0 Ciclo de Carga da Pilha A pilha do oftalmoscópio indirecto demora aproximadamente 2 horas a carregar completamente. A pilha dura aproximadamente 1 hora à potência máxima. A pilha sobresselente demora 4 horas a carregar 1919-P-1013.
12 9.0 Manutenção e Garantia Não existem peças susceptíveis de reparação pelo utilizador toda a manutenção e reparação preventiva deve ser realizada somente por representantes autorizados da Keeler. O seu carregador Keeler está garantido por 3 anos e será substituído ou reparado, sem encargos para si, desde que se observe o seguinte: 9.1 As falhas são causadas por fabrico defeituoso. 9.2 A fonte de alimentação foi utilizada em conformidade com estas instruções. 9.3 A reclamação é acompanhada de prova de compra. As pilhas têm a garantia de 1 ano a partir da data de compra Informação Técnica Dados de alimentação consulte a placa de identificação: Fonte de Alimentação Nominal: Funcionamento: Classificação: Classe de Segurança: Temperatura Ambiente: Transporte: Normas: V - 50/60 Hz 12 V: 2,5 Amps Contínuo Equipamento de Classe II Tipo B: Protecção contra choques eléctricos Isolamento duplo +10 o C a +35 o C -40 o C a +70 o C - 10% a 95% HR IEC Segurança Eléctrica / IEC EMC ISO Ambiental ISO Ambiental 11.0 Instruções de Limpeza Este instrumento só deve ser limpo por métodos de limpeza manual que não envolvam a imersão do mesmo, como se descreve a seguir Limpe a superfície externa com um pano absorvente limpo que não liberte cotão, humedecido com uma solução de água / detergente (2% de detergente em volume) ou com uma solução de água / álcool isopropílico (70% de AIP em volume) Certifique-se de que não deixa penetrar no instrumento qualquer excesso de solução. Tome cuidado para se assegurar de que o pano não está saturado com solução As superfícies devem ser cuidadosamente secas com um pano limpo que não liberte cotão Elimine com segurança os materiais de limpeza usados.
13 12.0 Dados de Contacto FABRICADO NO R.U. POR: Keeler Limited Clewer Hill Road Windsor Berkshire SL4 4AA Inglaterra Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) LINHA GRÁTIS: DISTRIBUÍDO POR: Keeler Instruments Inc 456 Parkway Broomall PA 19008, E.U.A. Linha Grátis: Tel.: Fax: Como parte da nossa política de melhoria constante do produto, reservamos o direito de alterar e/ou corrigir as especificações em qualquer altura sem aviso prévio. EP Publicação A
Vantage Plus e Vantage Plus LED
Vantage Plus e Vantage Plus LED Instruções Introdução Agradecemos a sua compra do Oftalmoscópio Indirecto Keeler Vantage Plus. Concebemos, desenvolvemos e fabricámos este produto com o maior cuidado, para
OFTALMOSCÓPIO DE ÂNGULO DE VISÃO LARGO
OFTALMOSCÓPIO DE ÂNGULO DE VISÃO LARGO INSTRUÇÕES LEIA E SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES Índice 1. Símbolos 2. Avisos e Precauções 3. Descrição do Produto 4. Preparação 5. Aberturas e Filtros 6. Instruções
MANUAL CARREGADOR DE BATERIA Cód.: 9933.516.007 Manual Do Usuário Siga sempre as precauções básicas de segurança ao utilizar aparelhos eléctrico. Leia atentamente todas as instruções, antes do uso do equipamento.
Manual da base de carregamento
Manual da base de carregamento A Sonova brand Obrigado Obrigado por escolher esta solução recarregável. Preocupamo-nos bastante com as pessoas com perda auditiva. Trabalhamos de perto com os profissionais
Comando sem fios DUALSHOCK 4 Manual de Instruções CUH-ZCT2E
Comando sem fios DUALSHOCK 4 Manual de Instruções CUH-ZCT2E 7028425 PT Antes de utilizar ˎˎLeia atentamente este manual e os manuais do hardware compatível. Guarde as instruções para futura referência.
Guia Rápido - Verona A308
Normas de Segurança Guia Rápido - Verona A308 A fim de garantir sua segurança e evitar quaisquer danos ou acidentes causados pelo uso impróprio do produto, por favor, leia com atenção antes de começar
Série MCM. Manual de segurança
Série MCM Manual de segurança R5905189PT/01 07/04/2014 Barco nv Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Telefone: +32 56.36.82.11 Fax: +32 56.36.883.86 Suporte: www.barco.com/esupport Visite-nos na internet: www.barco.com
PT Rodo limpa vidros
SCW 3001YL PT - 1 - PT Instruções de segurança importantes LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA UTILIZAÇÃO FUTURA. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas portadoras de deficiência física
Invacare OptiCharge. Carregador de bateria de chumbo-ácido Manual de utilização 24 V 8 A / 10 A
Invacare OptiCharge 24 V 8 A / 10 A pt Carregador de bateria de chumbo-ácido Manual de utilização Este manual TEM de ser fornecido ao utilizador do produto. ANTES de utilizar este produto, leia este manual