Ohmímetro Linear de Baixas Resistências (INS373)
Sensível Foto Alarme (ART1707)
CUS30 e CUS60M Fontes Médicas TDL Lambda
Ohmímetro Linear de Baixas Resistências (INS373)
Um dos problemas de multímetros comuns, principalmente analógicos, é que suas escalas de baixas resistências são limitadas e não são lineares. Com o circuito mostrado na figura 1 temos a possibilidade de usar um voltímetro comum ou multímetro na escala de 0-15 V de tensões contínuas como ohmímetro linear de baixas resistências.
Uma aplicação importante para este simples circuito é permitir o uso de um voltímetro comum ou mesmo multímetro na escala de tensões com sensores resistivos de baixos valores.
O circuito funciona como uma fonte de corrente constante ligada ao resistor que está sendo medido. A fonte é ajustada de tal forma, pela escola do resistor de emissor, que a corrente circulante no resistor em teste produz uma queda de tensão proporcional ao seu valor e que pode ser diretamente convertida a partir da indicação do instrumento.
Assim, é possível numa escala de 0 a 15 V resistências baixas como 0 a 1500 Ω de forma linear.
O circuito deve ser alimentado por uma fonte de 24 V e o diodo deve ser preferivelmente do tipo de germânio como o 1N34 ou OA90.
A precisão do circuito vai depende da precisão dos resistores selecionados pela chave nas diversas escalas.