골수,내이,외이도
도 1로 돌아가서, 연산부 (40)는 외이도내압 맥파센서 (10)에서 검출된 외이도압력 맥파의 시계열 데이터를 디지털화한 외이도내압 맥파데이터 (AD변환기 (30)의 출력 신호)를 분석하고 외이도내압 맥파데이터의 제1 포먼트 주파수를 산출하고, 산출된 제1 포먼트 주파수를 피험자의 연령 및 성별 (피험자의 개인정보)에 따라 보정하여 보정값을 산출하며, 산출한 보정값에 따라 두개 내압의 추정치를 산출한다.