도뇨관,감염질환,소변 검사,병력,초음파
따라서 도 5에 도시한 바와 같이 도뇨관(A)과 연결되는 역류 방지체(201)의 상부연결부(202)를 통해 소변이 유입되면, 유입되는 소변의 배뇨압이 개폐막(204)내부에 작용하면서 상대적으로 밀착력이 낮은 개폐막(204)의 상부에서부터 배뇨압에 의해 벌어지기 시작하여 최종적으로 개폐막(204)의 하부가 벌어지면서 초음파접착에 의해 양측이 일체로 된 개폐막(204) 하단부의 개구부(204a)가 개방되어 소변이 역류 방지체 내부로 (201) 유입된 후, 역류 방지체(201)의 하부연결부(203)와 호스로 연결된 유린백(10)으로 소변이 공급되어 유린백(10) 내부에 소변이 모이게 된다.