FSP FACULDADE SUDOESTE PAULISTA. Curso: Engenharia Civil. Prof.ª Amansleone da S. Temóteo APONTAMENTO DE AULA - PDF
Download "FSP FACULDADE SUDOESTE PAULISTA. Curso: Engenharia Civil. Prof.ª Amansleone da S. Temóteo APONTAMENTO DE AULA"
Melissa Vilanova Amado
1 FSP FACULDADE SUDOESTE PAULISTA Curso: Engenharia Civil Prof.ª Amansleone da S. Temóteo APONTAMENTO DE AULA 1. INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFIA Instrumentos de topografia se referem aos equipamentos necessários à obtenção de medidas lineares e angulares num plano horizontal. As medidas lineares de distância podem ser de forma direta e indireta e as de direção angulares ocorrem tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui conheceremos os principais equipamentos utilizados para medir tais distâncias e direção. 1.1 Instrumentos para medidas lineares diretas Nas medidas diretas, em que se percorre um alinhamento a ser medido, são utilizados diastímetros. Os diastímetros podem ser de vários tipos, porém, os mais utilizados são as trenas. Em um processo de medição direta, além do uso da trena é comum utilizar-se de alguns acessórios tais como: piquetes, estacas testemunhas, balizas e níveis de cantoneiras. Veremos abaixo a descrição de trena e dos acessórios citados. Trenas: São fitas constituídas de diferentes tipos de material, de tamanho e de fabricante. As mais utilizadas são, a fita e trena de aço e a de fibra de vidro. As primeiras são feitas de uma lâmina de aço inoxidável; graduadas em metros, centímetros e milímetros só de um lado; a fita é graduada a cada metro; o meio metro (0,5m) é marcado com um furo e somente o início e o final da fita são graduados em decímetros e centímetros. A largura destas fitas ou trenas varia de 10 a 12 mm, com comprimento das utilizadas em levantamentos topográficos de 30, 60, 100 e 150 metros; os levantamentos realizados com este tipo de material fornecem maior precisão nas medidas, ou seja, mais confiáveis. Procurar no mercado as revestidas de nylon ou epoxy (resistem à umidade, produtos químicos, temperaturas extremas, etc.). A de fibra de vidro o comprimento varia de 20 a 50m (com invólucro) e de 20 a 100m (sem invólucro), não se deteriora facilmente e é resistente à umidade e a produtos químicos, sendo também bastante prática e segura. A figura 1 ilustra alguns modelos de trena.
2 Figura 1. Modelos de trena: Primeira e última trena de fibra de vidro; a segunda de aço. Acessórios Piquetes: Tem por finalidade a materialização de um ponto topográfico, sendo cravado no solo, ficando apenas 3 cm ou 5 cm para fora, sem possíveis movimentos laterais. São de madeiras com seção transversal quadrada e comprimento de 15 a 30 cm. Com o piquete marca-se um ponto de partida aleatório. Figura 2. Piquetes marcados no terreno. Estacas testemunhas: Utiliza-se para facilitar a localização dos piquetes, indicando a sua posição aproximada. Possuem as seguintes características: cravadas próximas ao piquete, cerca de 30 a 50 cm; comprimento variável de 15 a 40 cm e diâmetro variável de 3 a 5 cm. Além de ajudar na localização do ponto, ela traz a sua identificação. Neste caso, ele é chamado NR 0.
3 Figura 3. Estacas testemunhas, piquete maior. Balizas: São utilizadas para materializar a vertical nos pontos topográficos (piquetes), mantendo o alinhamento na medição entre pontos, quando há necessidade de execução de vários lances. Constituídos de hastes metálicas ou de madeira de secção transversal circular ou oitavada, com 2 m de comprimento, diâmetro de 16 a 20 mm, pintadas de branco e vermelho ou branco e preto alternadamente em faixas de 50 cm permitindo sua visualização à distância e, terminadas em pontas de ferro. Devem ser mantidas na posição vertical, sobre o ponto marcado no piquete, com auxílio de um nível de cantoneira. Figura 4. Balizas Nível de cantoneira: material em forma de cantoneira dotado de bolha esférico destinado a proporcionar a verticalização das balizas. Permite ao auxiliar segurar a baliza na posição vertical sobre o piquete ou sobre o alinhamento a medir.
4 Figura 5. Nível de cantoneira 1.2 Instrumentos para medidas lineares indiretas As medidas de distâncias horizontais indiretas são feitas por observações em campo com o auxílio de teodolitos e miras estadimétricas As miras são grandes réguas com comprimento de 1 a 5 m, graduada, sendo nos tipos de encaixar e telescópica. Quanto ao material, às miras podem ser de madeira, fibra de vidro, alumínio e invar. Servem para as leituras estadimétricas na determinação dos desníveis e distâncias indiretas. Leitura de mira Em mira convencional são lidos quatro algarismos, correspondente a valores em metro, decímetro, centímetro e milímetro. Por meio da focagem da objetiva do aparelho sobre a mira são lidos os fios estadimétricos (fio superior, fio médio e fio inferior).
5 Os valores em metro, decímetro e centímetro são obtidos por leitura direta na mira, já o milímetro é obtido por uma estimativa. As figuras abaixo apresentam alguns exemplos de leituras em modelo de mira bastante empregado em Topografia. O primeiro valor na leitura, metro (m) é identificado por algarismos romanos (I, II, III, IIII) ou barras verticais que ficam no início de cada metro correspondente, e por pontos vermelhos (um, dois, três ou quatro),.. O segundo valor, dm (decímetro) é identificado por algarismos arábicos 1, 2, O terceiro valor da leitura, cm (centímetro) é obtido por meio da graduação existente na mira onde traços pretos correspondem a um valor de impar (1, 3, 5, 7, 9) e traços brancos a um valor par (0, 2, 4, 6, 8).
6 1.3 Instrumentos de medidas de direção angulares Em Topografia temos como uma das operações básicas, a medição de ângulos horizontais e verticais. Para a realização destas medições emprega-se um equipamento denominado de teodolito. Teodolito são goniômetros destinados a medição de ângulos horizontais ou verticais, para determinação destes internos ou externos em uma poligonal, bem como a distância direta e indireta tanto na horizontal como na vertical, distâncias estas já mencionada nos itens acima. Atualmente existem diversas marcas e modelos de teodolitos, classificados em: Pela finalidade: topográficos, geodésicos e astronômicos; Quanto à forma: ópticos-mecânicos ou eletrônicos; Quanto a precisão: A NBR (ABNT, 1994, p. 6) classifica os teodolitos segundo o desvio padrão de uma direção observada em duas posições da luneta. Nos manuais do equipamento vem descritos a precisão dos mesmos. Independente do tipo (mecânicos ou automáticos, ópticos ou digitais) os teodolitos são compostos de partes principais e acessórios. Como parte principais pode-se citar: sistema de eixos, circulos graduados ou limbos, luneta de visada e níveis Sistemas de eixos: Eixo vertical, principal ou de rotação do teodolito: é aquele eixo que em torno do qual o instrumento gira num plano horizontal coincidindo com a vertical do lugar; Eixo de colimação ou linha de visada: definido pela linha que une o centro ótico da ocular e da objetiva; Eixo secundário ou de rotação da luneta: eixo que em torno do qual gira a luneta. Circulos graduados ou limbos: Disco de metal ou vidro onde estar gravada a escala da graduação angular (horizontal e vertical). Luneta de visada É um tubo cilíndrico, enegrecido internamente, constituído por um sistema de lentes composto de ocular, objetiva e um diafragma (lente intermediária entre as outras duas), esta lente possui fios de retículo, um horizontal e outro vertical, sendo que nos teodolitos mecânicos, um microscópio de leitura angular fica acoplado a luneta. Em Topografia normalmente utilizam-se lunetas com poder de ampliação de 30 vezes. Níveis
7 Os níveis de bolha podem ser esféricos (com menor precisão), tubulares, ou digitais, nos equipamentos mais recentes. Acessórios de um teodolito 1 - Parafusos calantes ou niveladores. 2 - Parafusos de fixação e aproximação do movimento geral (fixa o corpo do aparelho) 3 - Parafusos de fixação e aproximação do movimento particular (fixa os limbos) 4 - Nônio ou Verniers. 5 - Parafusos de fixação e aproximação da luneta. (ajusta a visada e a leitura angular) 6 - Parafusos ou anéis de focalização da objetiva e ocular. 7 - Parafusos retificadores dos níveis de bolha, retículos, eixo transversal e círculo vertical. 8 - Níveis de bolha. 9 - Tripé, fio de prumo e prumo ótico (sustentação do nível) 10 - Bússola ou declinatória Display de cristal líquido. 12 Memória interna de gravação. Classificação dos teodolitos quanto o tipo de leitura 1. Leitura direta: são teodolitos mecânicos. Leitura dos ângulos é exposta na periferia do aparelho, vista diretamente na parte externa do teodolito. 2. Prismáticos: são os analógicos ou mecânicos. A leitura é feita com auxílio de espelhos em forma de prismas, localizado dentro do aparelho. Refletem a leitura da graduação indicando o ângulo medido. 3. Taqueométricos: são teodolitos mecânicos ou eletrônicos. Medem ângulos como também distâncias horizontais e verticias. É ideal para terrenos acidentados, relevos íngremes. 4. Eletrônicos: medem ângulos digitalmente ou ângulos e distâncias digitalmente. Os ângulos são lidos diretamente no visor com display de cristal líquido (LCD), leitura digital. Funciona a pilha ou à bateria. Usado em todo tipo de relevo e oferece ótimas precisões. Quando estes equipamentos vêm
8 com equipamentos que mede eletronicamente distâncias entre pontos, recebem o nome de estação total (veremos detalhes adiante). ESTAÇÕES TOTAIS Uma estação total, é um teodolito eletrônico (medida angular), um distanciômetro eletrônico (medida linear) e um processador matemático, associados em um só conjunto. A partir de informações medidas em campo, como ângulos e distâncias, uma estação total permite obter informações como: distância reduzida ao horizonte (distância horizontal); desnível entre os pontos (ponto a equipamento, ponto b refletor); coordenadas dos pontos ocupados pelo refletor, a partir de uma orientação prévia. Dentre outras facilidades, estes equipamentos permitem realizar correções no momento da obtenção das medições ou até realizar uma programação prévia para aplicação automática de determinados parâmetros como: condições ambientais (temperatura e pressão atmosférica); como ainda, configurar o instrumento em função das necessidades do levantamento, alterando valores de, altura do instrumento; altura do refletor; unidade de medida angular; unidade de medida de distância (metros, pés); origem da medida do ângulo vertical (zenital, horizontal, nadiral, etc). 2. PROCEDIMENTO PARA MEDIÇÃO COM TEODOLITO Seja qual for o equipamento a ser utilizado, é necessário para o processo de medição com teodololito os seguintes procedimentos: instalação do equipamento; focalização e pontaria; leitura da direção. 2.1 Instalação do equipamento Para instalar os equipamentos estações totais ou teodolitos e, para que esses possam ser utilizados, devem estar corretamente estacionados sobre um determinado ponto. Estacionar um equipamento significa que o mesmo deverá estar nivelado e centrado sobre o ponto topográfico. Não se deve proceder as medições sem estas condições serem verificadas. As etapas descritas a seguir podem ser utilizadas para estação total como para modelos de equipamentos com prumos óticos ou laser. Instalando o tripé Essa instalação é feita para estacionar o equipamento sobre um ponto topográfico, este ponto pode ser materializado no terreno por piquetes, pregos ou chapas metálicas, entre outros. Após escolha do ponto onde será estacionado o equipamento, instala-se o tripé. Abre-se o tripé sobre o ponto, procurando deixar a base do tripé numa altura que posteriormente, com a instalação do instrumento de medida, o observador fique em uma
9 posição confortável para manuseio e leitura do equipamento. É fundamental cravar bem as pontas das pernas do tripé evitando movimento durante as medições. Nessa etapa é fundamental observar se a base do tripé estar o mais horizontal possível e que ao fazer uma verificação por meio do orifício existente na base do tripé deva-se enxergar o ponto topográfico. Ao final dessa verificação o equipamento já pode ser colocado sobre o tripé. Ao colocar o equipamento fixá-lo com auxilio do parafuso de fixação, jamais soltar o equipamento sem antes que o mesmo esteja totalmente preso. Nivelando o equipamento Com o equipamento fixo sobre o tripé é necessário realizar a centragem e o nivelamento do mesmo. Centrar um equipamento sobre um ponto significa que, uma vez nivelado, o prolongamento do seu eixo vertical (também chamado principal) está passando exatamente sobre o ponto. Essa etapa é feita da seguinte forma: Com auxílio da bolha circular: com as pernas do tripé, observa-se o comportamento da bolha circular, verificando o centro da bolha com o centro da marca de referência (define o eixo). Este eixo aponta para uma das pernas do tripé, neste momento, olha-se a bolha e abaixamos ou subimos a referida perna, até perceber a centralização da bolha, daí fixa-se as outras duas pernas. Com auxílio da bolha cilíndrica: usa-se os parufusos calantes (três), coloca-se o eixo longitudinal da bolha cilíndrica paralelo a um par de parafusos, mexendo-se nesses dois parafusos de forma simultânea e girando-os um no sentido horário e outro no antihorário, até centralizar bolha; após, gira-se o aparelho até que o eixo longitudinal da bolha fique perpendicular com a posição anterior e girando o parafuso restante até que centralize a bolha. Para saber se o aparelho estar nivelado, dá-se um giro qualquer no mesmo se a bolha continuar centralizada estará nivelado. Para equipamentos com níveis digitais não é necessário rotacionar o equipamento, basta atuar diretamente no parafuso que está ortogonal a linha definida pelos outros dois. 2.2 Focalização Esee procedimento de focalização inicia-se pela focalização dos retículos e depois do objeto. Verificar a focalização da luneta permite evitar o problema denominado de paralaxe de observação, o qual acarretará em visadas incorretas. Para evitar este problema deve-se proceder da seguinte forma: Focalização dos retículos: os retículos devem estar focalizados de forma que estejam sendo vistos com nitidez e bem definidos. Para isso, pode-se observar uma superfície clara, como parede branca ou mesmo o céu, tomando o cuidado de não apontar para o sol, para evitar danos irreversíveis à visão.
10 Focalização do objeto: após focalização dos retículos, faz-se a pontaria ao objeto desejado e realiza-se a focalização do mesmo. Testa-se para ver se há o problema de paralaxe (deslocamento aparente de um objeto em relação a um referencial causado pelo deslocamento do observador), verificando-se a ocorrência da mesma, deve-se realizar nova focalização ao objeto. 2.3 Leitura da direção Realizada a pontaria, faz-se a leitura da direção, em equipamentos eletrônicos é um procedimento simples, bastando ler o valor apresentado no visor do mesmo. Para a leitura da direção horizontal do teodolito, a diferença entre a leitura em pontaria direta (PD) e pontaria inversa (PI) deve ser igual a 180º. Para leitura do ângulo zenital a soma dos valores de PD e PI deve ser igual a 360º.
FACULDADE SUDOESTE PAULISTA Curso de Engenharia Civil Topografia Aplicada INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFIA Prof.ª AMANSLEONE DA S. TEMÓTEO 26/02/13 CONTEÚDO INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM MEDIDAS LINEARES DIRETAS
Locação de obra. Construção Civil I 2013. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Setor de Tecnologia TC Departamento de Construção Civil - DCC
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Setor de Tecnologia TC Departamento de Construção Civil - DCC Locação de obra Construção Civil I 2013 Prof. Nayara S. Klein 2 Definição de transferência da planta baixa do