Laboratório de Biomecânica Aquática
Cadeira para medição de força isométrica
Câmeras à prova d'água
Célula de carga em anel
Esteira Ergométrica Instrumentada
Plataformas de força subaquáticas
Sistema Aquanex
Sistema de baropodometria
Sistema inercial para captura de movimento
Softwares de análise de movimento
Suporte de peso corporal
Sistema telemétrico de eletromiografia de última geração. Utilizado para análise da atividade elétrica muscular e outros sinais analógicos transmitindo os dados por rede sem fio a distancia de até 100 metros. Acompanha uma bolsa e um cinto com clipe para fácil utilização. Combina alta qualidade e dados cientificamente confiáveis ​​com flexibilidade, mobilidade e facilidade de uso para pesquisadores, profissionais da reabilitação ou medicina esportiva, ergonomistas e treinadores.
O sistema conta com receptor e sincronização sem fio, recebe dados por telemetria para qualquer combinação entre 4 e 32 canais e transmite os dados via USB ao computador sem necessidade de configuração de rede. O sistema pode também ser utilizado como um registrador de dados quando a placa Wi-Fi é permutada com uma placa de memória flash (até 4 GB). A faixa geral de sinal de entrada ±5 Volts.
O sistema é alimentado por uma bateria de lítio recarregável (3,7 Vols) que funciona por até 8 horas. Inclui um carregador de bateria 110-240 V, 50-60 Hz. Aquisição de dados com resolução de 16 bits em todas as entradas analógicas e taxa de amostragem final de 1500 ou 3000 amostras/segundo/canal são outras características técnicas.
A filtragem é selecionável: 500, 1000 ou 1500 Hz. Para os eletrodos, a primeira ordem de filtro é configurada a 10 Hz, corte ±10%. Ruído: < 1 uV; Impedância de entrada: > 100 MOhm; Faixa de entrada: ±10 mV. Comprimento do cabo: 1,22m. Peso: 397 g. Tamanho: 13x7x3,5 cm.
Miotool 400
É um sistema de eletromiografia de superfície de oito canais composto por duas unidades de coleta com quatro canais cada, que também podem ser usadas isoladamente. Os dados são coletados e apresentados pelo software Miograph, que além de coletar, calibra o equipamento, filtra o sinal e oferece análise estatística do sinal coletado.
O sistema também permite a utilização de acessórios como células de carga e eletrogoniômetros. Conta com recurso de sincronização entre a captação do sinal eletromiográfico e imagens de vídeo realizadas por uma câmera. O software Biotrainer é outro recurso que pode ser utilizado com o sistema, possibilitando o uso do sinal eletromiográfico como biofeedback.
O sistema coleta em uma taxa de 2.000 amostras por segundo para cada canal, com baixo ruído. Alimentação de energia é fornecida por bateria com autonomia de 40 horas de uso contínuo.
O Miotool é um equipamento que tem utilidade tanto para a área da pesquisa quanto para avaliações e outras aplicações práticas. Pode analisar grupos musculares em atividades com deslocamento limitado, em função do cabeamento que restringe grandes movimentos. O software Biotrainer também pode ser utilizado na reabilitação a partir de técnicas de biofeedback.