Linha LJ-UP
CATÁLOGO / LJ-UP
Capacidades de 1 kg a 4 kg de gelo
Disponibilidade: 2P+T | 22OV OU 110V
A linha LJJ é composta por liofilizadores que se adequam aos setores alimentício, farmacêutico, pesquisa científica, veterinário, cosméticos e didáticos.
Ideais para a necessidade de uso de bandejas e manifolds, separadamente ou simultaneamente.
Com cantoneira e carenagem em aço inoxidável, câmara de secagem vertical (localizada acima do condensador). difusor de base na estante porta bandejas (impedindo que o frio do condensador suba até a câmara de secagem), dreno para evacuação e painel de comando onde ficam localizados todos os controladores, garantindo parâmetros precisos.
Obs: Por sermos fabricantes, podemos adequar qualquer opção descrita abaixo conforme a sua necessidade.
Construída em tubo de acrílico translúcido, localiza-se acima do condensador, o qual é construído em aço inoxidável AISI 304 ou 316L. Possui o-rings de vedação e tampo superior em polipropileno branco.
Estante porta bandejas
Construída em aço inoxidável AISI 304 ou 316L, sendo removível para higienização
Fechamento pneumático por bolhas que inflam para o fechamento de frascos.
Aquecimento das plataformas com sistema de AutoPID com setpoint ajustável para até +80°C.
Tampo superior com 8 manifolds.
TORRE DE MANIFOLDS
Torre com capacidade para até 8 válvulas especiais (em silicone, neoprene, ou nitrílica)
para o processamento de produtos contidos em frascos tipo boca larga ou tipo penicilina. A configuração permite a secagem/liofilização de produtos contidos nos frascos e nas bandejas simultaneamente.
Adaptadores de borracha (em silicone, neoprene ou nitrílica) para frascos tipo boca larga (de 75 mm até 95 mm).
Condensador cilíndrico vertical (em aço inoxidável AISI 304 ou 316L) independente da câmara de secagem, serpentina helicoidal externa com capacidades de 1kg a 6kg de gelo por ciclo, unidade condensadora resfriada a ar com gás refrigerante livre de CFC e dreno para evacuação da água do condensador.
​Opcionais:
Degelo por ciclo reverso do fluído refrigerante (acelera o processo de descongelamento do condensador).
Congelamento interno com serpentina helicoidal externa, possibilitando que o condensador seja utilizado também para o congelamento do produto.
No painel de comando ficam todos os controladores e interruptores luminosos, os quais possuem amplas margens de parâmetros para cada tipo de processo.
Possui controladores de temperatura do condensador e do vácuo digitais. Os controladores de temperatura são microprocessados com parâmetros ajustáveis em cada plataforma (caso acompanhe aquecimento nas mesmas) com sistema de AutoPID com setpoint ajustável.
As temperaturas são marcadas em °C e o vacuômetro em mmHg.
Interface de comunicação com o computador de forma prática e rápida por softwares e um conversor para comunicação com o PC (USB).
Bomba de vácuo com palhetas rotativas banhadas a óleo, direct-drive, duplo estágio, válvula de isolamento do sistema de sucção, válvula gas-ballast para eliminação de impurezas do óleo, válvula de retenção de fluxo reverso, evitando o retorno do fluído em casos de quedas da energia elétrica. Pode funcionar em ciclos ininterruptos sem problemas com aquecimento excessivo.
Bomba de vácuo seca tipo Scroll ​
Tela traseira removível para fácil manutenção.
Tela de ventilação com todos os sistema para manter o equipamento sempre na temperatura ideal
Tomadas de energia do equipamento, da bomba de vácuo e porta fusíveis ficam localizados na parte traseira do equipamento.
Dreno frontal para evacuação do gelo formado pelo condensador durante o processo
Todo o equipamento fica sob os Vibra_Stops que retiram qualquer ruido e amortecem todo o peso do equipamento.