이빨,초음파 영상 진단,초음파 영상,초음파
이때, 먹스(330)는 각각의 트랜스듀서 엘리먼트에 대하여 첫 번째의 스캔시에만 서로 다른 바이어스 전압에 대한 스위칭을 하도록 설계되어 있다고 하더라도, 제어부(340)에 의해 형성된 더미 스캔 라인에 의해 선밀도에 따른 스캔 라인이 있는 것으로 판단하며, 그에 따라 PRF마다 Tx 및 Rx에 대응하여 서로 다른 바이어스 전압에 대한 스위칭을 할 수 있게 된다.