심혈관,스텐트,카테터,초음파
한편, 초음파 및 광음향 영상부(120)의 초음파 발생기(125)의 초음파는 도 7의 (c)에 도시된 바와 같이, 카테터 장치(200)의 초음파 트랜듀서(250)를 경유하여 샘플 또는 혈관에 조사되고, 샘플 또는 혈관으로부터 반사된 초음파는 초음파 및 광음향 영상부(120)의 수신단(122)에서 수신되며, 수신된 초음파는 로우패스필터(124)를 경유하여 필터링되고 DAQ(135 :Data Acquisitin)에서 심혈관 내의 구조 및 심혈관 내경 등을 측정하기 위한 도 8의 (c)에 도시된 IVUS 영상을 획득할 수 있게 된다.