Desenvolvimento de Amperímetro Alicate Baseado em Magnetômetros GMR para Medição de Correntes Elétricas Contínuas - PDF Free Download
Download "Desenvolvimento de Amperímetro Alicate Baseado em Magnetômetros GMR para Medição de Correntes Elétricas Contínuas"
Luiz Felipe de Oliveira Alcântara
1 Desenvolvimento de Amperímetro Alicate Baseado em Magnetômetros GMR para Medição de Correntes Elétricas Contínuas Alunos: Marcos Civiletti de Carvalho e Camila Schuina Orientador: Carlos Roberto Hall Barbosa 1 - INTRODUÇÃO Objetivos O objetivo geral deste projeto é desenvolver um amperímetro que permita a medição de correntes elétricas sem a necessidade de alteração do circuito, baseado em magnetômetros GMR, e que permita a medição de correntes contínuas e também alternadas Amperímetros Amperímetros são instrumentos cujo propósito é a medição da corrente elétrica que passa por um determinado condutor. São essenciais em diversas aplicações e podem ser de diversos tipos, dependendo da maneira como funcionam, podendo necessitar interromper o condutor ou não. Quando é necessário que se interrompa o circuito, há o problema da falta de praticidade muitas vezes é necessário medir a corrente que passa por um circuito que não é facilmente alterável. É o caso de amperímetros shunt, que envolvem inserir um resistor em série com o condutor e medir a diferença de potencial nesse resistor pela Lei de Ohm, conhecendo-se o valor de resistência e a diferença de potencial, é possível calcular a corrente que passa pelo condutor. Porém, além da questão de ser necessário interromper o circuito, ainda há a questão de que, ao se inserir um resistor em série com o condutor, a corrente que passa por ele será alterada. Esse problema decai quanto menor o valor do resistor, mas não há como evitá-lo totalmente. Contudo, uma corrente elétrica passando por um fio gera um campo magnético circular ao seu redor, cuja intensidade em cada ponto varia conforme a intensidade da corrente e a distância que se encontra do fio [1]. Logo, conhecendo-se o campo magnético gerado pela corrente em um ponto do espaço e a distância desse ponto ao fio pelo qual ela passa, é possível calcular o valor dessa corrente.
2 Baseados nesse fato há os amperímetros do tipo alicate, que são tradicionalmente usados em aplicações de engenharia elétrica para medição de correntes alternadas, sendo baseados no posicionamento de uma bobina ao redor do condutor elétrico. A corrente elétrica alternada gera um campo magnético circunferencial (também alternado) ao redor do condutor, e este campo magnético alternado induz uma corrente elétrica na bobina do amperímetro. Como há uma proporcionalidade direta entre a intensidade do campo magnético e a amplitude da corrente elétrica (seja no condutor primário ou na bobina), é possível associar a corrente elétrica na bobina à corrente que se deseja medir. No caso de correntes contínuas, contudo, não há indução de corrente elétrica na bobina, pois o campo magnético circunferencial é contínuo. Neste caso, é necessário medir diretamente o campo magnético contínuo, com o auxílio de algum transdutor de fluxo magnético, e associar a magnitude deste campo magnético com a magnitude da corrente elétrica primária. Um possível transdutor de campo magnético que pode ser utilizado nesta aplicação são os sensores de efeito Hall. Sensores de efeito Hall, quando sujeitos a um campo magnético, apresentam uma diferença de potencial proporcional a este. Podem ser utilizados para medição de correntes contínuas, porém possuem problemas como baixo nível de saída, pouca estabilidade em relação à temperatura e alta sensibilidade a cargas estáticas [2] Sensor GMR O magnetômetro GMR consiste em um material cuja resistência elétrica varia consideravelmente conforme o campo magnético no qual se encontra [3], sendo possível, então, estimar esse campo conforme varia a resistência do elemento GMR. Um sensor GMR comercial do fabricante NVE (modelo AA005-02, cujas características se encontram na tabela 1 retirada do datasheet do sensor) é composto por quatro resistores GMR em configuração de Ponte de Wheatstone, sendo dois resistores magneticamente blindados. A ponte, alimentada por tensão ou corrente contínua, produz diferentes tensões de saída de acordo com a variação de resistência dos dois sensores GMR que não são blindados. Desta forma, o sensor GMR é uma possível alternativa para a confecção de amperímetros que meçam correntes elétricas contínuas ou alternadas, sem necessidade de interromper o circuito.
3 Tabela 1: Características de sensores GMR do fabricante NVE. 2 - BANCADA EXPERIMENTAL Como o objetivo é estudar a viabilidade da confecção de um amperímetro, a utilização de somente um GMR não seria suficiente, pois é necessário conhecer a distância do GMR ao fio no qual há a passagem de corrente para que se possa estimá-la. Para resolver este problema, foi proposta uma configuração com dois sensores GMRs, mantidos a uma distância fixa e conhecida um do outro (3 cm). Assim, medindo-se a variação de tensão de ambos os sensores GMRs é possível estimar a corrente, independentemente da distância do condutor aos sensores, e também estimar a própria distância entre os GMRs e o condutor [2]. Ambos os sensores foram colocados em uma placa de circuito universal, na qual foi feito um furo pelo qual passa um condutor ligado diretamente a uma fonte de corrente, sendo este o mensurando do amperímetro. Esse furo, a aproximadamente 1 cm de distância de um dos sensores e 3 cm de distância do outro, foi feito de forma que o fio passe perpendicularmente à placa, pois a configuração dos sensores e o seu posicionamento faz com que esta seja a forma de maximizar o campo magnético que afeta os sensores. O sensor mais próximo do furo foi denominado sensor 1 e o sensor mais distante sensor 2. Foi necessário resolver o problema da resistência do GMR variar apenas com o módulo do campo magnético, e não com o sentido do mesmo. Para contornar esse problema, foi posicionado um ímã permanente próximo aos sensores, polarizando-os em uma região linear, de forma que correntes elétricas em um sentido aumentem o campo aplicado ao sensor, enquanto que no sentido oposto diminuam esse campo, sem inverter o sentido do mesmo.
4 A sensibilidade do GMR utilizado neste projeto é 0,45 mv/v/oe, podendo ler campos de 0 a 80 Oe, sendo a região linear de 10 Oe a 70 Oe. Portanto, a faixa ideal seria em torno de 40 Oe. Foi medida a saída do sensor GMR alimentado com 10 V sem a passagem de nenhuma corrente no condutor, ajustando-se a posição do ímã de forma a gerar uma saída próxima a 180 mv (0,45 mv/v/oe x 10 V x 40 Oe, sendo 10 V a alimentação e 40 Oe o campo desejado). Na figura 1, é possível ver ambos os sensores, o ímã e o condutor. O sensor com fios negros é o sensor 1, enquanto que o sensor com fios vermelhos é o sensor 2. Figura 1: Sensores GMR na placa universal. Para estudar o efeito da histerese e eventuais outras flutuações, todas as medições foram feitas em ciclos: a corrente no fio, inicialmente 0 A, foi aumentada até 3,5 A, diminuída até -3,5 A e por fim aumentada até 0 A, com intervalos de 0,5 A entre as medições. Para cada etapa, foram feitos três ciclos de medições.
5 3 - SENSOR GMR ALIMENTADO POR TENSÃO Circuito Eletrônico Nesta primeira etapa, as entradas do sensor foram ligadas diretamente a uma fonte de tensão de 10 V e as saídas a um voltímetro, conforme indicado na figura 2. O sensor GMR é representado pela ponte de Wheatstone, sendo os resistores R1 e R4 magneticamente blindados, sendo essa blindagem representada pela caixa tracejada ao redor deles. Figura 2: Circuito eletrônico do sensor GMR alimentado por tensão Resultados Não foi possível fazer medições dos valores de saída pois, para as condições dadas, havia flutuações do sensor GMR em ordem de grandeza igual às variações correspondentes a correntes na ordem de amperes. Ou seja, não havia como afirmar se o valor de variação na saída medido era causado pela corrente passando no fio ou pela flutuação do próprio sensor. Além disso, as variações ocorridas eram de valores pequenos o suficiente para que a exatidão do voltímetro se tornasse insuficiente. Como o sensor GMR possui menos flutuação quando alimentado por corrente, ao invés de tensão, passou-se à segunda configuração, detalhada a seguir.
6 4 - SENSOR GMR ALIMENTADO POR CORRENTE Circuito Eletrônico Foi projetado e implementado em Protoboard um circuito eletrônico com três funções: Alimentar o sensor GMR por corrente contínua de 2 ma, utilizando fontes de corrente baseadas em amplificadores operacionais (AmpOps), o que reduz significativamente a variação com a temperatura do GMR; Amplificar a tensão de saída, melhorando significativamente a relação tensãoruído; e Ajustar o offset de tensão de saída referente ao ímã, de forma que, para uma corrente de 0 A no fio, haja uma saída de 0 mv, levando a uma relação linear com mínimo coeficiente linear. A figura 3 apresenta um diagrama esquemático do circuito eletrônico desenvolvido, sendo a tensão no pino 6 do INA129 a tensão de saída do circuito. O resistor RG define o ganho do INA, sendo um resistor de 1000 ohms equivalente a um ganho de 50 vezes. A tensão no pino 8 é uma tensão de referência, que serve para ajustar o offset do circuito, e os resistores R1, R2, R3 e R4 representam o sensor GMR, sendo os resistores R1 e R4 magneticamente blindados. Figura 3: Diagrama esquemático do circuito de condicionamento do sensor GMR alimentado por corrente.
7 Departamento de Engenharia Elétrica Montagem Experimental O circuito esquematizado acima foi montado utilizando uma Protoboard, alimentado por uma fonte de tensão e tendo sua saída medida por um voltímetro. A figura 4 apresenta uma imagem da Protoboard com os elementos do circuito: Figura 4: Circuito da figura 3 implementado em Protoboard. Foi possível, então, fazer as medições para um sensor. Nesta etapa, foram feitas as medições do sensor 1 apenas pois, como será mostrado na seção 5, posteriormente foi desenvolvida uma maneira mais eficiente de fazer as medições Resultados Os resultados obtidos foram conforme esperado, apresentando padrão linear. A tabela 2 apresenta os valores de saída obtidos para o sensor.
8 Tabela 2: Tensões de saída no sensor 1 para diferentes correntes Utilizou-se, então, o programa Excel para traçar a curva linear que melhor aproxima os pontos, conforme apresentado na figura 5: Figura 5: Gráfico de tensão de saída (V) versus corrente (A)
9 O sensor, portanto, se comportou da maneira esperada, havendo proporção linear entre a corrente no fio e a saída de tensão no sensor. A equação obtida pode ser então utilizada para encontrar a corrente no fio, dada a tensão na saída do sensor, embora esta equação só possa ser utilizada para o sensor nas condições deste experimento Duplicação do circuito Como o objetivo era analisar o comportamento de dois sensores GMRs distintos, foi necessário duplicar o circuito já existente para possibilitar medições simultâneas em ambos os GMRs. O mesmo circuito foi implementado em outra Protoboard, utilizando as mesmas fontes de tensão. A figura 6 apresenta a placa universal com os sensores e ambas as Protoboards. Figura 6: Sensores GMR e circuitos de condicionamento
10 Departamento de Engenharia Elétrica 5 - AUTOMAÇÃO DA BANCADA EXPERIMENTAL Sistema de aquisição de dados Para minimizar os erros referentes à flutuação do sensor, de forma a medir dados mais consistentes, foi utilizado um sistema de aquisição de dados da National Instruments, NIUSB-6229, mostrado na figura 7, que permite a aquisição de dados com maior frequência, exatidão e precisão, além da manipulação desses dados diretamente através do uso de um computador. Figura 7: Sistema de aquisição de dados
11 5.2 - Programa em LabView Para que fosse possível utilizar o sistema de aquisição de dados, foi desenvolvido um sistema em LabView que permite a comunicação entre o NI-USB-6229 e o computador. O programa (VI) mostrado na figura 8 foi implementado, fazendo com que o sistema lesse a diferença de potencial nas saídas dos circuitos com uma certa frequência, armazenando os valores até que, quando atingido um certo número de valores, o programa fizesse a média de todos, mostrasse na tela e iniciasse novamente o processo. Dessa forma, flutuações pontuais podem ser corrigidas. A frequência e o número que determina o fim do processo são ambos controláveis pelo Painel Frontal do programa, representado abaixo. No Diagrama em Blocos, o bloco laranja representa a frequência de leitura de pontos por segundo e o bloco azul, o número de valores que determina quando fazer a média. Os canais 0 e 1 representam, respectivamente, as tensões de saída referentes ao sensor 2 e ao sensor 1. Figura 8: Programa em LabView Foi escolhida uma frequência de pontos por segundo, com a média sendo feita a cada pontos (5 segundos). A Figura 9 apresenta o sistema ligado ao computador. Figura 9: Sistema de aquisição de dados ligado a computador com o programa LabView
12 5.3 - Resultados Os resultados obtidos foram conforme esperado, apresentando padrão linear. A tabela 3 apresenta os valores de saída para medições feitas apenas do sensor 2: Tabela 3: Tensões de saída no sensor 2 para diferentes correntes Utilizando o programa Excel para traçar a curva linear que melhor aproxima os pontos, obteve-se o gráfico mostrado na figura 10. Figura 10: Gráfico de tensão de saída (mv) versus corrente (A)
13 O resultado foi o mesmo do anterior: o sensor se comportou de maneira esperada, havendo proporção linear entre a corrente no fio e a saída de tensão no sensor. A equação obtida pode ser então utilizada para encontrar a corrente no fio, dada a tensão na saída do sensor, embora esta equação só possa ser utilizada para o sensor nas condições deste experimento. Foi feita, então, a medição de ambos os sensores simultaneamente, com os resultados apresentados na Tabela 4: Tabela 4: Tabela com dados obtidos Utilizando o programa Excel para traçar as curvas lineares que melhor aproximam os pontos, obtiveram-se os gráficos apresentados nas figuras 11 e 12: Figura 11: Gráfico de tensão de saída (mv) versus corrente (A) para o sensor 1
14 Figura 12: Gráfico de tensão de saída (mv) versus corrente (A) para o sensor 2 O sensor 2 apresentou uma linearidade consistente com o teste anterior, enquanto que o sensor 1 apresentou maior dispersão dos pontos. 6 - AMPERÍMETRO GMR Calibração do amperímetro Como o objetivo final é a confecção de um amperímetro, é necessário resolver o problema inverso: dadas a tensões de saída medidas pelos dois canais do sistema de aquisição de dados, estimar a corrente elétrica que flui pelo condutor. Para isso, foi utilizado o programa Matlab para ajustar os parâmetros do problema. Dado o arranjo do sistema, a tensão de saída do circuito pode ser deduzida a partir da corrente e diversos parâmetros. As equações (1) a (4) apresentam, para um sensor n, o cálculo passo-a-passo da tensão de saída no circuito (V n ) em função da corrente (I), da sensibilidade do sensor (K n ), da distância do sensor ao condutor (r n ), do campo magnético referente ao ímã permanente (H 0n ), da tensão de offset no sensor devido a fatores internos (V 0n ), do ganho do INA (G n ) e da tensão de offset (V offn ). Nas equações abaixo, H n representa o campo magnético no qual o sensor se encontra e V ngmr representa a tensão de saída do circuito, que é medida pelo sistema de aquisição de dados.
15 Como há dois sensores, o equacionamento indica a existência de 12 parâmetros (não incluindo a corrente) no caso em que foram feitos os testes utilizando o mesmo circuito de condicionamento, pode-se considerar o mesmo ganho para ambos, havendo então apenas 11 parâmetros. Por meio dos dados encontrados e do equacionamento analítico, a função lsqcurvefit do Matlab permite encontrar os valores dos parâmetros que melhor se adequam ao problema, de forma a gerar uma função que siga o fenômeno e melhor se aproxima dos dados experimentais, em termos do erro quadrático médio. Para isso, é necessário escolher valores iniciais para os parâmetros a serem otimizados, bem como limites (superior e inferior) para os parâmetros. A Tabela 5 apresenta os valores iniciais e os limites inferiores e superiores definidos para os parâmetros a serem otimizados. Tabela 5: Parâmetros do algoritmo de ajuste não-linear Parâmetro Valor Inicial Limite Inferior Limite Superior K 1 e K 2 4,5 mv/oe 4,0 mv/oe 5,0 mv/oe r 1 0,01 m 0,008 m 0,012 m r 2 0,04 m 0,038 m 0,042 m H 01 e H Oe 38 Oe 42 Oe V 01 e V 02 0 V -100 mv 100 mv G 1 e G V off1 e V off2-9 V -10 V -8 V Os dados foram processados utilizando dois programas separados: um para os dados obtidos simultaneamente, com circuitos de condicionamento distintos, e um para os dados obtidos separadamente, utilizando o mesmo circuito de condicionamento. A única diferença entre os programas é o parâmetro de ganho que, como explicado anteriormente, é apenas um no caso dos dados obtidos separadamente. Após a obtenção dos parâmetros, o programa foi utilizado para calcular os coeficientes angular e linear que permitem obter a tensão de saída em função apenas da corrente no condutor e da distância. Para o sensor 2, a distância r 2 foi substituída por (r 1 +h), sendo h a distância entre os sensores (3 cm). Desta forma, fica simplificada a solução do problema inverso obtenção da corrente a partir das tensões de saída nos sensores. Ainda é possível, embora não seja o interesse primário, calcular a distância do condutor ao amperímetro.
16 6.2 - Resultados Para os dados obtidos separadamente (Tabelas 2 e 3), os parâmetros encontrados são apresentados na tabela 6. Tabela 6: Parâmetros referentes aos dados obtidos separadamente Parâmetro Valor Inicial K 1 4,4979 mv/oe K 2 4,0325 mv/oe r 1 0,0108 m r 2 0,042 m H 01 40,109 Oe H 02 40,394 Oe V 01 5,1679 mv V 02 19,7007 mv G 48,2154 V off1-8,9449 V -8,8031 V V off2 Utilizando esses parâmetros, é possível calcular as equações (5) e (6) da tensão de saída nos circuitos em função da corrente no condutor e da distância do sensor 1. Para os dados obtidos simultaneamente (Tabela 4), os parâmetros estimados se encontram na tabela 7. Tabela 7: Parâmetros referentes aos dados obtidos simultaneamente Parâmetro Valor Inicial K 1 4,2968 mv/oe K 2 4,006 mv/oe r 1 0,0114 m r 2 0,042 m H 01 40,5464 Oe H 02 40,5778 Oe V 01 10,2623 mv V 02 28,917 mv G 1 47,9522 G 2 45,529 V off1-8,7695 V -8,7111 V V off2
17 Utilizando esses parâmetros, é possível calcular as equações (7) e (8) da tensão de saída nos circuitos em função da corrente no condutor e da distância do sensor 1. Vê-se que os coeficientes angulares das equações obtidas de maneiras distintas são bem próximos, enquanto que há discrepância nos valores dos coeficientes lineares. Como o amperímetro requer a obtenção dos dados simultaneamente, os parâmetros mais interessantes ao problema são as equações (7) e (8). Por fim, para verificar a confiabilidade do sistema, foram calculados, para os diferentes valores de tensão de saída, os valores de corrente e comparados aos valores fornecidos pela fonte de corrente. A figura 13 mostra o gráfico dos pontos medidos, onde o eixo horizontal representa os valores de corrente nominais e o eixo vertical representa os valores de corrente calculados por meio das equações (5) e (6) para os diferentes dados. I calculado (A) Figura 13: Correntes calculadas (A) versus correntes nominais (A)
18 A figura 14 apresenta o mesmo gráfico, porém com as correntes calculadas utilizando as equações (7) e (8). I calculado (A) Figura 14: Correntes calculadas (A) versus correntes nominais (A) Conclusões Os estudos realizados corroboraram a hipótese de poderem ser utilizados sensores GMRs para o desenvolvimento de um amperímetro CC do tipo alicate, embora ainda sejam necessários aperfeiçoamentos no circuito eletrônico de condicionamento. O amperímetro GMR que está sendo desenvolvido tornará possível a medição da corrente elétrica em condutores de maneira mais prática que a dos amperímetros encontrados no mercado, sejam eles convencionais que necessitam interromper o circuito, fazendo com que a corrente a ser medida passe totalmente pelo amperímetro ou do tipo clamp (alicate) que necessitam envolver totalmente o condutor cuja corrente se deseja medir. O amperímetro GMR necessita simplesmente de uma aproximação ao condutor, estimando simultaneamente a corrente elétrica e a distância. Como etapa futura, é interessante utilizar sensores GMR de maior sensibilidade (na tabela 1 há exemplo de sensores até 30 vezes mais sensíveis que os sensores utilizados nesse estudo), o que possibilitaria uma análise mais exata e precisa. Além disso, deve ser feito um aperfeiçoamento nos circuitos eletrônicos de condicionamento, para minimizar as flutuações ainda existentes. Havendo, então, um circuito aperfeiçoado, ele pode ser então implementado em placa de circuito impresso, não sendo mais necessária a utilização de Protoboards.
19 REFERÊNCIAS 1 - EDMINISTER, Joseph A.. Eletromagnetismo. 1.ed. Rio de Janeiro: Editora McGraw-Hill do Brasil, p. 2 - STEFANI FILHO, C. L. ; BARBETA, V. B.. Amperímetro DC não invasivo utilizando sensor GMR. Revista Pesquisa & Tecnologia FEI, São Paulo, n.21, p , DA SILVA, Eduardo Costa. Desenvolvimento de transdutor baseado na fase da Magnetoimpedância Gigante para medição de campos biomagnéticos f. Dissertação de Mestrado em Metrologia Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro