Genrad / General Radio Capacitor de Década de Precisão 1413 - IET Labs
Capacitor de Década Precison Genrad 1413
Intervalo de 1 pF a 1,11111 µF
Alta precisão de 0,05% + 0,5 pF
Excelente estabilidade 100 ppm por ano
O padrão de laboratório confiável para capacitância
Construção blindada de 3 terminais
11 985,00 US$
O IET continua a produzir o Capacitor de Décadas da Série 1413 com as mesmas especificações do GenRad. O Capacitor de Década de Precisão Genrad 1413 é um padrão de alta qualidade e amplo alcance e um componente confiável para sistemas. Pode ser usado como um modelo de bancada para versatilidade, ou pode ser montado em rack.
Este capacitor de seis décadas possui ajuste fino em uma ampla faixa de capacitância, com excelente precisão. Qualquer valor no intervalo de 0 a 1.111 11 μF pode ser definido, com uma resolução de 1 pF. Para uma faixa mais ampla de até 10.000 μF com desempenho similar, considere o Capacitor de Década HASC-Z
Seis décadas de precisão são empregadas para fornecer um intervalo de 0 a 1.11111 µF em incrementos de 1 pF e com uma precisão de 0,05% + 0,5 pF. Capacitores de ar são usados ​​para as duas décadas mais baixas e os capacitores de mica India Ruby selados mecanicamente de grau mais alto são usados ​​para o restante. Aparadores de ar são usados ​​para cortar as duas décadas de mica prateada mais baixas. A estabilidade do 1413 é tal que não deve exigir reajuste com o serviço normal. No entanto, caso se torne desejável, as quatro décadas inferiores contêm condensadores de trimmer que são acessíveis para esse fim.
As conexões para a blindagem interna e para o gabinete são mostradas na Figura 1-1 (na folha de dados). Capacitâncias baixas de terminal para guarda e de entrada de detector são obtidas dividindo a blindagem em duas partes. Quando as duas partes são conectadas juntas, o 1413 se torna um capacitor de três terminais bem blindado com capacitância zero extremamente baixa. As conexões são feitas por meio de conectores BNC na parte frontal do gabinete (a saída traseira ou 874 conectores também estão disponíveis). Os contatos internos fornecem as conexões para os capacitores. As camadas externas conectam-se às blindagens e, quando conectadas juntas, formam o terceiro terminal do capacitor.