Corpos de Prova para detectores de metais – Calibração e Cuidados | Food Safety Brazil
6:44 am, 19 de outubro de 2015 em Perigos físicos
Os corpos de prova são essenciais para a calibração e realização de testes de desempenho em seu Detector de Metais. Estas pequenas peças podem ser encontradas em diversos formatos, de acordo com o Detector e sua aplicação, variam seu tamanho de 0,3mm Ø a 12,0 mm Ø nos tipos Ferrosos, Não Ferrosos e Aço Inoxidável.
O padrão para testes em detectores de metais é fazer as medições usando Esferas Metálicas, pois as esferas têm o mesmo formato de qualquer ângulo. Contaminantes raramente são esféricos e podem produzir um sinal diferente dependendo da sua posição quando passar pelo detector. O mais dramático exemplo disso é mostrado por contaminantes em forma de fio.
Com formas de fio, o sinal produzido irá variar notavelmente dependendo do tipo de metal e sua posição ao passar pela abertura. No pior caso, um fio pode produzir um sinal não tão grande quanto o de uma esfera. Se a secção nonimal deste fio for menor do que a da esfera, o detector pode não detectar, ou seja, um detector que esta calibrado para detectar 2,0mm pode não detectar um fio de secção nominal de 1,0mm e 2,0mm de compriemento.
Esses testes são importantes para confirmar o desempenho e precisão de seus sistemas, tanto antes quanto durante a execução de produção, pois é a única forma segura de garantir que a sua linha de produção seja compatível com as especificações de cada produto. Os corpos de prova Fortress são codificados por cores, Azul para Ferroso, Verde para Não-Ferroso e Vermelho para Aço-Inox.
Os tipos de metais utilizados são:
Ferroso: Com alta concentração de Carbono, é o metal mais fácil de ser detectado e o mais comum.
Não-Ferroso: Bronze, pois dentre os metais do grupo não ferroso é o pior condutor, mesmo assim, facilmente detectado.
Aço-Inoxidável: tipo 316, pois esta liga tem baixa concentração de Molibdênio, tornando o metal mais difícil de ser detectado.
Outro ponto importante nos Corpos de Prova é a Certificação, que garante o tipo do metal utilizado e o tamanho do contaminante a ser detectado, respeitando os limites de cada Detector. Para garantir a aprovação em auditorias, basta respeitar o prazo de validade dos Corpos de Prova, este prazo está descrito no Certificado de Calibração.
Fazer testes de hora em hora para linhas com alta taxa de produção asseguram menor retrabalho caso ocorra uma falha nos testes, ao invés de inspecionar toda a produção, pode-se repassar a produção a partir do horário do ultimo teste valido.
O custo de um corpo de prova é baixo, justamente para incentivar a ter sempre as unidades novas e com certificações atualizadas, pois todos os anos os auditores cobram novas revisões atualizadas das Certificações.
Para conhecer vários formatos de corpo de prova, clique aqui.
Supervisor Técnico Fortress Technology
16 de junho de 2016 at 9:02 pm
Considerando o texto acima com detalhes da performance dos detectores de metais, onde pode ocorrer do mesmo não detectar um contaminante que não tenha forma simétrica como de uma esfera, como ficamos perante a RDC 14? Inclusive quando se tem um produto com densidade parecida com o corpo de prova de 2mm, sendo necessário, portanto, utilizar corpos de prova com maior milimetragem que 2mm.
Guido Accorroni - Fortress Technology
7 de fevereiro de 2017 at 3:18 pm
Boa tarde Jhonatas,
Com os detectores de metais você não tem problema com densidade do produto, independente da densidade o detector terá a mesma perfomance. Problemas com densidade você tem apenas em Raio-X.
23 de fevereiro de 2017 at 10:52 am
Existe um prazo estipulado para determinar a peridicidade de calibraçção der um corpo de prova?
23 de fevereiro de 2017 at 10:54 am
Existe um prazo considerado seguro para determinar a periodicidade de calibração dos corpos de prova?
Felipi Andrade
24 de fevereiro de 2017 at 2:14 pm
O prazo estipulado por auditores é de 01 ano, entretanto, os corpos de prova não podem ser recalibrados pois o contaminante metálico não pode ser removido do invólucro.
Continuo a disposição para futuros esclarecimentos.
Sup. de Assistência Técnica.
17 de maio de 2017 at 1:47 pm
Qual norma e procedimento deve ser adotado para calibração dos corpos de prova? A duvida veio após minha empresa comprar detectores novos que vierem com corpos de provas, os certificados que vieram só consta a medição dimensional dos corpos de provas, isto basta ou deveria ter outro tipo de teste?
17 de maio de 2017 at 4:41 pm
Não existe nenhuma norma específica para a calibração dos corpos de prova, a norma utlizada é a mesma norma vigente para qualquer calibração que é a NBR ISO/IEC 17025, na qual determina os requisitos gerais para a calibração rastreada/acreditada ao INMETRO.
Em nossos certificados de calibração de corpos de prova além das medições dimensionais, fazemos o teste de campo passando os corpos de prova em um detector de laboratório calibrado padrão e enviamos o laudo de fabricação da esfera com rastreabilidade por lote de fabricação, garantindo assim que o material da esfera é o especificado.
Eng. Guido Accorroni
26 de maio de 2017 at 12:19 pm
Eu tendo corpos de prova calibrados eu garanto o bom funcionamento do equipamento detector de metais? Exemplo, os corpos de prova sendo expulsos me significam que o detector está em pleno funcionamento? Ou ainda assim é necessária a calibração anual também do detector de metais?
29 de maio de 2017 at 10:36 am
Bom dia Raquel Lopes
É importante também ter a certificação do fabricante porque o técnico vai verificar internamente o funcionamento do equipamento e vai garantir que os componentes, placas, fontes e bobinas estão funcionando adequadamente.
Não Significa que o detector está 100% porque detecta os corpos de prova. Uma certificação pode evitar quebras futuras e consequentemente uma viagem urgente do técnico que custa muito mais do que uma visita planejada.
Roseli Marcolin
26 de fevereiro de 2018 at 1:33 pm
Como faço para receber orçamento de corpos de prova?
12 de outubro de 2018 at 12:36 pm
Trabalho em uma Empresa e surgiu o seguinte questionamento, passou de um ano tenho que trocar obrigatoriamente o corpo de provas ou n.
27 de outubro de 2018 at 6:49 pm
Boa tarde como definir um critério de aceitação para uma esfera de 1,5 mm ? como poderia responder essa questão em uma auditoria? já que hoje não temos uma base para essa pergunta.