A N2795A é uma ponta de prova de última geração, de baixo custo, com terminação simples e interface AutoProbe. Ela integra muitas das características necessárias para medições de alta velocidade de uso geral, especialmente em design de sistemas digitais, componentes de design/caracterização e aplicações de pesquisa educacional.
Sua resistência de entrada de 1 MΩ e a capacitância de entrada ultrabaixa (1 pF) oferecem um carregamento baixíssimo do DUT. Isto, acompanhado de uma fidelidade de sinal superior, faz essa ponta de prova útil para maior parte das tensões digitais lógicas de hoje. Com sua ampla faixa dinâmica (±8 V) e offset (±8 V), essa ponta de prova pode ser usada em uma grande variedade de aplicações.
- 1GHz largura de banda (-3dB)
- Alta resistência (1MΩ) e baixa capacitância (1 pF) entrada para baixo carregamento
- Ampla faixa dinâmica de entrada (±8V) e offset (±8V)
- Luz embutida para maior visibilidade durante a medição
- Conexão direta com a interface AutoProbe (sem necessidade de fonte de alimentação adicional) Oferece largura de banda completa dos osciloscópios InfiniiVision e Infiniium com largura de banda de até 500 MHz
- Séries Keysight InfiniiVision 3000 X, 5000, 6000, 7000 (exceto 6000 de 100MHz) e Infiniium 9000, 90000.