<s>[INST]Civa neden Hidrostatik ölçüm aletinde kullanılan sıvı için daha iyi bir seçenektir?[/INST]Hidrostatik göstergeler (civa sütun manometresi gibi), uçları farklı basınçlara maruz kalan bir tüpte dikey bir sıvı kolonundan oluşur. Kolon, ağırlığı borunun iki ucu arasındaki basınç farkı ile dengeye gelinceye kadar yükselecek veya düşecektir. En basit tasarım, bir tarafı ilgili bölgeye bağlı olan, kapalı uçlu U şeklinde bir tüptür. Herhangi bir sıvı kullanılabilir, ancak cıva yüksek yoğunluklu ve düşük buhar basıncı için tercih edilir. Basit hidrostatik göstergeler, 1 torr (100 Pa) ile atmosferik arasındaki basınçları ölçebilir. Önemli bir varyasyon, bilinen bir vakum hacmini izole eden ve sıvı kolonun yükseklik değişimini çarpmak için sıkıştıran McLeod göstergesidir. McLeod göstergesi, mevcut teknoloji ile mümkün olan en düşük doğrudan basınç ölçümü olan 10−6 torr (0,1 mPa) kadar yüksek vakumları ölçebilir. Diğer vakum ölçerler düşük basınçları ölçebilir, ancak yalnızca diğer basınç kontrollü özelliklerin ölçülmesiyle dolaylı olarak ölçebilir. Bu dolaylı ölçümler, genellikle bir McLeod ölçüm cihazı olan doğrudan bir ölçümle kalibre edilmelidir.</s>