Medidor de luminosidade de imagem CX-3B / 2B - ASSELUM
Medidor de luminosidade de imagem CX-3B / 2B
Medição da distribuição de luminância no campo de visão ao mesmo tempo, como se fossem mais de 1.000.000 de medidores de micro luminância funcionando de forma síncrona.
Luminância nos pontos de grade definidos pelo usuário no frasco ou imagem do túnel de acordo com CIE140-2000, EN 13201: 2015 e IESNA RP-8-00
Cálculo de uniformidades longitudinais e transversais.
Avaliação da luminosidade na área de acesso aos túneis rodoviários de acordo com CIE88-2004, UNE-CR 4380: 2007 …
Cálculo do brilho da TI
O desajuste espectral do sistema óptico para a função V (λ) pode atingir o nível de classe A ou classe B (DIN 5032-7).
Medição de alta resolução.
O CX-3B oferece CCDs de alta qualidade com mais de 8 milhões de pixels para resolução super-alta.
O CX-2B oferece imagem CCD de alta qualidade com mais de 1,4 milhões de pixels para medir a luminância de cada ponto no campo uma vez por amostra;
Alta faixa dinâmica.
A alta tecnologia de alcance dinâmico, a medida exata de objetos com grande diversidade de luminância, a faixa de medição pode ser de 0.001cd / m2 a 200kcd / m2;
Os modelos adotam tecnologia avançada de refrigeração para adquirir excelente estabilidade e repetibilidade;
Equipamento high-end com grande abertura para medir o objeto de corte a uma distância muito longa.
Alimentado por fonte de rede ou fonte de alimentação externa de CC, e tem uma interface USB, é adequado para medições laboratoriais e de campo.