Rheolaser Crystal, müdahalesiz ölçümü doğru sıcaklık kontrolü ve heterojenite sorunlarının üstesinden gelmek için yeterince büyük numune hacmi (0.05 - 5g) ile birleştiren yenilikçi bir optik yöntemle, heterojen ürünlerde mikroyapı evrimini izlemeyi sağlar. Bu, gıda, kozmetik veya ilaç gibi bitmiş ürünleri ölçmeyi ve proteinlerin, polimerlerin, mumların veya herhangi bir yağlı bileşiklerin geçiş sıcaklıklarını tanımlamayı sağlar.
Rheolaser Crystal, Diffusing Wave Spectroscopy prensibini (DWS) kullanır. Işık, parçacıklar tarafından saçılarak, bir girişim deseni oluşturur (Speckle Image). Bu görüntünün varyasyonu, parçacıkların hareketi ile doğrudan ilişkilidir: ne kadar hızlı hareket ederlerse, Speckle Image da o kadar hızlı değişecektir. Bu varyasyonun matematiksel bir analizi ile, dekorrelasyon fonksiyonları hesaplanabilir ve daha sonra, zamanın veya sıcaklığın bir fonksiyonu olarak karakteristik bir zamanın (τ) elde edilmesi için proses edilebilir.
Ürün, faz geçişi veya herhangi bir başka fiziksel olay gibi bir mikroyapısal değişim gösterdiğinde, 1/τ veya Mikro-Dinamik (Hz) değerleri zaman veya sıcaklığa karşı grafiğe geçirilirse, karakteristik pikler oluşur. Daha sonra, daha kolay bir görselleştirme için sinyal birleştirilebilir, sonucunda Mikro-Dinamik Değişim (%) denen değer elde edilir.
ÖNEMLİ FAYDALARI
ÇOK YÖNLÜ BİR SİSTEM
Formu ne olursa olsun (sıvı, katı, jel…) veya (değerli ürünler için 0.05g'den, heterojen örnekler için 5g'ye kadar) değişen hacimlerde herhangi bir numune analiz edilebilir. Kompleks karışımlar ve karıştırma uyumluluk çalışmaları için bu cihazı kullanın.
NUMUNENİZİ OLDUĞU GİBİ KARAKTERİZE EDER
Müdahalesiz ölçüm ve büyük ve doğrudan örnekleme sayesinde, numunenin yapısına zarar verme veya heterojenlikten dolayı temsili olmayan veriler elde etme riski kesinlikle yoktur. Rheolaser Crystal tüm numunenizi ölçecektir.
HIZLI & DOĞRU ANALİZ
Ürünün doğrudan örneklenmesinden sonra sadece tek tuşla analiz başlatılabilir. Nanometre boyutunda hassasiyeti mümkün kılan optik DWS prensibi, çok hassas bir sıcaklık kontrolüyle birleştiğinde, mikroyapı değişimini izlemek için Rheolaser Crystal'i en hızlı ve en doğru yol yapar.
Teknik Bilgi
Özellik
Açıklama
Sıcaklık aralığı
4 – 90°C
Sıcaklık artış hızı
0.1 – 25°C/min
Numune Hacmi
0.05 – 5 g
Numune formu
Any (liquid, solid, gel…)
Tek kullanımlık numune tutucu
•
Lazer dalgaboyu
650 nm
Boyutlar
47 x 26 x 34 cm
Ağırlık
15 kg
Tavsiye edilen konfigürasyon
Windows 7, 8 or 10, Intel Core i5, 4 Gb RAM, 32/64 bit
Video
0 216 455 43 71 - 72
0 216 455 43 73
info@blgkimya.com
Bilmo Küçük Sanayi Sit.
Aydınlı Mh. Yanyol Cd.
Melodi Sk. No: 2/17 PK 34953
Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE
Kurumsal
Hakkımızda
Kalite Politikamız
Haberler & Etkinlikler
KVKK
İletişim
Bize Ulaşın
İnsan Kaynakları
Diğer
Ürünler
Uygulamalar
Temsilcilikler
Sitemizde, ziyaretiniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni ve Çerez Aydınlatma Metnine erişim için linki tıklayınız.