Enviado por José Roberto Rodrigues Cândido de Araujo
CP-3007 Medidor ultra-sônico Distância (trena digital).
PREPARAÇÃO. INSTALAÇÃO DA BATERIA. A trena requer bateria de 9V (não fornecimento) para alimentação. Para o melhor desempenho e vida útil, recomendamos bateria alcalina. Siga estes passos para instalar uma bateria. 1. Deslize a tampa do compartimento da bateria na direção da seta para removê-lo. 2. Encaixe a bateria no compartimento. Tal como indicado pelos símbolos polaridade (+ e -) marcado no interior. 3. Recoloque a tampa. 4. Quando ícone de bateria fraca aparece ou o medidor pára de funcionar corretamente, troque a bateria. Cuidado: Se você não planeja usar o medidor para um mês ou mais, retire a bateria, as baterias podem vazar produtos químicos que podem destruir peças eletrônicas. ESTABILIZAR O MEDIDOR. O medidor é sensível a mudanças de temperatura e umidade. Antes de usar o medidor, aguarde cerca de 15-30 minutos para que para estabilizar a temperatura da sala atual. OPERAÇÃO. Ligar e desligar a trena. Para ligar o medidor, pressione MESURE, a tela ilumina para facilitar a visualização, mesmo em uma área mal iluminada. Depois de ligado, a unidade mostra a temperatura ambiente atual. O medidor desliga-se automaticamente se nenhuma tecla for pressionada dentro de 30 segundos. Fazer uma medição 1. Pressione MESURE para ligar a unidade. A trena emitira sinais sonoros então a distância entre o medidor (parte trazeira) e do ponto em que medida é exibida. 2. Segure a parte trazeira da trena contra uma parede, a meio caminho entre o piso e o teto. Certifique-se que há um caminho livre para o ponto que deseja medir e que sua cabeça ou as mãos não bloqueiam a frente do medidor. 3. Pressione repetidamente FEET / METER para alternar a unidade entre PES e METROS. NOTAS: A medida aparece por cerca de 30 segundos (ou mais, se você pressionar outra tecla). Erro pode aparecer se você tentar medir uma distância menor do que a faixa de 2 pes (0,50 m) ou mais de 60 pés (18,288 metros).
__________________________________________________________________________________________________________ Arbeit Comércio e Automação Industrial Ltda. www.arbeitaut.com.br vendas@arbeitaut.com.br
www. você pode receber uma leitura falsa a partir de ondas sonoras que saltam fora objetos como cadeiras. Fazendo com que as medições sejam imprecisas.com. M3) e o número de localização da memória que escolher (1.br . Para exibir uma medição armazenado em um local de memória. Em seguida. pressione a tecla de memória (M1.2 DICAS DE MEDIÇÃO. em seguida.arbeitaut. A medição armazenado na localização de memória que aparece. Pressione STORE depois a tecla uma memória M (M1. Em seguida. M3). Largura e o comprimento da sala e guarde cada medição em um local de memória diferente (consulte "Salvando uma medição"). Pressione AREA e a área aparece. 2. se isso acontecer. 6. simplesmente armazenar um novo valor em seu lugar.br vendas@arbeitaut. 2 ou 3) apaga. Para excluir uma medida armazenada em um local de memória. 1. abrir as cortinas antes de medir a distância de uma janela por trás da cortina. 4. Além disso.288 metros) Selecione um ponto no meio da sala (por exemplo) medida a partir do centro da sala para cada lado.com.M2. Se não houver caminho livre entre os pontos onde você vai medir. pressione VOL e o resultado do cálculo do volume vai aparecer. ou se você está medindo em um corredor estreito. Alguns tipo de cortinas e persianas podem absorver as ondas sonoras. repita os passos 1 e 2 para salvar até três medições. mover-se ligeiramente para um lado. 5. use uma superfície para medir ou mova se para o centro do corredor. pressione ALL MEMORY CLEAR. 3. Você pode receber uma leitura falsa. a trena emitira um bip e as memorias e o número da localização de memória que você escolheu (1. 2 ou 3) aparecer e a trena armazena a leitura em que a localização de memória. Meça a largura e o comprimento de um quarto e armazene as medições em M1 e M2 (ver " Salvando uma medição "). medir a distância novamente. Para medir a uma distância maior do que 60 pés (18. Se você não tem certeza se a medida é correta. CALCULO DE VOLUME Para encontrar o volume de um quarto. __________________________________________________________________________________________________________ Arbeit Comércio e Automação Industrial Ltda. medir a altura. Se a superfície de uma parede que você está medindo não é plana. M2. CALCULO DE ÁREA Siga estes passos para encontrar a área de quaisquer duas medições armazenadas. Para apagar todas as medições armazenadas. Siga as etapas em "Tomar uma medida" ou para medir uma dimensão. adicione as duas medições. cerca de 3 segundos. Se necessário. Se você vai medir distâncias em um quarto com cortinas. certifique-se que a janela esteja fechada. SALVANDO A MEDIÇÃO. mesas an objetos com superfícies irregulares. Nota: Os dados de área de volume não pode ser salvo.
Para limpar a tela final fazer outra medição. Temperatura de trabalho 32° F a 109. USO DO LASER.para subtrair-los. As especificações estão sujeitas a alterações e melhoramentos sem aviso prévio. As especificações são típicas.4°F (0°a 43° C) gama de 2 a 60 pés (0.com. ESPECIFICAÇÕES.com. -. 4. Frequência de trabalho 40 KHz. Precisão 0.arbeitaut. +. Bateria 1 x 9V Unidade de medição Pes ou Metros. Para usar ponteiro laser.br vendas@arbeitaut. Não olhe fixamente para o feixe de laser e também não atire feixe de laser a qualquer dos outros olhos. Atenção: O laser emitido a partir da unidade é laser visível do comprimento de onda de 650nm. unidades individuais podem variar. M2. __________________________________________________________________________________________________________ Arbeit Comércio e Automação Industrial Ltda. em seguida. Classe II de produto emisor de laser <1 mw Notas: O produto passou EN60825-I Etiqueta correspondente será aposto sobre o fundo da unidade.5% +1 dígito (2-60ft). ou M1. www. O valor do cálculo aparece. 1. O ponteiro laser desaparece automaticamente após cerca de cinco segundos. então .50 a 18.288 m).3 SOMAR OU SUBTRAIR MEDIDAS ARMAZENADAS. 3. pressione ALL CLEAR MEMORY. 2. + para adicionar as medições.br . pressione LASER. Pressione M1. Meça qualquer dimensão de um quarto e armazene as medições na posição 1 e 2 de memória (ver " Salvando uma medição "). Pressione ALL CLEAR MEMORY. M2.