CAPACÍMETRO DIGITAL C/ BLUE PILL (REF360) – PicSource
Para testar capacitores de pequenos valores…
Esta é mais uma aplicação rápida de montar com a placa Blue Pill. Trata-se de um capacímetro digital. Ele serve para conferir os valores de pequenos capacitores na faixa de picofarads até 9,9 microfarads. Veja o esquema de ligação desta montagem:
Adicionalmente foi usado um circuito integrado comparador, o LM311 . Ele opera como um oscilador gerando uma frequência proporcional ao valor do capacitor sob teste. No esquema acima, o capacitor com um 'x' representa o capacitor que será testado.
Os resistores de 4k7 ligados ao pino 2 do LM311 devem preferencialmente ser de 1% de tolerância. O trimpot de ajuste de 4k7 deverá ser, se possível, do tipo multivoltas para melhorar a sensibilidade do ajuste. O capacitor de 330 pF deve ser do tipo cerâmico NP0.
A calibração é bem simples: obtenha um capacitor de valor 100nF de boa precisão (1%). Coloque ele no circuito para medir e em seguida ajuste o trimpot para dar o valor exato dele. Pronto!
Pode acontecer de mesmo sem ter nenhum capacitor sob teste que meça algum pequeno. Portanto, antes de medir algum outro capacitor, aperte o botão 'Zerar' para zerar o mostrador.
As escalas são em microfarads, nanofarads e picofarads de forma automática. Você poderá medir valores de 0,1 pF até 9,9 uF.
A alimentação do circuito pode ser feito por uma fonte externa de 5 Volts bem regulada. Pode ser usado a sugestão do circuito, usando uma fonte externa comum de 7 a 18 Volts e reduzindo para 5 Volts através de um circuito integrado regulador de tensão do tipo 7805.
Para compilar foi usado o compilador MikroC PRO for ARM, na sua versão gratuita.
Abaixo vemos as configurações que deverão ser feitas antes de compilar, usando a ferramenta 'Edit Project'. Não esqueça de selecionar a biblioteca de LCD, na barra 'Library Manager'.