ELETRÔNICA DO PAPAI NOEL: CURSO DE ELETRÔNICA - Medição Vcc
De maneira geral, sempre que se lida com a eletricidade há a necessidade de se conhecer a tensão contínua em pontos de interesse de um circuito. Isto acontece, por exemplo, no trabalho de manutenção de aparelhos de rádio, televisão, vídeo etc. Os instrumentos que se prestam para esse fim, e que são largamente difundidos nos meios onde se manuseia com a eletricidade e a eletrônica, são o voltímetro ou milivoltímetro e o multímetro.
Este fascículo, que tratará da medição de tensão elétrica contínua, foi elaborado visando a capacitá-lo a medir esta grandeza elétrica.
Para ter sucesso no desenvolvimento do conteúdo e atividades, o leitor já deverá ter conhecimentos relativos a:
· Tensão elétrica.
A medição de tensão CC consiste na utilização correta de um instrumento com o objetivo de determinar a tensão presente entre dois pontos. A medição pode ser usada para determinar a tensão fornecida por uma fonte geradora de tensão CC, conforme ilustrado na Fig.1.
Fig.1 Medição de uma tensão CC.
Existem dois tipos de instrumentos através dos quais se pode medir tensão CC: o voltímetro (ilustrado na Fig.2) e o multímetro (ilustrado na Fig.3).
Fig.2 O voltímetro. Fig.3 O multímetro.
VOLTÍMETRO E MILIVOLTÍMETRO
Os voltímetros e milivoltímetros são instrumentos próprios para a medição de tensão. Estes instrumentos apresentam a letra V ou mV na sua escala frontal, como mostrado na Fig.4.
Fig.4 Vista frontal de um voltímetro.
Existem voltímetros e milivoltímetros destinados especificamente para medição de tensões contínuas. O símbolo em destaque na Fig.5, é utilizado para indicar que o voltímetro de bobina móvel é utilizado para medir tensões CC.
Fig.5 Voltímetro para a medição de tensão CC.
Os voltímetros e milivoltímetros para tensões contínuas têm dois bornes na parte posterior que se destinam a receber a tensão cujo valor será indicado na escala, conforme ilustrado na Fig.6.
Fig.6 Vista posterior de um voltímetro.
Os bornes são identificados com os sinais + e porque os voltímetros de CC têm polaridade estabelecida para ligação.
Os voltímetros e milivoltímetros para tensões contínuas têm polaridade de ligação especificada.
Para realizar a medição, utiliza-se normalmente conectar dois condutores chamados de pontas de prova aos bornes do instrumento, conforme ilustrado na Fig.7.
Fig.7 Conexão de duas pontas de prova nos bornes do voltímetro.
Quando se usam pontas de prova (com as cores preta e vermelha), deve-se utilizar a ponta de prova vermelha no borne positivo (+) do instrumento.
Após a conexão nos bornes do instrumento, as extremidades livres das pontas de prova são conectadas nos pontos onde se deseja medir a tensão CC. A ponta de prova vermelha ou o condutor que estiver conectado ao borne positivo (+) do instrumento, deve ser ligado no ponto positivo a ser medido e a outra ponta de prova no ponto negativo, como mostrado na Fig.8.
Fig.8 Conexão das pontas de prova no voltímetro e nos pontos de medição.
Quando as pontas de prova são conectadas com a polaridade correta nos pontos de medição, o ponteiro do instrumento sai da posição de repouso deslocando-se no sentido horário (sentido correto) em direção ao fim da escala. O valor da tensão medida é indicado na escala do instrumento, como pode ser visto na Fig.9.
Fig.9 Deslocamento do ponteiro do voltímetro indicando o valor da medição.
Caso as pontas de prova sejam ligadas com a polaridade invertida, o ponteiro irá se deslocar no sentido anti-horário (sentido incorreto), conforme ilustrado na Fig.10. Neste caso, faz-se necessário inverter as pontas de prova nos pontos de medição.
Fig.10 Deslocamento do ponteiro do voltímetro no sentido incorreto.
O multímetro, também conhecido por multiteste, é um instrumento que tem a possibilidade de realizar medições não só de tensão, mas também de várias outras grandezas de natureza elétrica. A Fig.11 mostra um tipo de multímetro comum nos laboratórios de eletrônica.
Fig.11 Aspecto de um multímetro muito comum.
O multímetro é o principal instrumento na bancada de quem trabalha com eletrônica e eletricidade. Esta importância é devida a sua simplicidade de operação, transporte e capacidade de possibilitar medições de diversas grandezas elétricas.
MEDIÇÃO DE TENSÃO CC COM O MULTÍMETRO
Entre as grandezas elétricas que podem ser medidas com o multímetro está a tensão contínua. Tendo em vista que o multímetro é um instrumento múltiplo isto é, pode ser utilizado para diversos tipos de medição, os conhecimentos e procedimentos necessários para o seu uso correto serão apresentados por parte, iniciando-se pela medição de tensão contínua.
A Fig.12 mostra o painel de um multímetro ressaltando as partes utilizadas para a medição de tensão contínua.
Fig.12 Painel de um multímetro.
Um dos bornes é comum para qualquer tipo de medição com o instrumento. Este borne é indicado pela abreviatura COM ou pelo sinal negativo (). Neste borne, conecta-se a ponta de prova preta, conforme ilustrado na Fig.13. O outro borne, que é indicado pela abreviatura DC ou pelo sinal (+), recebe a ponta de prova vermelha.
Fig.13 Bornes de conexão das pontas de prova do multímetro.
A ponta de prova preta é sempre conectada ao borne comum do multímetro que é indicado pela abreviatura COM ou pelo sinal negativo (-).
A função da chave seletora é determinar:
· Que grandeza elétrica vai ser medida (por exemplo: tensão contínua).
· Qual o valor máximo que o instrumento pode medir nesta posição (por exemplo 12V).
As posições da chave seletora que são destinadas à medição de tensão contínua são identificadas pela abreviatura DC V ou apenas DC, como mostrado na Fig.14.
Fig.14 Chave seletora na posição DCV.
As posições da chave seletora destinadas à medição de tensão contínua são indicadas pelas abreviaturas DC V ou DC.
Deve-se sempre ter em mente que o valor indicado pela chave seletora é o máximo que o instrumento pode medir nesta posição da chave. No exemplo da Fig.15, a tensão contínua máxima que o instrumento pode medir com a chave seletora nesta posição é 120V.
Fig.15 Chave seletora indicando a tensão máxima que pode ser medida.
A escala do multímetro é usada para a leitura do valor medido pelo instrumento. Como o multímetro se destina a um grande número de medições, a sua escala é múltipla, como mostrado na Fig.16.
Fig.16 Painel de um multímetro mostrando diversas escalas.
As escalas destinadas à medição de tensão contínua são indicadas pelas abreviaturas DC V ou DC, conforme ilustrado na Fig.17.
Fig.17 Indicação da escala para a medição de tensão contínua.
PROCEDIMENTO PARA MEDIÇÃO DE TENSÃO CONTÍNUA COM MULTÍMETRO
Sempre que se utiliza um multímetro para uma medição, deve-se seguir um procedimento padronizado. A correta utilização deste procedimento deve tornar-se um hábito para que o instrumento não seja danificado em uma operação mal executada. Este procedimento está apresentado a seguir:
CONEXÃO DAS PONTAS DE PROVA AO MULTÍMETRO
Conectam-se as pontas de prova nos bornes do instrumento. Ponta vermelha no borne DC ou positivo (+) e ponta preta no borne comum (COM) ou negativo (), como mostrado na Fig.18.
Fig.18 Conexão no instrumento das pontas de prova vermelha e preta.
SELEÇÃO DA ESCALA DE TENSÃO CONTÍNUA NO MULTÍMETRO
É a determinação da posição correta do seletor de escalas para a realização de uma medição de tensão. A seleção da escala possibilita a realização da medição e garante a segurança do equipamento. Quando se conhece aproximadamente o valor que vai ser medido, posiciona-se a chave seletora para a escala de tensão imediatamente superior ao valor estimado.
A chave seletora deve ser sempre posicionada para um valor mais alto que a tensão que será medida.
Por exemplo, para medir-se a tensão de uma pilha que tem valor máximo de 1,5V, seleciona-se uma escala de 2,5V ou 3V, ou outras próximo a estas, a depender das escalas de que o instrumento dispuser, conforme ilustrado na Fig.19.
Fig.19 Escala de 3V para a medição da tensão de uma pilha de 1,5V.
Se o valor a ser medido é completamente desconhecido, deve-se procurar uma pessoa que possa fornecer maiores informações (por exemplo o instrutor). Caso contrário, a escolha de uma escala inadequada pode queimar o instrumento.
CONEXÃO DO MULTÍMETRO PARA MEDIÇÃO
Após a colocação das ponteiras e a correta seleção da escala, as extremidades livres das pontas de prova são conectadas aos pontos de medição. A ponta de prova vermelha é conectada ao ponto de medida positivo (+) e a preta ao negativo (-). Com a conexão correta das pontas de prova, o ponteiro do instrumento deve mover-se no sentido horário, como ilustrado na Fig.20.
Fig.20 Posição do ponteiro após mover-se no sentido horário.
Após a conexão das pontas de prova nos pontos de medição, o ponteiro se move e depois para em uma posição definida. Como mostrado na Fig.21, para realizar a leitura corretamente, o observador deve posicionar-se frontalmente ao painel de escalas.
Fig.21 Posicionamento correto do observador.
Os multímetros de boa qualidade possuem uma faixa espelhada nas escalas do painel, conforme ilustrado na Fig.22.
Fig.22 Superfície espelhada no painel do multímetro.
Ao fazer a leitura, o observador deve posicionar-se de tal forma que o reflexo do ponteiro no espelho não seja visível. Nesta situação, a posição do observador é frontal.
O valor da tensão medida é determinado pela posição do ponteiro e pela posição da chave seletora.
Em geral, os multímetros têm 5 (cinco) ou mais posições na chave seletora para a medição de tensão DC e apenas 3 (três) escalas no painel de leitura. A Fig.23 apresenta um tipo de multímetro.
Fig.23 Um tipo comum de multímetro.
Neste multímetro, as posições da chave seletora para tensão DC são: 0,3V, 3V, 12V, 60V, 120V, 300V e 600V. O painel apresenta apenas 3 (três) escalas. São elas: 0 a 6, 0 a 120 e 0 a 300. Por esta razão, cada escala do painel é utilizada para mais de uma posição da chave seletora. A escala de 0 a 300 é usada para as posições 3 a 300V da chave seletora, conforme ilustrado na Fig.24.
Fig.24 Escala de 0 a 300V que é usada para as posições 3V e 300V da chave seletora.
Quando a chave seletora indica a posição DCV 300, a leitura é feita na escala de 0 a 300, conforme ilustrado no exemplo da Fig.25.
Fig.25 Leitura de uma tensão de 150V com a chave seletora posicionada na posição DCV 300 e leitura na escala de 0 a 300V.
Quando a chave seletora está na posição 3V, faz-se a leitura na escala de 0 a 300 e divide-se o valor lido por 100 (300¸100 = 3), como ilustrado na Fig.26.
Fig.26 Leitura de uma tensão de 2V com a chave seletora posicionada na posição DCV 3 e leitura na escala de 0 a 300V.
A escala de 0 a 120 é utilizada para as posições de 120V e 12V da chave seletora (múltiplos de 12), como mostrado na Fig.27.
Fig.27 Escala de 0 a 120V que é usada para as posições 120V e 12V da chave seletora.
Quando a chave seletora está na posição DC V 120, a leitura é feita diretamente na escala de 0 a 120, como mostrado na Fig.28.
Fig.28 Leitura de uma tensão de 90V com a chave seletora posicionada na posição DCV 120 e leitura na escala de 0 a 120V.
Para a posição DC V 12, a leitura é feita na escala de 0 a 120 e o valor lido é dividido por 10, conforme ilustrado na Fig.29.
Fig.29 Leitura de uma tensão de 4V com a chave seletora posicionada na posição DCV 12 e leitura na escala de 0 a 120V.
A escala de 0 a 6 é usada para as posições 60V e 600V da chave seletora (múltiplos de 6), conforme ilustrado na Fig.30.
Fig.30 Escala de 0 a 6V que é usada para as posições 60V e 600V da chave seletora.
Na posição DCV 60, a leitura é feita na escala de 0 a 6 e o valor lido é multiplicado por 10, conforme ilustrado na Fig.31.
Fig.31 Leitura de uma tensão de 35V com a chave seletora posicionada na posição DC V 60 e leitura na escala de 0 a 6V.
Na posição DCV 600, a leitura é feita na escala de 0 a 6 e o valor lido é multiplicado por 100, conforme ilustrado na Fig.32.
Fig.32 Leitura de uma tensão de 550V com a chave seletora posicionada na posição DCV 600 e leitura na escala de 0 a 6V.
Inicialmente, a interpretação de valores de tensão a partir do multímetro pode parecer difícil. Entretanto, com o uso constante deste instrumento, o procedimento de leitura será automaticamente exercitado e se tornará fácil.
CUIDADOS COM O MULTÍMETRO
O multímetro é um instrumento utilizado no dia a dia de quem lida com eletrônica e eletricidade. A utilização de alguns procedimentos relativos à segurança, conservação e manejo contribuem para a manutenção do equipamento em boas condições de uso durante muito tempo.
Estes procedimentos estão listados a seguir:
· Mantenha o multímetro sempre longe das extremidades da bancada.
· O multímetro não deve ser empilhado sobre qualquer objeto ou equipamento.
· Sempre que o instrumento não estiver em uso, posicione a chave seletora de escala para a posição desligado (OFF). Caso isto não seja possível, posicione a chave seletora para a posição ACV na maior escala.