Fissuromètre
Un fissuromètre est un instrument de mesure permettant la surveillance de l'activité des fissures sur les structures artificielles et naturelles constituées de matériaux fragiles, comme les ouvrages en maçonnerie, en béton, ou les roches indurées.

Typologie 
Il existe plusieurs types de fissuromètres :
TémoinIl s'agit d'un polochon de plâtre posé à cheval sur la fissure, sur sa surface est généralement gravée la date de pose. L'activité de la fissure se voit à la rupture du témoin, cependant il arrive que le plâtre n'ait pas adhéré aux deux côtés de la fissure, auquel cas le témoin est inopérant.
Témoin à lame de verre C'est un polochon de plâtre dans lequel est pris une lame de verre. Lorsque les nus des bords de la fissure désaffleurent, le verre se casse.
Fissuromètre graduéIl s'agit d'une coulisse graduée dont chacune des parties est fixée de part et d'autre de la fissure. Ce dispositif permet de lire à plusieurs dates sur les graduations l'ouverture de la fissure et d'en déduire son évolution. Sa résolution minimum est de .
Extensomètre à billesLe dispositif consiste à fixer de part et d'autre de la fissure deux billes d'acier inoxydable de  de diamètre dont on mesure l'écartement à l'aide d'un déformètre manuel. La résolution minimum de l'extensomètre à bille est de .
Déformètre électroniqueC'est un capteur fixé de part et d'autre de la fissure et qui communique ses mesures à une centrale d'enregistrement. Ce dispositif permet des mesures réparties dans le temps à volonté sans avoir à accéder à la fissure pour chaque mesure.

Articles connexes 

 Extensométrie
 Fissure
 Vinchon

Instrument de mesure de longueur
Maçonnerie