치료대,방사선 치료,중첩,방사선치료
여기에서, 변조체의 크기는 변조체가 치료기(370)에 부착되는 위치, 방사선원, 환자간 거리를 기반으로 거리 역자승 법칙(inverse square law)를 적용하여 삼차원 구조를 계산하여 결정되고, 변조체의 재질에 따라 두께 및 크기가 재계산 될 수도 있는데, 사용 방사선의 종류에 따라 감약계수 또는 저지능을 이용하여 물질에 따른 방사선의 감약을 재계산하여 변조체의 두께가 재결정된다.