각막,콘택트렌즈,수정체,테이블
흐름도에 따라 설명하면, 측정버튼이 작동되었는지 확인하여 굴절력과 각막곡률 링의 지름값을 측정하는 단계(S1) 상기 측정버튼이 작동되어 피측정자 눈(각막)의 위치가 검안기의 초점과 일치하는지 확인하는 단계(S2) 초점이 일치하면 측정값을 획득하는 단계(S21) 상기 측정된 측정값을 결과값으로 설정하는 단계(S6) 상기 결과값을 출력하는 단계(S5) 상기 피측정자 눈(각막)의 위치가 검안기의 초점과 일치하지 않으면 초점거리가 각막거리보다 큰지 확인하는 단계(S3) 상기에서 초점거리가 각막거리보다 크면 각막거리에서 초점거리를 감산하여 전방 거리를 획득하는 단계(S31) 상기 전방 거리에 따른 데이터 테이블에서 보정값을 로드하는 단계(S32) 상기 로드된 보정값으로 결과값을 계산하는 단계(S33) 상기 S3단계에서 초점거리보다 각막거리가 큰지 확인하는 단계(S4) 상기에서 각막거리가 초점거리보다.