Especificação o ponto de atuação de uma chave de nível - WIKA Blog
Na especificação dos pontos de atuação de uma chave de nível, mal-entendidos sempre levam a um produto inadequado. Neste artigo explicaremos como os pontos de atuação de uma chave de nível são corretamente especificados.
O pré-requisito básico para a especificação correta e a fabricação para os requisitos de uma chave de nível é que tanto o cliente quanto o fabricante têm uma condição de referência uniforme. Chaves de nível são especificadas com os seguintes parâmetros:
Instalação por cima (conexão ao processo acima do corpo da boia)
Dimensionamento da borda de vedação para baixo
Tanque vazio – boia em posição de descanso no limite do elemento
Densidade do meio: 1,00 g/cm³
As funções do contato de uma chave de nível
Três tipos de contato / funções podem agora ser definidas para a especificação da chave de nível:
Normalmente aberto / N.A.
– o contato fecha conforme o nível de enchimento aumenta
– o contato abre conforme o nível de enchimento diminui
Normalmente fechado / N.F.
– o contato abre conforme o nível de enchimento aumenta
– o contato fecha conforme o nível de enchimento diminui
Contato reversível / SPDT
– o contato de 3 fios fornece dois circuitos de saída que podem ser conectados conforme necessário
– uma saída fecha conforme o nível de enchimento aumenta / abre conforme o nível de enchimento diminui
– uma saída abre conforme o nível de enchimento aumenta / fecha conforme o nível de enchimento diminui
A especificação da chave de nível
A especificação correta do ponto de atuação de uma chave de nível é conforme o exemplo abaixo:
Posição do ponto de atuação 150 mm (da borda de vedação ao nível de atuação desejado)
Função do contato normalmente aberto / N.A.
Comprimento tubo guia 200 mm (da borda da vedação até o fim do tubo)
Chave de nível (desenho)
O comprimento "L" do tubo guia deve sempre ser maior do que a distância entre os pontos de atuação da conexão ao processo a fim de permitir que o corpo da boia assuma uma posição de descanso, no qual o sinal de atuação ainda não esteja ativado (desenho). Da posição de descanso, a boia sobe com o aumento do nível e aciona a função desejada (ex: normalmente aberto) no nível definido (posição do ponto de atuação).
O comprimento do tubo guia é definido pelo ponto de atuação mais baixo + histerese "T". Dependendo do tamanho do corpo da boia selecionada, a histerese é geralmente entre 25 e 50 mm e também é definida na folha de dados do fabricante.
Dica de especialista: Dependência da densidade e histerese do ponto de atuação
A boia, como um corpo oco suspenso, é influenciada pela densidade do meio. Para uma densidade do meio muito baixa (ex. Óleos leves), a boia irá imergir mais funda no meio do que no meio de referência da água com uma densidade de 1 g / cm³. Essa imersão mais profunda da boia resultará em um pequeno desvio da posição do ponto de atuação em alguns milímetros.
Por último, mas não menos importante, a histerese de um contato reed faz com que o ponto de reposição de uma chave de nível seja de alguns milímetros abaixo do ponto de atuação.
Como um fornecedor líder de soluções de tecnologia de medição baseadas em flutuadores, a WIKA possui uma ampla variedade de itens para atender a todos os requisitos específicos da sua aplicação. Nosso portfólio de chaves de nível pode ser encontrado em nosso site. Sua pessoa de contato terá o prazer de ajuda-lo na escolha do produto apropriado e na especificação dos pontos de atuação.