EU AB Direktifleri PED (2014/68 / EU) 2006/42 / EC, 2014/30 / EN285 EU ve AB Normları uyarınca üretim
Gelişmiş raporlama ve görüntüleme yazılımı ile geliştirilmiş otomasyon kontrol sistemi
Denetim ve arıza teşhis için internet üzerinden çevrimiçi erişim
Herhangi bir operatör müdahalesine gerek olmayan tam otomatik işletim
Kolay yükleme için otomatik asansör sistemi
Sıfır su tüketimi
Son teknoloji buhar rejenerasyon sistemi ile donatılmış düşük yakıt ve elektrik tüketimi sağlayan entegre buhar kazanları
STERİLİZASYON SÜRECİ
YüklemeParçalamaIsıtma / SterilizasyonSoğutma ve SüzmeBoşaltma
Döngü başladığında, üst kapak açılır ve otomatik asansör, boşaltma haznesindeki atıkları cihaza boşaltır. Üst kapak kapandığında parçalama işlemi başlar.
PLC tarafından kontrol edilen parçalayıcılar, bıçakların sıkışmasını önleyen "anti blokaj" sayesinde dönüş yönünü değiştirir.
Özel tasarım parçalayıcılarımız, cerrahi'de kullanılan paslanmaz çelik aletleri ve sert seramik malzemeleri parçalama yeteneğine sahiptir.
Üst bölmede bulunan karıştırıcı, parçalayıcıyı sürekli beslemektedir.
Cihazdaki sıcaklık üst ve alt odadaki homojen sıcaklık 134C (274F) ulaşıncaya kadar buhar verilerek elde edilir. Sterilizasyon, 10 dakika boyunca 134 - 138C, sıcaklık ve eş değer basınçta tutularak tamamlanır.
Üstte yapılan işlemler, tıbbi atıktaki patojenik kirlenme seviyesinin 8Log10 değerinde azaltılmasını sağlar.
Soğutma safhasında, odada bulunan fazla buhar cihazdan çıkartılır ve sterilizasyon yapılmış atıkların sıcaklığı, hazneye soğuk hava enjekte edilerek düşürülür. Sterilize edilmiş ve kanalizasyon sistemine atılabilen yoğunlaştırılmış su, basınç ve vakum yardımıyla süzülür.
Boşaltma kapağı açıldığında, haznenin altına bir kap yerleştirilir. Atığın kapağı sterilize edilmiş malzemenin boşalmasını sağlar. Konteyner çekilirken alt kapak kapanır ve sterilizatör otomatik olarak bir sonraki döngüyü başlatır.