Documentação | Efficia DFM100 Desfibrilador / monitor acessível | Philips
Desfibrilador / monitor acessível
O EFFICIA DFM100 é uma solução acessível com a capacidade de se adaptar às mudanças no seu ambiente clínico, necessidades de recursos, ou diretrizes de cuidados intensivos.
Visão geral do produto (4)
HeartStart Resuscitation Supplies & Accessories
Manual de manutenção (1)
Product Brochure Philips Efficia defibrillator / monitor DFM100
O Efficia DFM100 não está disponível em todas as geografias; Verifique com o seu representante favor Philips para mais informações.
O Efficia DFM100 não está disponível para venda na América do Norte.
Melhorar a relação custo-de-propriedade
O Efficia DFM100, desfibrilador baixo custo, ajuda você a oferecer cuidados a um preço acessível com a qualidade e confiabilidade comprovada em mais de 1 milhão vendidos no mundo desfibriladores Philips. Configurações do dispositivo variam de um desfibrilador básico para um desfibrilador totalmente destaque / monitor com modo opcional AED, ritmo e parâmetros de monitoramento. Para ajudar a minimizar o tempo e o custo da formação de pessoal, nós projetamos o EFFICIA Tem DFM100 Com a mesma interface de utilizador através do hospital e versões EMS.
Efficia DFM100 - Um pacote completo
Para entregar altos níveis de cuidado, que você precisa para tomar decisões informadas rápidas - na cena de uma emergência e em todo o curso do tratamento EFFICIA Com DFM100. Você precisa do seu equipamento para ser fácil de usar como você cuidar de um paciente, acompanhar a evolução do paciente na condição Durante o transporte para o hospital, e como você cuidar de seu paciente no hospital.
Vantagens únicas de Efficia DFM100
O Efficia DFM100 desfibrilador / monitor é projetado para ajudá-lo a atender às demandas de cuidado do paciente no ambiente pré-hospitalar e hospitalar. Com a tecnologia Philips comprovada em campo, o EFFICIA DFM100 oferece funcionalidade central com um conjunto de recursos escaláveis ​​e melhorou o custo de propriedade, permitindo-lhe melhorar o atendimento ao paciente, onde quer que o paciente se encontra.
23,5 cm (H) x 29 cm (W) x 20,5 cm (D); 9,25 em (H) x 11,4 em (W) x 8 em (D)
Peso aproximado (sem bateria)
Posição Operador Padrão
No prazo de um m (3 pés) do dispositivo
A bateria recarregável de íon de lítio; alimentação CA através de uma tomada protetora aterrada
Bifásica exponencial truncada; parâmetros de forma de onda ajustado, como uma função da impedância do paciente
Aproximadamente 7 em (17,8 cm) área de visualização diagonal
Cor TFT LCD
800 x 480 pixels (VGA) com 32 níveis de brilho por cor.
25 milímetros ± 10% nominal (traço estacionária; varrendo bar apagar) / s para ECG e SpO2; onda capnograma é de 6,25 mm / s ± 10%
Onda Visualizando Tempo
Entrega de choque
Via pás adesivas multifuncionais ou pás
Série de choque
Escalada de energia configurável em uma série leva fora Sensing and PCI
Sentindo para almofadas / Pás
Aplicar 500 nA rms (571 Hz); 200 rms uA (32 kHz)
• Menos de 5 segundos para o nível de energia recomendada para adultos (150 Joules) com uma bateria nova, totalmente carregada instalada
• Menos de 6 segundos para o nível de energia selecionado (até 200 Joules) por uma nova, totalmente bateria carregada instalada
• Menos de 15 segundos para o nível de energia selecionado enquanto conectado à energia CA somente
• os poderes do dispositivo no modo de desfibrilação manual pronto para entregar choque em menos de:
• 15 segundos com uma bateria nova e totalmente carregada
• os poderes do dispositivo no modo AED pronto para entregar choque em menos de:
• 24 segundos com uma bateria nova e totalmente carregada, mesmo depois de 15 descargas de energia máxima
Mínimo: 25 Ohm (desfibrilação externa); 15 Ohm (desfibrilação interna) - Máximo: 250 ohm. alcance funcional real pode exceder esses valores