Analisador de traços de umidade e oxigênio em gases ultrapuros por TDLAS – modelo DF-760 NanoTrace Ultra – Pensalab
SKU: 3548 Categorias: Farmacêutica, Gases Industriais, Mineração / Siderurgia, Papel e Celulose, Petroquímica, Processo, Química
Combinando as propriedades do sensor Coulometrico não consumível da Servomex e da tecnologia robusta Tunable Diode Laser (TDL) em uma única unidade compacta, o DF-760 ULTRA mede níveis ultrabaixos de contaminantes de H2O e O2 em misturas de gases em nitrogênio (N2 ), hidrogênio (H2), hélio (He), O2 e argônio (Ar).
Utiliza a tecnologia de alta estabilidade de Diodo Laser Sintonizavel (TDL) e sensor Coulometrico não consumível líderes do segmento
Limite de detecção de 55pptH2O/ 45pptO2
Range de operação de 0-20ppmH2O/0-20ppmO2
Único na indústria com ambas as medições simultâneas
Gases Medidos: H2O e O2
Tecnologia: Diodo Laser Sintonizavel (TDL) e Sensor Coulometrico não consumível
Gás: H2O O2
Background: N2, H2, He, Ar and O2
Tecnologia: Diodo Laser Sintonizavel Coulometrico
Range: 0-20ppm – 0-2ppb minimo 0-20ppm – 0-1ppb minimo
Limite de detecção: 55ppt 45ppt
Erro intriseco FS: ±3% da leitura/ ±2ppb ±3% da leitura/ ±0.1ppb ( o que for maior
Tempo de resposta T90: ≤3 minutos com vazão de 1 l/min <15 segundos com vazão de 1l/min
Tempo de recuperação: <5 minutos para retornar para 100ppb sobre a ultima leitura estável
Saídas analogicas: 5 saídas analógicas disponíveis para O2 e H2O, 1x 4-20mA isolada/ 0-1, 0-2, 0-5 ou 0-10Vdc (configuraveis)
Range: escalonáveis para qualquer range entre 0-2ppb a 0-20ppmH2O/ 0-1ppb a 0-20ppmO2
Relê: 4 reles configuraveis para alarme e indicação de H2O e 2 reles configuraveis para alarme e indicação de O2. 1A/30Vdc