O SKF QuickCollect Sensor é um sensor portátil com Bluetooth e fácil de usar que se conecta a aplicativos no tablet, smartphone ou relógio inteligente. Combinando a detecção de vibrações e temperatura, os dados gerais podem ser analisados no local em tempo real ou enviados à nuvem para análise posterior.
O SKF QuickCollect Sensor é ideal para as equipes de atendimento, confiabilidade, operações ou manutenção como parte de um programa de coleta de dados por inspeção.
Velocidade, envelope de aceleração e medições de temperatura
Comunicação via Bluetooth com tablets, smartphones, relógios inteligentes
Sensor e aplicativos fáceis de usar
Indicações da condição da máquina fáceis de compreender
Projeto industrial robusto – Teste de queda de 1,8 m (6 ft), resistente à água e poeira (IP65)
Indicado para uso em ambientes perigosos (ATEX Zona 1, Classe 1, Div 1)
Bateria de lítio recarregável (8 horas de uso normal)
Opção para conectar, armazenar e compartilhar dados na nuvem
Opção para conectar diretamente com os Serviços de diagnóstico remoto SKF
Você consegue começar a usar rapidamente
Pode ser usado com treinamento e experiência mínimos
Identifique questões que ainda estão evoluindo em máquinas rotativas antes que se tornem problemas
Conecte-se diretamente para obter aconselhamento especializado quando necessário
Expanda a funcionalidade por meio de aplicativos para aumentar e complementar seu programa de manutenção existente
Mostradores de medição
As medidas tomadas pelo sensor são mostradas no seu dispositivo móvel, que exibe a velocidade, a aceleração e a temperatura, conforme mostrado abaixo.
Cada leitura exibe uma medição total atual, incluindo status de alarme, valores mínimos e máximos e limites de alerta e perigo
O SKF QuickCollect Sensor pode ser utilizado com os aplicativos SKF QuickCollect ou SKF DataCollect, que oferece funcionalidade adicional, incluindo a capacidade de armazenar e compartilhar dados por meio da nuvem da SKF e acessar diretamente os serviços de diagnóstico remoto SKF.
Faixa de temperaturas Áreas não perigosas: de -20 a +60 °C
Áreas perigosas: de -20 a +60 °C
Carregamento: de 0 a +40 °C
Classificação IP IP 65, padrão de teste de proteção contra a entrada de poeira e água.
Aprovação de periculosidade (América do Norte) Certificação de classe 1, divisão 1, grupo A, B, C, D, classe 1, Zona 1
Aprovação de periculosidade (Europa) A certificação ATEX Zona 1 (pending_Area = II (não mineração) Categoria= 2G (Zona 1) Ex-ib IIC T4
Aprovações de rádio Europa (CE), EUA (FCC), Canadá (IC)
Marca CE Aprovado pela CE
Velocidade: 10 Hz a 1 kHz até 55 mm/s
Condição do rolamento: Envelope de aceleração patenteado pela SKF de até 20 gE
Frequência máxima: 1 kHz de velocidade, 2 kHz de envelope de aceleração
Linhas de resolução: 400 de velocidade, 800 de envelope de aceleração
Tipo de detecção: RMS de velocidade, pico a pico real do envelope de aceleração
Alimentação principal Bateria recarregável de lítio, 3,7 VCC. 0,14 A
Oito horas com utilização normal
Oito horas com utilização normal Varia de até ±10% da Sobretensão transitória categoria II de tensão nominal; grau de poluição 2
Carregador Entrada de 5 VCC ±10%, 1 A
Adaptador de CA Entrada de 100 a 240 VCC, 0,4 A, 47 a 63 Hz, saída de 5 VCC, 1,6 A
De -20 a +45 °C (-5 to +115 °F) para menos de um mês
De -20 a +35 °C (-5 to +95 °F) para menos de seis meses
Temperatura operacional, bateria
De 0 a +40 °C (32 to +105 °F) para carregamento
De -20 a +60 °C (-5 to +140 °F) para descarregar
Temperatura operacional, carregador De 0 a +40 °C (32 to +105 °F)
Altitude Até 2 000 m (6 560 ft)
Estojo Resistente a água e poeira (IP65)
Teste de queda com proteção 1,8 m (6 ft) no concreto
Dimensões 45 x 45 x 135 mm (1.8 x 1.8 x 5.3 in)
Caso tenha adquirido uma QuickCollect Sensor, clique aqui para registrar e obter acesso ao nosso Centro de Suporte ao Usuário.
Nele, você terá acesso a diversas orientações úteis sobre como começar a usar seu sensor rapidamente, incluindo: