Desfibrilador Externo Automático Básico Life400 Futura - Cmos Drake
HomeEquipamentos HospitalaresDEA - Desfibrilador Externo Automático Básico Life400 Futura - Cmos Drake
DEA - Desfibrilador Externo Automático Básico Life400 Futura - Cmos Drake
Marca: CMOS DRAKEModelo:LIFE 400 FUTURADisponibilidade: Disponível em 7 dias úteis Referência: 0032
R$ 9.697,45
R$ 9.212,58 à vista com desconto Pagamento Pix
ou 6x de R$ 1.616,24 Sem juros
ENTRE EM CONTATO PARA CONDIÇÕES EXCLUSIVAS PESSOA JURÍDICA E ATENDIMENTO CONSULTIVO.
Modelo: LIFE 400 FUTURA
Registro ANVISA: 80058130008
- Alarmes sonoros e visuais: Alarmes de bateria fraca.
- Auxilio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente.
- Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual.
- Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento.
- Bateria: De Lithium - recarregável de longa duração – Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis.
- Bateria recarregável Lithium-Ion Standard: Capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10ºC a 60ºC.
- Carregador de bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema.
- Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules – 50 – 50 – 50 joules.
- Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-200-200 joules, 150-150-150 joules, 150, 200, 360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade do cliente.
- Comandos: Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP.
- Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las.
- Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento.
- Detecções: Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática.
- Dados visualizados no display: Visualiza a curva, o número de choques, cronômetro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto e desenhos explicativos.
- Display de cristal líquido colorido: 4,3". – Colorido Com ângulo superiora 30% (trinta) por cento de inclinação que permite ao socorrista a perfeita visualização da monitorização do ECG.
- Entrada USB: Conexão USB para transferência de dados
- Frequência cardíaca: 10-300 BPM com apresentação numérica no display.
- Gabinete: Em polímero de alto impacto – totalmente isolado.
- Grau de proteção: IP 56 – Proteção contra entrada de sólidos e líquidos.
- Grau de proteção contra choque elétrico: Aplicável a cada módulo: Grau de proteção contra choque elétrico SPO2 - - ----- Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação DEA – Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação.
- Impedância: Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pás abertas ou em curto-circuito.
- Idioma: Português - Opcionais: Inglês e Espanhol
- Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou infantil.
- Peso: Peso aproximado de 1,9 kg.
- Dimensão: 295 x 225 x 155 mm.
- Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Software Phoenix: através deste software é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo UBS será possível a transferência dos dados para o software Phoenix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Com capacidade de armazenamento de 4 gigabytes ou mais de 1000 eventos.
- Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules.
- Tempo desde o início da operação do desfibrilador até a prontidão para descarga: Máximo 30 segundos na energia máxima.
- Tempo de carga completa da bateria: 4 horas quando completamente descarregada.
- Tempo descarga: Menor que 240 ms.
- Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada.
- Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão.
- Temperatura ambiente: 0ºC a 50ºC
- Umidade relativa do ar: 05 % a 95% - sem condensação
- Classificação: CF
ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda IEC: 2012; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-2-4:2014; PORTARIA INMETRO Nº 350 - 06 DE SETEMBRO DE 2010.
DEA com Modo Médico – Modo Manual:
Permite ao médico carregar e disparar o choque a qualquer momento. Em 5 segundos, este modo pode ser acionado, e o equipamento torna-se um desfibrilador manual no mesmo protocolo de energia configurado do DEA.
DEA com Oximetria de Pulso:
Indicação de saturação de oxigênio e curva pletismográfica no display.
Monitorização de ECG:
Permite a monitorização constante do paciente no display para visualização do traçado de ECG através do cabo de paciente de 03 vias.
DEA c/ Cabine:
Cabine de emergência profissional para alojamento do DEA, em estrutura metálica de alta resistência. Tampa em acrílico e travas magnéticas, com carregador de bateria embutido e sinalização da carga. Possui sensor de porta aberta, com alarme sonoro (proteção conta furto e alerta de socorro). Cores: vermelha ou amarela.