Tam elektronik vakum ölçüm cihazı DCP 3000, mekanik sağlamlığı, ölçüm doğruluğu ve güvenilirliği ile hem çok yönlü hem de belirleyicidir. Büyük, aydınlatmalı ekran, kullanımı kolay bir döner kontrol aracılığıyla tüm bağlı sensörlerin ölçülen değer görüntüsünü sağlar. DCP 3000'e sekiz adede kadar vakum sensörü (her tip VSK 3000 / VACUU · VIEW ve VSP 3000 / VACUU · VIEW genişletilmiş) bağlanabilir. Ölçüm doğrudan uygulama üzerinde gerçekleştirilebilir. DCP 3000, bir bağıl basınç ölçümüne (referans sensör VSK 3000) ve ayrıca harici bir valf üzerindeki açma ve kapama noktalarını belirleyerek basınca bağlı anahtarlama noktalarında çalışmayı mümkün kılar. Vakum ölçüm cihazı, 32.000'e kadar ölçüm noktasına sahip bir veri kaydedici olarak da kullanılabilir. Veriler, seri arayüz (RS 232C) üzerinden okunur.
Seramik membran vakum sensörü VSK 3000, atmosferik basınçtan 0.1 mbar'a kadar olan ölçüm aralığı için uygundur. Gaz türünden bağımsız olarak ölçüm yapar ve kimyasal olarak oldukça dirençlidir, bu da ölçümün doğrudan proseste, mükemmel ölçüm doğruluğu ve yüksek uzun vadeli ve sıcaklık kararlılığı ile gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Lütfen alternatif ürünümüz olan VACUU · VIEW'e de dikkat edin.
Performans özellikleri
Doğrudan sistem üzerinde ölçümler için harici vakum sensörlerini bağlamak için vakum ölçüm cihazı
Esnek ve sekiz adede kadar sensörle genişletilebilir, dört tip VSK 3000 / VACUU · VIEW (Atm. - 0.1 mbar) ve VSP 3000 / VACUU · VIEW genişletilmiş (Atm. 10 -3 mbar'a kadar)
Referans sensörleri (VSK 3000) ve 32000 ölçüm noktasına kadar (RS 232C) veri kayıt fonksiyonu ile bağıl basınç ölçümü
Yüksek kimyasal dirençli alüminyum oksitten yapılmış kapasitif seramik diyaframlı vakum sensörü VSK 3000, gaz tipinden bağımsız mutlak basınç ölçümü
Mükemmel ölçüm doğruluğu, sıcaklık ve uzun vadeli kararlılık
Teknik veri
Birim
DCP 3000 + VSK 3000'i ayarlayın
Vakum sensörü VSK 3000
Vakum sensörünün kablo uzunluğu m 2
Üst ölçüm sınırı mbar / torr 1080/810
Alt ölçüm sınırı mbar / torr 0.1 / 0.1
Ölçüm prensibi Seramik diyafram (alümina), kapasitif, gazdan bağımsız, mutlak basınç
Ölçüm doğruluğu <+ - 1 mbar / hPa / torr / + - 1 hane (ayarlamadan sonra, sabit sıcaklık)
Sıcaklık katsayısı <0,07 mbar / hPa / 0,05 torr / K
Ortam sıcaklığı aralığı (çalışma) ° C 10 - 40
Ortam sıcaklığı aralığı (saklama) ° C -10 - 60
Maks. Alan sayısı ortam sıcaklığı sürekli çalışma / kısa süreler için ° C 40/80
Dış gövde malzemesi İyi kimyasal dirence sahip sağlam plastik gövde
Koruma sınıfı IP 20
Ön tarafın koruma sınıfı (ayrıca yerleşik versiyon) IP 42
Maks. Alan sayısı VACUU · BUS ® için güç (24V DC) 4 A
Harici güç kaynağının kablo uzunluğu m 2
Arayüz RS 232C
Boyutlar (U x G x Y) mm 144 x 124 x 114
Ağırlık kilogram 0.44
NRTL sertifikası Kanada ve ABD
ATEX onayı II 3 / - G IIC T3 X Dahili Atm. bir tek
Sağlanan öğeler Harici vakum sensörlü vakum ölçer VSK 3000, çalışmaya hazır, kit hortum başlığı DN 6/10 mm, duvar prizi güç kaynağı ve kılavuzu ile.