Erros medicao Teoria - ELETRONICA
Erros medicao Teoria
Arquivado no curso de Engenharia Eletrônica na Isca - ISCA
EletrônicaEletrônica básica - Teoria Erros de Medição
Erros de medição © SENAI-SP, 2003
Trabalho editorado pela Gerência de Educação da Diretoria Técnica do SENAI-SP, a partir dos conteúdos extraídos da apostila homônima Erros de medição - Teoria. SENAI-DN, RJ, 1985.
CapaGilvan Lima da Silva DigitalizaçãoUNICOM - Terceirização de Serviços Ltda
Departamento Regional de São Paulo - SP Av. Paulista, 1313 – Cerqueira Cesar São Paulo – SP CEP 01311-923
Senai@sp.senai.br http://www.sp.senai.br
Introdução 5 Erros de medição7 Erros devidos ao posicionamento11 Efeito de carga15 Erros nas medições simultâneas de corrente e tensão21 Referências bibliográficas 25
Erros de medição SENAI-SP - INTRANET
A utilização de instrumentos de medida é uma constante na vida diária das pessoas que trabalham com eletricidade e eletrônica.
Os instrumentos usados são os mais diversos e cabe às pessoas não apenas saber utilizá-los corretamente, mas também ter ciência dos erros e tolerâncias existentes em uma medida.
Esta unidade tratará dos erros de medição, tanto no que diz respeito aos proporcionados pelo próprio instrumento como aos devidos ao operador, visando capacitá-lo a utilizar conscientemente os instrumentos de medida.
Para ter sucesso no desenvolvimento dos conteúdos e atividades desta unidade você já deverá ter conhecimentos relativos a: • Medidas de tensão;
• Medidas de corrente.
Erros de medição SENAI-SP - INTRANET6
O Erro é uma diferença entre o valor real da grandeza medida e o valor indicado pelo instrumento.
Existem instrumentos de diversas qualidades sendo que quanto menor o erro introduzido em uma medida, melhor o instrumento.
A qualidade de um instrumento é definida através de um parâmetro denominado de Classe do instrumento.
As classes dos instrumentos são dadas em percentuais tais como: classe 1,5; classe 1; classe 0,5; classe 0,1.
Alguns instrumentos trazem a classe impressa na escala em lugar visível ao usuário. É o caso dos instrumentos de painel.
Conhecendo-se a classe de um instrumento pode-se determinar o valor máximo do desvio provocado pelo instrumento, através de equação:
Onde: ∆x = desvio x = o valor de fundo de escala do instrumento cl = classe
Por exemplo, um voltímetro com escala de 250V e classe 1 introduz um desvio máximo na indicação de:
∆ x = 100 cl .x ∆ x =
Como este desvio pode ocorrer tanto mais como para menos do valor real diz-se que
O desvio calculado através desta equação (∆x) é denominado de desvio ou erro absoluto porque o seu valor depende apenas de fatores inerentes ao instrumento (classe e valor de fundo de escala) sendo independente do valor que o instrumento está medindo.
Isto pode ser esclarecido através de um exemplo. Um multímetro com fundo de escala 250V e classe 1 tem um erro absoluto de ± 2,5V (calculado anteriormente). • Se este voltímetro está indicando 100V o valor real da tensão pode estar entre 97,5 e 102,5V (100V ± 2,5V).
• Se este voltímetro está indicando 20V o valor real da tensão pode estar entre 17,5V e 2,5V (20V ± 2,5V).