Avaliação da Conformidade do Medidor em Campo - Conaut
Home | Ouvidoria | Trabalhe Conosco | Softwares | Blog
11 4785 2700 - 11 98831-1436
Indicadores e Visores
Sensores de nível tipo vibratória / Onda magnética
Sensores de Nível Tipo Câmara Externa
Sensores de Nível Tipo Lateral
Sensores de Nível Tipo Topo
Sensores de Nível Tipo Onda Guiada
Sensor de Nível Radar sem Contato
Calibração acreditada de tubo de Pitot com água
Calibração Acreditada de Medidores de Vazão
Laboratório de calibração Acreditado com fluido óleo – Macaé RJ
Calibração Rastreada de Medidores de Grandes Diâmetros
Laboratório de calibração de medidores de nível
Laboratório de Calibração de Medidores de Pressão Acreditado
Laboratório de Calibração de Temperatura Acreditado
Bancada Móvel de Calibração
Avaliação da Conformidade do Medidor em Campo
Unidade de Calibração Móvel
A avaliação da conformidade consiste em uma análise detalhada do funcionamento do medidor, com este em operação, e realizado por um profissional qualificado da CONAUT. Esta atividade possibilita a identificação e adequação imediata de possíveis falhas na medição e otimiza/elimina gastos com paralisação, remoção e transporte do medidor.
O procedimento de avaliação da conformidade é baseado nas normas NBR ISO 6817:1999 e NBR ISO 9104:2000. Como resultado da avaliação é emitido um Certificado de Conformidade do Medidor, onde são apresentadas as recomendações para correção dos problemas detectados. A avaliação de conformidade é composta das seguintes atividades:
Unidade eletrônica: Simulação de vazão por meio de sinais elétricos na entrada de sinais; verificação das saídas de pulso e corrente; e verificação da parametrização do equipamento.
Tubo sensor: Verificação da isolação de cabos e bobinas; verificação da simetria de sinais de medição; e verificação do estado do revestimento e isolação de eleetrodos (quando o medidor não está instalado).
Instalação do medidor: Verificação do cumprimento das exigências do fabricante ( trechos retos mínimos à montante e à jusante); projeção de juntas; e montagens descentralizadas.
Processo: Verificação da presença de ar na tubulação; regime de escoamento; tipo do fluido e condutividade.
Estado de conservação do medidor: Verificação de ausência de umidade na caixa de bornes, na placa de conexão e nos contatos elétricos, e análise do estado de conservação das vedações, dos o'rings de vedação e dos prensa-cabos.
Condições da instalação elétrica: verificação dos cabos (eletrodo, bobina e alimentação), qualidade do sinal elétrico de alimentação e de aterramento.