절개,출혈,외과적 수술,Loop
또한, 상기 주파수 출력부(40)와 대극판(300)의 사이에 연결되는 위상검출부(10)에 포함되는 제 2 저전압 등가회로부(13)는 상기 시술 대상 조직(A)을 통해 대극판(300)으로 환류되면서 시술 대상 조직(A)에 존재하는 용량성 및 유도성 임피던스에 따라 변화하게 되는 고주파의 출력전류를 피드백받아 저전압으로 다운시킨 후 이를 제 2 비교기(14)에 출력하게 된다.