Megaohmímetros Chauvin Arnoux - J. ROMA, Lda.
VÍDEO "TEORIA SOBRE MEDIDAS DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO"
MODELOS CA 6541 E CA 6543
Funções: Medidas de isolamento até 4 Tohm com tensões de ensaio de 50 V até 1000 V, medidas de tensão em cc e ca, medidas de continuidade a 200 mA, resistência, capacidades...
O modelo C.A 6543 tem ainda bateria recarregável, memória e saída RS 232 para ligação a PC, para transferência dos dados guardados em memória.
Medidas de isolamentos, com gama de medida até 4 Tohm;
Medidas de resistência;
Teste de continuidades;
Teste automático de tensão;
Teste automático de capacitância;
Funções e opções avançadas de medidas ou de realização do teste .
FUNÇÕES E OPÇÕES DE MEDIDAS
Cálculo de parâmetros relacionados com a qualidade do isolamento: índex de polarização (PI) e coeficiente de absorção dieléctrica (DAR): Os resultados dos testes de isolamento em máquinas rotativas são frequentemente incorrectos devido a correntes transitórias (correntes de Eddy), que interferem com as medidas. Para eliminar esta influência é necessário efectuar medidas de longa duração. O valor do isolamento medido após testes de longa duração e ainda os valores do índex de polarização e do rácio de absorção dieléctrica são determinantes para definir a qualidade e/ou envelhecimento do isolamento.
Cronometragem do teste: A possibilidade de efectuar testes com relativamente longa duração em função das várias tensões de ensaio é indispensável para estabilizar as correntes transitórias de Eddy e assim ter a mais precisa noção da qualidade do isolamento.
Registo de gráficos: Ambos os modelos (C.A6541 e C.A6453) têm a possibilidade de automaticamente memorizar valores a uma amostragem especificada pelo operador. O gráfico R (t) poderá ser efectuado manualmente pelo operador (C.A 6541) ou através de computador (C.A 6543)
Barramento de efectuar testes com tensões de ensaio: Para evitar que o equipamento possa ser usado por pessoas menos experientes e danificar instalações sensíveis, é possível barrar os ensaios para as tensões determinadas pelo operador. 50V, 100V, 250 V. 500 V, 1000 V.
Função alisamento "smooth": Quando os valores das medidas são instáveis é possível usar esta função que dá o valor médio medido durante cerca de 3 segundos.
​MEGAOHMÍMETROS DIGITAIS DE 10 kV E 15 kV
MODELOS CA 6550 E CA 6555
​Graças à sua gama alargada de medidas (até 30 Tohm para o CA 6555 e 25 Tohm para o CA 6550), estes Megaohmímetros preenchem todos os requisitos para a realização de testes em cabos, transformadores, máquinas rotativas de MT e AT, geradores de MT e AT, redes de distribuição aérea e subterrânea de eletricidade, supressores de pico / para-raios, transdutores de medida, etc.
Cálculo de parâmetros relacionados com a qualidade do isolamento: índice de polarização (PI) e coeficiente de absorção dieléctrica (DAR): Os resultados dos testes de isolamento em máquinas rotativas são frequentemente incorrectos devido a correntes transitórias (correntes de Eddy), que interferem com as medidas. Para eliminar esta influência é necessário efectuar medidas de longa duração. O valor do isolamento medido após testes de longa duração e ainda os valores do índice de polarização e do rácio de absorção dieléctrica são determinantes para definir a qualidade e/ou envelhecimento do isolamento.
Teste de Descarga Dielétrica (DD): Este teste utiliza-se quando se efetuam medidas em isolamentos com multicamadas diferentes, sendo assim possível detetar, entre outras, uma camada defeituosa.
U-Var: De modo a realizar-se medidas com a maior precisão possível, o comutador U-Var permite selecionar a tensão entre 3 valores configuráveis e variar a tensão durante o teste de 40 a 10kV/15kV, em escalões de 4 a 1kV e de 100V acima dos 1kV
Testes em Rampa e Escalões: A resistência de um isolamento defeituoso diminui à medida que a tensão de ensaio aumenta. No modo STEP a tensão de ensaio é aumentado por escalões, e em RAMP a tensão aumenta progressivamente entre os 2 escalões de tensão, tornando assim possível a verificação da qualidade do isolante observando a curva R (t ensaio) e o resultado em ppm / V que traduz quantitativamente a inclinação da curva
Estabelecimento de limites : É possível estabelecer limites de corrente (I-lim) ou de um valor di/dt, de forma a que o teste pare antes do colapso, em caso de deteção de uma falha no isolamento.
Temperatura de referência: O valor da resistência de isolamento varia em função da temperatura de medida. Para a realização de um estudo preciso, vários ensaios terão de ser feitos a uma temperatura de referência. O aparelho efetua o cálculo por um simples pressão na tecla.
VÍDEO DE APRESENTAÇÃO (DO MODELO CA 6555)
MEGAOHMÍMETROS ANALÓGICOS MEGABRAS
MEGAOHMIMETRO ANALÓGICO PARA 10 kV
Resistências de isolamento até 2.000.000 Mohm;
4 Tensões teste: 1 kV; 2 kV, 5 kV e 10 kV;
MEGAOHMIMETRO ANALÓGICO PARA 15 kV
Resistências de isolamento até 3.000.000 Mohm;
4 Tensões teste: 1 kV; 5 kV, 10 kV e 15 kV;
MEGAOHMIMETRO ANALÓGICO PARA 20 kV
GENERALIDADES COMUNS A TODOS OS MODELOS
Equipamentos portáteis, de grande robustez, autónomo, concebido para trabalhos em campo em condições ambientais severas. Permite leituras em várias tensões de ensaio num visor analógico de escala ampliada e de fácil leitura.
Sem qualquer peça metálica acessível está munido de um indicador luminoso que avisa quando da presença de tensões perigosas existente quer no equipamento quer no elemento a ser testado. Este sinal só se apaga após se finalizar o processo de descarga. Dotado de um terminal de guarda, elimina o efeito das resistências parasitas e de correntes superficiais sobre a resistência de isolamento que se pretende medir.