Capítulo 4 - Medição de massa e força - ppt carregar
Capítulo 4 - Medição de massa e força
PublicouRaul Noronha Alterado mais de 5 anos atrás
Apresentação em tema: "Capítulo 4 - Medição de massa e força"— Transcrição da apresentação:
1 Capítulo 4 - Medição de massa e força
2 4.1 - Medição de massa 4.1.1 - Introdução
Massa é considerada uma grandeza fundamental, e seu padrão é um cilindro de platina-irídio, chamada o quilograma padrão, mantido em Sévres, França. Outros padrões nacionais podem ser comparados com este padrão através de balanças de braços iguais (balanças analíticas) com uma precisão de uma parte em 109, para massas de 1 kg.
3 Inmetro - Calibração - Divisão de Metrologia Mecânica
Lamas (Laboratório de Massa) Pesos-padrão para comparação direta: Peso-padrão individual: 1mg - 5g; Classe E1; Incerteza: 1/3 emp Peso-padrão individual: 10g - 1kg; Classe E1; Incerteza: 1/3 emp Peso-padrão individual: 2kg - 20kg; Classe E1; Incerteza: 1/3 emp Peso-padrão individual: 1mg - 5g; Classe E2; Incerteza: 1/3 emp Peso-padrão individual: 10g - 1kg; Classe E2; Incerteza: 1/3 emp Peso-padrão individual: 2kg - 20kg; Classe E2; Incerteza: 1/3 emp Peso-padrão individual: 1mg - 5g; Classe F1; Incerteza: 1/3 emp Peso-padrão individual: 10g - 1kg; Classe F1; Incerteza: 1/3 emp Peso-padrão individual: 2kg - 20kg; Classe F1; Incerteza: 1/3 emp Peso-padrão individual: 50kg; Classe F1; Incerteza: 1/3 emp Peso-padrão individual: 100kg - 500kg; Classe F1; Incerteza: 1/3 emp Coleção de Pesos-padrão (29 pesos): 1mg - 10kg; Classe E1; Incerteza: 1/3 emp Coleção de Pesos-padrão (21 pesos): 1mg - 100g; Classe E1; Incerteza: 1/3 emp Coleção de Pesos-padrão (29 pesos): 1mg - 10kg; Classe E2; Incerteza: 1/3 emp Coleção de Pesos-padrão (29 pesos): 1mg - 10kg; Classe F1; Incerteza: 1/3 emp
4 Introdução Existem, basicamente, dois tipos de balanças para medição da massa. Balanças mecânicas Balanças analíticas Balanças de um prato Balanças eletrônicas
5 4.1.2 - Balanças mecânicas De dois pratos:
Representação de uma das balanças utilizadas por Berzelius (primeiras décadas do Séc. XIX) De dois pratos: Balança de mesa de dois pratos, em latão e base de madeira, origem alemã, 1910. Balança de mesa de dois pratos, em aço e base de granito, origem americana, 1933.
6 4.1.2.1 - Balança analítica de dois pratos
Modelo de balança analítica proposta por Sartorius em 1870: Forma clássica da balança de dois pratos ao longo do século XX.
7 A balança de dois pratos é a mais antiga e tradicional balança analítica.
Possui dois pratos ligados a um travessão, a qual era suspensa pelo seu centro por um cutelo. O objeto o qual iria ser pesado era coloca em um dos pratos e no outro prato utilizavam pesos padrões para equilibrar o sistema assim medindo a massa. O processo de equilibrar o sistema com pesos padrões era muito lento e extremamente tedioso.
8 4.1.2.2 - Balanças mecânicas de um prato
Surgiu no mercado em 1946. Sua praticidade de medição era muito superior à balança analítica de dois pratos. Atualmente fora de uso comum, mas que durante muito tempo foi utilizada em medição geral de massa (comércio e indústria).
9 Balança de um prato, construida em diversas dimensões e modelos para extensa faixa de medição
10 4.1.3 - Balanças eletrônicas
Com o surgimento de elementos e circuitos eletrônicos foi possível o aperfeiçoamento dos diversos tipos de balança, além do desenvolvimento de novos sistemas de pesagem. Algumas modernas balanças eletrônicas permitem não só a pesagem rápida e eficiente de produtos, como também o cálculo simultâneo de seu preço, em função da massa medida.
11 Um dos princípios usados nas balanças eletrônicas é a aplicação de uma força contrária de origem eletromagnética ao suporte do prato da balança. O prato fica sobre um cilindro metálico oco, envolto por uma bobina que se ajusta no pólo interno de um ímã cilíndrico. Uma corrente elétrica na bobina cria um campo magnético que suporta ou levita o cilindro, o prato, um braço indicador e o objeto sobre o prato. A - Prato da balança B - Massa internas de calibração C - Fonte de corrente controlada D - Controlador eletrônico E - Indicador digital F - Sensor de posição G - Bobina
12 A corrente é ajustada, de modo que o nível do braço indicador fique na posição nula quando o prato está vazio. Quando um objeto é colocado no prato da balança, o deslocamento do suporte é compensado. O braço indicador e o próprio prato movem-se para baixo, o que aumenta a quantidade de luz que atinge a fotocélula do indicador de zero. A intensidade da força restauradora é controlada pela corrente que passa pelas bobinas do sistema de compensação eletromagnética, que, por usa vez, é proporcional à massa adicionada.
13 A corrente da fotocélula é então amplificada e passa a alimentar a bobina, criando assim um campo magnético maior, o que faz o prato voltar à sua posição original. A corrente necessária para manter o prato e o objeto na posição nula é diretamente proporcional à massa do objeto. Um microprocessador converte a intensidade de corrente em massa, sendo mostrada no visor. As balanças eletrônicas são de vários tipos, com leituras de escala de várias quilogramas passando por 0,1 mg (micro-balança) até 0,1 µg (ultra-microbalança).
15 Micro-balanças de incerteza de 0,1 mg
16 Balança Eletrônica Computadora Digital. Balança Eletrônica de Bancada
Balanças eletrônicas: exemplos de uso Balança Eletrônica Computadora Digital. Projetada para a venda de produtos por peso. Balança Eletrônica de Bancada Alta resolução de pesagem, excelente exatidão e alta velocidade de resposta nas pesagens.
17 Sistema de Enchimento de Tambores e Baldes
Sistema automático de envase através do peso, não é necessário a correção da quantidade do produto em função de variações de viscosidade ou densidade por mudanças de temperatura. Armazenagem de parâmetros de até 20 produtos. Sistema Eletrônico de Pesagem de Fluxo Sistema ideal para pesagem de produtos de fluxo livre, sólidos ou líquidos, proporcionando uma precisão de pesagem igual ou melhor a de uma balança estática, mantendo um fluxo contínuo de materiais.
18 Balança Rodoviária Eletromecânica Balança Eletrônica para Gado
Deve atender as mais rígidas exigências em pesagem rodoviária. Deve possuir alta durabilidade e baixo custo de manutenção ao longo do tempo. Balança Eletrônica para Gado Utilizada para pesagem e gerenciamento de rebanhos. Melhora a rastreabilidade e gerenciamento dos rebanhos nacionais
19 Balanças Eletrônica de Tendal
A solução certa para aplicações de recebimento e expedição de produtos em frigoríficos, matadouros, açougues, supermercados e etc.
20 Balança para Pesar Pessoas
Comum em clinicas farmácias e hospitais. Balança para Pesar Bebês Prato anatômico, atóxico e totalmente higienizável.
21 Balanças Eletrônicas Modulares
Analíticas, de Precisão e de Alta Capacidade. Oferecem a liberdade de selecionar o modelo mais adequado para sua aplicação. Com a flexibilidade de incorporar melhorias conforme a evolução do produto ou exigências da aplicação. Balanças Eletrônicas Portáteis Ideais para usuários que exigem exatidão em pesagem de pequenas amostras, conferência de embalagem de alimentos, pesagem e contagem de pequenas peças e etc.
22 4.1.4 - Fatores que influenciam a medição de massa
A precisão e a confiabilidade das medições estão diretamente relacionadas com a localização da balança. Os principais itens a serem considerados para uma medição confiável são: Características da sala de pesagem e da bancada. Condições do ambiente. Cuidados básicos. Influências Físicas.
23 Características da sala de pesagem e da bancada
Evitar a luz direta do sol e correntes de ar. Isolar choques e vibrações. A bancada deve ser rígida, não podendo ceder ou deformar durante a operação de pesagem. Pode-se usar uma bancada de laboratório bem estável ou uma bancada de pedra. Ser anti-magnética (não usar metais ou aço) e protegida das cargas eletrostáticas (não usar plásticos ou vidros).
24 Condições do ambiente Manter a temperatura da sala constante.
Manter a umidade entre 45% e 60% (deve ser monitorada sempre que possível). Não pesar próximo a irradiadores de calor. Colocar as luminárias distantes da bancada, para evitar distúrbios (radiação). O uso de lâmpadas fluorescentes é menos crítico. Evitar pesar perto de equipamentos que usam ventiladores.
25 Cuidados básicos Verificar sempre o nivelamento da balança.
Deixar sempre a balança conectada à tomada e ligada para manter o equilíbrio térmico dos circuitos eletrônicos. Deixar sempre a balança no modo stand by, evitando a necessidade de novo tempo de aquecimento (warm up).
26 Influências Físicas: Temperatura
Efeito Observado: O mostrador varia constantemente em uma direção. Motivo: A existência de uma diferença de temperatura entre a amostra e o ambiente da câmara de pesagem provoca correntes de ar. Estas correntes de ar geram forças sobre o prato de pesagem fazendo a amostra parecer mais leve (chamada flutuação dinâmica). Este efeito só desaparece quando o equilíbrio térmico for estabelecido. Medidas corretivas: Nunca pesar amostras retiradas diretamente de estufas, muflas, ou refrigeradores. Deixar sempre a amostra atingir a temperatura do laboratório ou da câmara de pesagem Procurar sempre manusear os frascos de pesagens ou as amostras com pinças. Se não for possível, usar uma tira de papel. Não tocar a câmara de pesagem com as mãos.
27 Influências Físicas: Variação de massa
Efeito Observado: O mostrador indica leituras que aumentam ou diminuem, continua e lentamente. Motivo: Ganho de massa devido a uma amostra higroscópica (ganho de umidade atmosférica) ou perda de massa por evaporação de água ou de substâncias voláteis. Medidas corretivas: Usar frascos de pesagem limpos, secos e manter o prato de pesagem sempre livre de poeira, contaminações ou gotas de líquidos. Usar frascos de pesagem com gargalo estreito. Usar tampas ou rolhas nos frascos de pesagem.
28 Influências Físicas: Eletrostática
Efeito Observado: O mostrador da balança fica instável e indica massas diferentes a cada pesagem da mesma amostra. A reprodutibilidade dos resultados fica comprometida. Motivo: O seu frasco de pesagem está carregado eletrostaticamente. Estas cargas formam-se por fricção ou durante o transporte dos materiais, especialmente os pós e grânulos. Se o ar estiver seco (umidade relativa menor que 40%) estas cargas eletrostáticas ficam retidas ou são dispersadas lentamente. Os erros de pesagem acontecem por forças de atração eletrostáticas que atuam entre a amostra e o ambiente. Se a amostra e o ambiente estiverem sob o efeito de cargas elétricas de mesmo sinal [+ ou -] ocorrem repulsões, enquanto que sob o efeito de cargas opostas [+ e -], observam-se atrações. Medidas corretivas: Aumentar a umidade atmosférica com o uso de um umidificador ou por ajustes apropriados no sistema de ar condicionado (umidade relativa ideal: 45-60%). Descarregar as forças eletrostáticas, colocando o frasco de pesagem em um recipiente de metal, antes da pesagem. Conectar a balança a um "terra" eficiente.
29 Influências Físicas: Magnetismo
Efeito Observado: Baixa reprodutibilidade. O resultado da pesagem de uma amostra metálica depende da sua posição sobre o prato da balança. Motivo: Se o material for magnético (ex.: ferro, aço, níquel, etc.) pode estar ocorrendo atração mútua com o prato da balança, criando forças que levam a uma medida errônea. Medidas corretivas: Se possível, desmagnetize as amostras ferro magnéticas. Como as forças magnéticas diminuem com a distância, separar a amostra do prato usando um suporte não-magnético (ex.: um béquer invertido ou um suporte de alumínio). Usar o gancho superior do prato da balança, se existir.
31 4.2 - Medição de força 4.2.1 - Introdução
Existe uma correlação direta entre força e massa, dada pela segunda Lei de Newton, F=m.a . Na calibração de sensores de força pode-se utilizar corpos de massas conhecidas (massas-padrão) para exercer sua força-peso sobre o medidor. Desta maneira, é necessário conhecer a aceleração da gravidade, g, no local onde será utilizado o sensor de força, caso este seja calibrado com massas-padrão:
32 4.2.1 - Introdução [cm/s2] [cm/s2]
onde  é a latitude e h é a altitude em relação ao nível do mar no local, sendo g a correção da aceleração da gravidade devido a altitude local.
33 Latitude g [m/s2] Altitude (f=30) Dg [m/s2] Equador 9,78049 0,000 9,793 10 9,78204 500 -0,154 9,639 20 9,78652 1000 -0,308 9,485 30 9,79338 1500 -0,463 9,331 45 9,80629 2000 -0,617 9,177
34 Dinamômetro de mola Utiliza como princípio de funcionamento a propriedade da elasticidade linear dos materiais metálicos: F = K.x onde x é a deformação da mola de elasticidade K. A escala na parte fixa do dinamômetro de mola é normalmente feita para indicar diretamente a força, F, exercida nas extremidades.
35 Células de carga Utiliza sensores de deformação (strain gages) para medir deformação de uma barra sob o efeito da força externa a ser medida. Existem diversos modelos de células de carga disponíveis no mercado, sendo a mais simples a do tipo barra sob tensão. Normalmente utiliza-se o circuito em ponte de Wheatstone para medição da resistência.
36 Células de carga Utiliza sensores de deformação (strain gages) para medir deformação de uma barra sob o efeito da força externa a ser medida. Existem diversos modelos de células de carga disponíveis no mercado, sendo a mais simples a do tipo barra sob tensão. Normalmente utiliza-se o circuito em ponte de Wheatstone para medição da resistência. Um quarto de ponte (Quarter bridge)
37 Equacionamento da célula de carga: Tensão / Deformação:
 = E.  = /E  = Deformação [m/m]  = Tensão [N/m2] E = Módulo de elasticidade do material [N/m2] Deformação nos sensores: 1 = .E	3 = .E 2 = -  1 4 = -  3  = Coef. de Poisson Tração da barra: 1 , 3 > 0 2 , 4 < 0 Compressão da barra: 1 , 3 < 0 2 , 4 > 0 Barra
38 Equação da ponte completa (full bridge)
Variação da resistência é bem menor que o valor da resistência de cada sensor: Para cada sensor a deformação é medida através da variação de resistência multiplicada pelo fator k: Correlacionando as deformações através do coeficiente de Poisson: Com  = 0,3, 1=3= , tem-se: Como  = F/A e  = .E
39 Célula de carga para Ponte Rolante Ideal para estimativa de peso em pontes rolantes Apresenta uma grande variedade de usos e facilidade de operação.