신장응력,기포,세포손상,세포손상 분석용 미세유체소자
즉, 상기 유입채널(300)을 통해 상기 응력인가부(210)로 공급되는 각 상기 점탄성 유체의 유량에 따라 상기 세포(10)가 상기 응력인가부(210)에서 받는 신장응력의 정량적 양은 전산유체역학 수치모사로 계산되고, 상기 점탄성 유체의 유량을 달리하면서 세포생사판별시험을 진행하여 상기 세포(10)가 손상받는 유량과, 상기 세포(10)가 손상받는 유량에서 전산유체역학 수치모사로 계산된 신장응력값을 종합하여, 상기 세포(10)가 손상되는 임계 응력을 파악한다.