Pergut Portugal | Hm 880 DC-V ULTRA
A geração PRO.
A termo-seladora rotativa validável com impressora integrada hm 880 DC-V ULTRA foi concebida como resposta às necessidades dos reprocessadores de dispositivos médicos e da indústria dos dispositivos médicos.
O design, robusto e confortável, enfatiza os valores intrínsecos do equipamento da série Generation PRO da hawo: máximo desempenho, máxima velocidade, monitorização automática dos parâmetros críticos do processo, fácil integração com os sistemas de rastreabilidade e fácil utilização.
A termo-seladora hm 880 DC-V ULTRA, disponível em aço inox, é a referência de mercado da sua classe.
Design, robustez e desempenho.
A termo-seladora hm 880 DC-V ULTRA possui um novo ecran e teclado para fácil introdução e visualização de dados. Através desta unidade de controlo central, todas as funções e definições são facilmente controladas pelo utilizador. A utilização do teclado opcional hm 850 K PC torna a introdução de dados ainda mias fácil.
A termo-seladora hm 880 DC-V ULTRA pode ainda ser facilmente operada através do leitor de códigos de barra hm 780 BR (em conjunto com o software hs 780 BR PC) via tecnologia hawo IntelligentScan.​
Durante o processo de selagem os parâmetros críticos do processo (temperatura de selagem, pressão de contacto e velocidade de selagem) são automaticamente monitorizados. Caso exista um desvio de apenas um dos parâmetros relativo aos valores pré-validados o equipamento emite um aviso acústico e interrompe o processo de selagem.
A termo-seladora hm 880 DC-V ULTRA possui vários interfaces para PC (RS232, USB e Ethernet) para registo de processos e documentação de lote.
hm 880 DC-V ULTRA foi concebida para a termo-selagem eficiente e reprodutível de grandes volumes de instrumentos sendo a termo-seladora perfeita para quem exige robustez e desempenho!
A nova impressora da termo-seladora hm 880 DC-V ULTRA é capaz de imprimir as informações de texto necessárias assim como os símbolos, de acordo com a EN 980, directamente na embalagem durante o processo de termo-selagem.
A patenteada tecnologia FontMatic ajusta o tamanho da fonte automaticamente à largura da embalagem a termo-selar. A impressão para além das margens é algo do passado!
O sistema de selagem.
A hm 880 DC-V ULTRA incorpora o sistema de termo-selagem hawoflex. Este sistema permite acomodar todo o tipo de material (diferentes espessuras, com fole, etc). Hawoflex proporciona uma área completa de selagem isenta de falhas em todo o tipo de materiais utilizados num reprocessador de dispositivos médicos.
Graças a hawoflex estão sempre garantidas as óptimas seguranças e resistências de selagem qualquer que seja o seu sistema de barreira estéril pré-formado !
Ergonomia e manutenção.
A embalagem dos instrumentos deve ser o mais simples e confortável possível. Esta é a razão deste equipamento ter sido desenhado/concebido para uma utilização ideal da área de trabalho.
Por outro lado, a manutenção deve ser reduzida a um mínimo e as peças de desgaste devem ser facilmente substituídas. Este é o conceito da hm 880 DC-V ULTRA. A fita de impressão é igualmente muito facilmente substituída pela frente do equipamento!
hm 880 DC-V ULTRA é entregue calibrada e apta a termo-selar todo o tipo de sistemas de barreira estéril pré-formamos disponíveis no mercado:
EN ISO 11607-2 e ISO/TS 16775.
hm 880 DC-V ULTRA é um equipamento de selagem cujos processos podem ser validados de acordo com a norma EN ISO 11607-2 e a orientação ISO/TS 16775.
hm 880 DC-V ULTRA apresenta uma função integrada para monitorizar os três parâmetros críticos do processo (temperatura, pressão de contacto e tempo de selagem [intervalo]), garantindo embalagens eficientes e reproduzíveis, mesmo para grandes volumes de instrumentos. Caso exista um desvio nos parâmetros validados, o equipamento emite um alarme não permitindo a termo-selagem ´de novas embalagens.
hm 880 DC-V ULTRA permite-lhe ter sempre a máxima segurança em todo o processo!
hm 880 DC-V ULTRA possui uma ampla gama de acessórios que lhe permitem aumentar a produtividade, etiquetar, documentar e controlar o processo de termo-selagem para que possa cumprir todas as exigências da EN ISO 11607.