As medições de nível digitalizadas manualmente estão se tornando cada vez mais populares para medições de nível em pesquisas de isolamento acústico de campo. Em comparação com as medições em posições fixas do microfone, a varredura manual reduz o número de posições separadas do microfone necessárias para uma pesquisa de isolamento acústico e normalmente reduz o tempo total da pesquisa. Também elimina a necessidade de carregar um tripé para o sonômetro. Há até mesmo evidências de que as medições digitalizadas manualmente são mais repetíveis do que as medições em posições fixas*, particularmente em baixas frequências.
As medições de nível digitalizadas manualmente são explicitamente suportadas na série ISO 16283 de padrões para medição de campo de isolamento acústico em edifícios, com requisitos específicos separados daqueles para pontos fixos e microfones mecanicamente movidos. HBK 2255 e Building Acoustics Partner são otimizados para medições digitalizadas manualmente, atendendo aos requisitos da ISO 16283 com máxima conveniência e eficiência.
As medições digitalizadas manualmente são feitas movendo o microfone através de um caminho predefinido com um braço estendido. Cada varredura deve ser realizada de forma lenta e suave durante um período de 30 segundos ou mais. Para um teste típico de isolamento acústico aéreo, são necessários um total de cinco varreduras: uma para cada posição de origem tanto na fonte quanto nas salas de recepção, mais uma para ruído de fundo na sala de recepção. Para uma pesquisa de construção que abrange 15 partições, isso soma mais de meia hora de tempo acumulado de varredura, movendo lentamente o sonômetro com um braço estendido. Claramente, um sonômetro leve é desejável para esta tarefa. E com apenas 400 gramas, o HBK 2255 é um dos sonômetros mais leves do mercado, e mais de 35% mais leve que o Tipo 2250.
HBK 2255 tem outro truque na manga para medições digitalizadas manualmente. A ISO 16283 define três caminhos de digitalização para uso em salas normais: círculo, hélice e cilíndrico. Os caminhos do círculo e da hélice exigem que o usuário ajuste a posição do corpo parcialmente através da varredura, e o padrão recomenda que o usuário pare a medição enquanto reposiciona para minimizar o ruído do operador.
Tal reposicionamento não é necessário para a varredura cilíndrica, mas o padrão requer o uso de uma haste de extensão para segurar o microfone. Com a haste de extensão rígida do microfone HBK 2255,
este requisito é cumprido mantendo o medidor de nível de som e o microfone em uma mão com fácil acesso aos botões de controle de medição.
Nosso aplicativo Building Acoustics Partner também é otimizado para medições digitalizadas manualmente.
Quando as medições digitalizadas manualmente são escolhidas na configuração do projeto, o número padrão de posições de medição é ajustado para corresponder, e o tempo de medição é alterado de uma duração predefinida para uma execução livre, permitindo que você pare a medição quando terminar a varredura, em vez do contrário. O aplicativo também tem um "modo bolso", permitindo que você execute medições manuais de digitalização usando a interface do HBK 2255, enquanto ainda recebe orientações de fluxo de trabalho empurradas do aplicativo para a tela do sonômetro. Cada medição de nível também inclui um perfil de registro, permitindo que você veja como o nível muda com o tempo durante a varredura, ajudando você a detectar qualquer ruído do operador e refinar sua técnica de digitalização.
Por essas razões e muito mais, acreditamos que o HBK 2255 com o Building Acoustics Partner é o melhor sonômetro do mundo para medições acústicas de edificações digitalizadas manualmente.
* Um estudo empírico dos efeitos das salas de teste ocupadas e um microfone em movimento ao medir o isolamento acústico aéreo
Relacionado
Recalibre suas expectativas com mais do que uma simples calibração Guide: Lifetime cost of a sound level meter Historical Milestones Hora de investir em um sonômetro?
WAVES ONLINE
SOM
VIBRAÇÃO
PERSPECTIVAS
Inscreva-se em nossa Newsletter e receba as últimas histórias do nosso mundo de ruído e vibração
As últimas notícias da Brüel & Kjær entregues na sua caixa de entrada
Lançamentos de novos produtos, descontos e ofertas especiais
Artigos, vídeos e guias sobre ruído e vibração
Assine agora! WAVES Online
Outros países
Inglês
Alemanha
França
Brasil
China
Itália
Espanha
Japão
Coréia
Contate-Nos
Tel: +55 11 4950 8615 Contate-Nos Suporte ao cliente
Siga-nos
LinkedIn Facebook YouTube
Direitos Autorais© Brüel & Kjær. Todos os Direitos Reservados.
Avisos Legais
Aceitar
Nós usamos cookies para garantir que nosso site funcione corretamente, para medir o tráfego e para coletar estatísticas de usuário que nos permitirá tornar nosso site mais amigável. Se você continuar a navegar no site, você aceitará nossa utilização de cookies.