Tüm Kategoriler Esnek Metal Hortumlar Kompansatörler Seviye Kontrol Cihazları Kondenstoplar Vanalar Yangın Grubu
Hesabım
Siparişlerim
0
Favorilerim
Sepetim
Sepetim
Ana Sayfa
Seviye Kontrol Cihazları
EG-11 Seviye Ölçüm Cihazı / Pano Hariç
Yeni
Ayvaz
EG-11 Seviye Ölçüm Cihazı / Pano Hariç
0 yorum
BOYUTLAR Seçiniz 300 MM 500 MM 700 MM 1000 MM 1200 MM 1500 MM 2000 MM
Ürün Kodu: 1347
İade Bilgisi:
Fırsat Ürünü
24 Ay Garanti
Ücretsiz Kargo
Stok Durumu: VAR
4.700,00
Adet
Sepete Ekle
Favorilere Ekle
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Ürün Bilgisi
Taksit Seçenekleri
Yorumlar (0)
Ayvaz EG-11 kapalı çevrimle çalışan bir kontrol cihazıdır. Ana sezgi elemanı olarak şamandıra kullanılmaktadır. Sıvı seviyesindeki değişim, şamandıranın tüp boyunca doğrusal hareketine neden olmaktadır. Şamandıranın hareketi, içinde bulunan daimi mıknatıs yaratımıyla yardımcı sezgi elemanı reed switch’leri uyarır ve reed switchlerin açık veya kapalı olması durumuna göre sinyal üretilir. Üretilen sinyal dijital gösterge elemanı tarafından algılanır. İkili düzene göre çalışan dijital gösterge sinyali değerlendirerek konumu bildirir.
EG-11 seviye kontrol cihazları üstten bağlantısı yapılan tanklardaki seviyeyi tankın şekline bağlı kalmaksızın cihaz ile birlikte verilen kontrol panosunun eşliğinde 4-20mA ve 4-20V otomasyon sistemine çıkış verir. Cihaz içerisine montajı yapılan reed switch’ler, boru üzerinde hareket eden mıknatıslı şamandıra nedeniyle omaj sinyali verir. Bu sinyali EG-112R kontrol panosu yardımıyla 4-20mA ya da 4-20V çevirebiliriz.
Aynı zamanda pano üzerinden istenen noktalarda 4 adet kontak almak mümkündür. Direkt olarak 4-20mA otomasyon sinyaline uyumlu sistemlerde pano gerekmeden cihaza imalat sırasında konverter entegre ederek bu sinyal verilebilir