> Vazão>Medidores de vazão>Canais Abertos>Maleta de medição de velocidade de fluxo tipo Molinete
Maleta de medição de velocidade de fluxo tipo Molinete
Referência Molinete
MOLINETE FLUVIOMÉTRICO – NEWTON
MOLINETE BLINDADO COM HÉLICE METÁLICA DE ALTO DESEMPENHO. CONSTRUÇÃO EXTREMAMENTE PRECISA E ROBUSTA, CONFECCIONADO EM AÇO INOX E LATÃO REVESTIDO EM TITÂNIO EVITANDO ASSIM QUALQUER OXIDAÇÃO, COM FORMATO HIDRODINAMICO SENDO DIÂMETRO DO CORPO DE 37,0MM. HÉLICE METÁLICA (ALUMÍNIO) COM DIÂMETRO DE 120,0MM E PASSO DE 250,0MM
O MOLINETE PODERÁ SER UTILIZADO NAS MEDIÇÕES DE DESCARGA LÍQUIDA COMBINADO COM HASTE A VAU OU GUINCHO FLUVIOMÉTRICO. PODE SER USADO EM ÁGUAS CONTAMINADAS OU SALOBRA. ACOMPANHA LEME COM ESTABILIZADOR, FERRAMENTAS, 02 CABOS COM 5 METROS PARA UTILIZAÇÃO EM ( GUINCHO FLUVIOMÉTRICO E HASTE A VAU ), CURVA DE CALIBRAÇÃO DO HÉLICE E CAIXA EM MADEIRA DE LEI.
RANGE DE MEDIÇÃO: 0,025 A 10,00M/S
ESTE EQUIPAMENTO POR TER O CORPO COM DIÂMETRO REDUZIDO DE 37 MM E SISTEMA DE CONTATO BLINDADO MOSTROU-SE EM TESTES DE LABORATÓRIO E DE CAMPO UMA PRECISÃO SUPERIOR AOS ANTIGOS MOLINETES FLUVIOMÉTRICOS.
LEME COM ESTABILIZADOR
RESERVATÓRIO COM ÓLEO ESPECIAL PARA LUBRIFICAÇÃO;
FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO;
MALETA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI.
CONTADOR DE PULSO ELETRÔNICO
O CONTADOR É DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM QUALQUER TIPO DE MOLINETE FLUVIOMÉTRICO PARA MEDIÇÃO DE VELOCIDADE (DESCARGA LÍQUIDA). O EQUIPAMENTO É CONDICIONADO EM CAIXA METÁLICA COM CIRCUITO MICROPROCESSADOR, DE GRANDE DURABILIDADE DEVIDO A SUA ROBUSTEZ. CONTENDO 4 PILHAS DE 1,5V CADA, CONSUMO DO CIRCUITO MENOR QUE 10MA, VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 200 PULSOS POR SEGUNDO. COM DISPLAY DIGITAL DE 7 DÍGITOS E CHAVE SELETORA PARA TEMPO PRÉ-PROGRAMADO. PESO: 1KG. ACOMPANHA ESTOJO (DE COURO SINTÉTICO) COM ALÇA PARA MANUSEIO.
HASTE DE VAU
EM AÇO INOX COM 20 MM DE DIÂMETRO E DUAS SEÇÕES DE 01 M (UM METRO), COM SAPATA, PARA MEDIÇÕES EM PROFUNDIDADES DE ATÉ 03 M (TRÊS METROS), PARA MOLINETES FLUVIOMÉTRICOS. ACONDICIONADA EM ESTOJO COM ALÇA PARA TRANSPORTE.