Como fazer um circuito testador Milliohm simples »WikiUtil | Axtudo
Como fazer um circuito testador Milliohm simples »WikiUtil
Eu queria um circuito de teste de miliohm que pudesse ser usado para medir a resistência em placas de circuito impresso para localizar componentes em curto. Eu olhei para vários projetos e combinei várias idéias neste projeto.
Referindo-se ao esquema, o testador de miliohm é alimentado por duas células secas de 9 volts. A energia é conectada ao circuito por um interruptor de polo duplo e um único acionamento S1. Como a tensão era pura CC, não adicionei capacitores de filtro. Não adicionei um led para indicar energia, porque o medidor se moverá para a direita assim que a energia for aplicada.
O regulador 7805 e R1 fornece corrente e tensão constantes na base do Q1. Alguns designs usam um diodo zener para esta função, mas o 7805 também faz um ótimo trabalho. A maior tensão +9 está em série com RH1 para o emissor e a tensão básica parece negativa para o emissor, permitindo o fluxo de corrente do emissor, base e coletor. O RH1 fornece a configuração atual em miliamperes através de Q1 e R2 para testar o condutor A.
A corrente não excederá a corrente constante na base de Q1. R2 também foi adicionado ao lado do coletor para fornecer alguma compensação de temperatura para Q1. Quando uma carga de resistor é conectada aos terminais A e B do terminal de teste, a tensão no terminal A se conecta a R3 e ao pino de entrada 2 do 741 IC.
A combinação de R3 e R4 determina o ganho de tensão do opamp (R4 / R3 = 1000). O pino 2 do opamp é a entrada inversora, portanto a saída no pino 6 é negativa. O RH2 fornece zerar o medidor no lado esquerdo. A voltagem negativa passa através do RH3 para o medidor analógico em escala real de 1 ma. O RH3 permite que o medidor seja calibrado para o lado direito (escala completa). D1 e D2 oferecem alguma proteção contra sobretensão. C2 é opcional.
Eu adicionei C2 para diminuir o movimento do meu medidor. À medida que a resistência diminui através dos pontos de teste A e B, a tensão também cai na entrada do opamp. O medidor funciona bem na frente de um ohmímetro analógico. Com apenas os dez resistores paralelos de 1 ohm nos fios de teste, o medidor estará em escala completa à direita, indicando 0,1 ohms. Quando um resistor de zero ohm é conectado às pontas de prova, o medidor se move para a extrema esquerda de zero ohms. Se você quiser mais sensibilidade à resistência, aumente os resistores paralelos de um ohm de dez para doze. Isso fará com que a resistência da escala completa seja de 0,08 ohms em vez de 0,1.
Você precisa do maior medidor de 1 mA ou 750 uA que encontrar. Encontrei um de um antigo analisador de motores automotivos com 5 a 3/4 de largura e 4 a 1/4 de altura (14,6 x 10,8 cm). Possui uma extensão grande e em escala real para zero. Os resistores podem ter 1/8 ou ¼ watts devido à baixa corrente.
Os componentes podem ser montados em uma placa PC do tipo universal ou usar a fiação ponto a ponto em uma placa perfurada. Usei plugues para o transistor e o ic, o que os torna mais fáceis de substituir. Você também pode usar a fiação "Dead Bug", onde o ic é colocado de cabeça para baixo na placa e os fios são soldados diretamente aos pinos do ic.
Se você soldar o CI e o transistor, prenda cada fio com um alicate de ponta fina para fornecer um dissipador de calor para os pinos. Certifique-se de colocar o lado negativo do medidor no potenciômetro RH3. O lado positivo do medidor está aterrado. Os vasos RH1 e RH3 precisam do pino de conexão central conectado ao pino direito. As conexões do potenciômetro são visíveis com o eixo da panela em sua direção.
O RH2 possui cabos conectados às três conexões. Não posso enfatizar demais a necessidade de juntas de solda perfeitas neste projeto. O testador é muito sensível a mudanças muito pequenas na resistência. Todos os três potenciômetros e o interruptor de energia devem ser montados externamente com o medidor. Forneça um poste de montagem de dois terminais para os cabos de teste A e B e os dois cabos de conexão na placa PC.
Forneça um alívio de tensão adicional para os cabos de teste usando um grampo ou grampo para fixar as extremidades dentro do gabinete. Os cabos de teste devem ser cabos isolados de cobre trançados e medidores 12 – 14. Eu usei um cabo de força de uma serra elétrica antiga. A solda deve derreter completamente nos cabos de teste para garantir uma boa conexão. Os cabos de teste devem se estender a 41 "(16") do chassi. Instale os dez (ou 12) resistores de 1 ohm nos cabos de teste a cerca de 20 "(8") do chassi.
O número de resistores que você escolhe depende da leitura em escala completa que você precisa. Dez fornecerão uma escala completa de 0,1 ohm e 12 fornecerão uma escala completa de 0,08 ohm. Os resistores podem ter 1/4 ou 1/8 de watts. Os resistores podem ser unidos e soldados de cada lado antes de colocá-los nas pontas de prova.
Novamente, verifique se você tem um ferro quente e um bom fluxo de solda nos cabos de resistência para os cabos de cobre nos cabos de teste. Não isole os resistores até ter calibrado o testador e estar convencido de que suas conexões de solda estão boas. Depois de concluir a instalação dos resistores, vá para o final das pontas de prova. Retire aproximadamente 1,3 cm de isolamento de cada extremidade do cabo de teste. Quando estiver pronto para ligar, vá para Calibração e siga passo a passo para evitar danificar o medidor.
Aqui supõe-se que você tenha os resistores de 1 ohm conectados aos terminais de teste e as extremidades foram removidas. Certifique-se de ter concedido tempo suficiente para os resistores esfriarem por solda. Pegue as duas pontas nuas das pontas de prova e torça-as para encurtar-las.
Antes de ligar, ajuste a configuração zero. e lima adj. potenciômetros médios. Defina o ma adj. potenciômetro para posicionar totalmente no sentido horário. Lembre-se, antes de ligar, que zero ohms está à esquerda e 0,1 (ou 0,08) à direita. Ligue o testador e olhe para o medidor. Se ele se desviar para a esquerda, abaixo de zero ohms, ajuste o potenciômetro zero no sentido horário até o ponteiro estar em zero.
Se deu certo, para zero, ajuste o potenciômetro zero no sentido anti-horário até que esteja em zero. Remova as pontas curtas e o medidor deve se mover para o lado direito. Você precisará ajustar o potenciômetro de calibração para obter a escala completa do medidor no lado direito. Agora, coloque a parte traseira curta nos fios e verifique se é necessário um ajuste zero adicional. Se você tiver que redefinir o zero novamente, remova o curto novamente e redefina o cal. Repita isso até que a eliminação de curto-circuito e curto-circuito não exija mais ajustes. Agora você tem a calibração no parque de bolas.
Construção após pré-calibração
Agora que você pré-calibrou, você precisa adicionar algumas extremidades metálicas pontudas às pontas de prova. Podem ser pregos de cobre afiados ou pontas de prova de teste afiadas removidas do equipamento não solicitado. Essas pontas afiadas devem ter aproximadamente 2,5 cm de comprimento. O cobre trançado nas extremidades do cabo de teste deve ser enrolado e soldado na extremidade oposta dos pinos de metal. Mais uma vez, a solda deve derreter completamente para aderir ao cobre e aos pinos trançados.
Você precisará fornecer um tubo retrátil ou fita sobre as extremidades soldadas dos pinos de teste. Como agora adicionamos a resistência dos pinos, precisamos recalibrar novamente. Você precisará usar uma boa superfície condutora para colocar os pinos para calibrar.
Você pode usar uma solda de circuito impresso, uma moeda de cobre ou várias camadas de papel alumínio para o condutor. Tente evitar tocar nos pinos durante o teste, pois pequenas tensões CA do contato com a pele podem afetar as leituras do medidor. Coloque os pinos de teste o mais próximo possível do condutor.
Ligue o testador e ajuste o potenciômetro zero até que ele registre zero ohms (no lado esquerdo). Pode ser necessária alguma pressão nos pinos de teste para obter zero ohms. Remova os pinos condutores e verifique se a agulha do medidor está em escala completa para a direita. Se o potenciômetro de calibração precisar de ajuste, você precisará repetir o curto no condutor novamente e verificar novamente o zero.
A calibração será concluída quando nenhum ajuste for necessário por remoção de curto-circuito ou curto-circuito. Não deve haver movimento do ponteiro do medidor quando os cabos de teste se moverem ou se moverem. Se você tiver esse problema, é devido a uma conexão de solda ruim. Reaqueça todas as juntas soldadas nas pontas de prova, resistores de ponto médio, pontos A e B e o problema deve ser corrigido.
Agora, algum tipo de isolamento pode ser instalado nos resistores do cabo de teste. Agora você deve marcar a placa frontal do seu medidor com o maior número possível de graduações.
Para uma escala completa de 0,1, a escala ¾ é 0,075, a escala média é 0,05, a escala is é 0,025. Se você tiver espaço no seu medidor para fornecer uma escala de 1/8, serão 0,012 ohms. Com meu medidor tão grande, pude usar 12 resistores e 0,08 em escala completa, 0,04 em meia escala, 0,02 em escala. E 0,01 em escala 1/8.
Para testar a resistência com esse circuito de miliohm, peguei um comprimento de solda de 5 cm e apliquei as pontas com um alicate. Coloquei as sondas de teste em cada extremidade e o ponteiro do medidor estava a meio caminho entre zero e 0,01 e media 0,005 ohms. Com o meu testador, posso detectar resistências de 0,002 a 0,003 ohms.
Agora você está pronto para baixar curtos em placas de circuito impresso em vários itens eletrônicos. Consegui reduzir uma placa de energia curta para dois transistores de potência montados na superfície, montados lado a lado. Havia vários componentes que poderiam ter sido o problema, mas, através de testes de estresse, reduzi o problema a dois componentes.
Liguei o emissor em um e o curto permaneceu, liguei o emissor no segundo e o curto foi embora. Antes de cada uso, ligue-o e deixe o testador aquecer por alguns minutos. Faça uma verificação rápida da calibração em escala completa e zero ohm e você está pronto para solucionar problemas. O dreno de corrente em +9 é de aproximadamente 30ma. O consumo atual em -9 é de 2-3 ma.