Ciúrgica Passos! Desde 1984, Juntos Com Você! Cardioversor Com Bateria Recarregável MDF-03B - Ecafix-Funbec
Marca: Ecafix Modelo: MDF-03B Referência: R005812
O Cardioversor MDF-03B consolida a segurança dos equipamentos da marca Ecafix Funbec. O seu sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M.A. - permite mínima agressão e maior eficiência no procedimento de desfibrilação e cardioversão.
Conta ainda com monitor cardíaco de 07 derivações e ECG através das pás, o que permite o sincronismo para cardioversão. Possui bateria recarregável.
Cardioversor/ Desfibrilador com monitor convencional monofásico
Monitor com teclado membrana e Display LCD para visualização de parâmetros e demais configurações
Monitoração em 01 canal de 7 derivações do sinal de ECG
Monitoração da saturação de oximetria (SpO2) – Opcional (S*)
Impressora térmica de alta resolução para registro do ECG e evento assinalados – Opcional (I*)
Função manual para o registro de eventos
Teclado membrana para seleção de energia de 1 a 360J
Possibilidade do uso de pás internas e externas, adulto e infantil
Seleção automática da escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado
Função de sincronismo interno, permitindo o procedimento de cardioversão
Função de "anula carga" automaticamente após 45 segundos
Dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete
Tempo de carga máxima (360J) menor que 15 segundos
***Entrada opcional para conexão com bateria externa.
Portátil, caixa de material sintético de alto impacto com alça de transporte e Suportes para fixar as pás, composto de Monitor e Desfibrilador em uma única unidade.
Alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável.
Monitor cardíaco de 01 canal, 07 derivações;
Indicação da Freqüência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM;
Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital;
Pré-amplificador flutuante;
Proteção contra descarga de Desfibrilador, sinal sonoro da onda "R", monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador.
Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda "R".
Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e funções.
Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil de 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto.
Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2)
Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel.