<s>[INST]Yüksek vakumlardaki gazların kompozisyonunda doğru ölçüm için ne kullanılmalıdır?[/INST]İyon göstergeleri çok yüksek vakumda kullanılır. İki tipte gelirler: sıcak katot ve soğuk katot. Sıcak katot versiyonunda elektrikle ısıtılan bir filaman bir elektron ışını üretir. Elektronlar göstergeden geçer ve etrafındaki gaz moleküllerini iyonize eder. Elde edilen iyonlar negatif bir elektrotta toplanır. Akım, göstergedeki basınca bağlı olan iyonların sayısına bağlıdır. Sıcak katot göstergeleri 10−3 torr ile 10−10 torr arasında doğrudur. Soğuk katot versiyonunun arkasındaki prensip aynıdır, ancak elektronlar, yüksek voltajlı bir elektriksel boşalmanın yarattığı bir boşalma içinde üretilir. Soğuk katot göstergeleri 10−2 torr ile 10−9 torr arasında doğrudur. İyonizasyon göstergesi kalibrasyonu yapı geometrisine, ölçülen gazların kimyasal bileşimine, korozyona ve yüzey birikintilerine karşı çok hassastır. Kalibrasyonları atmosferik basınçta veya düşük vakumda aktivasyonla geçersiz olabilir. Yüksek vakumlardaki gazların bileşimi genellikle tahmin edilemez olacaktır, bu nedenle doğru ölçüm için kütle spektrometresi iyonlaşma göstergesiyle birlikte kullanılmalıdır.</s>