RigExpert AA-55 ZOOM Bluetooth özellikli Analizör, 60 kHz ila 55 MHz aralığındaki SWR (duran dalga oranı), geri dönüş kaybı, kablo kaybı ve diğer kablo ve anten sistemleri parametrelerini ölçmek için tasarlanmıştır.Yerleşik bir ZOOM özelliği, grafik ölçümlerini özellikle etkili kılar. Bu analizörü kullanarak aşağıdaki görevler kolayca gerçekleştirilebilir: Bir antenin hızlı kontrolü Rezonans için bir anteni ayarlama Belirli bir olaydan (yağmur, kasırga vb.) Önce ve sonra bir antenin özelliklerini karşılaştırmak Koaksiyel saplamalar yapmak veya parametrelerini ölçmek Kablo testi ve arıza yeri, kablo kaybı ve karakteristik empedans ölçümü Reaktif yüklerin kapasitansının veya endüktansının ölçülmesi Frekans aralığı: 0,06 - 55 MHz Frekans girişi: 1 Hz çözünürlük 25, 50, 75 ve 100-Ohm sistemleri için ölçüm SWR ölçüm aralığı: Sayısal modlarda 1 ila 100 , grafik modlarında 1 ila 10 SWR ekranı: sayısal veya analog gösterge R ve X aralığı: sayısal modlarda 0… 10000, -10000… 10000 , grafik modlarında 0… 1000, -1000… 1000 Ekran modları:Tek veya çoklu frekanslarda SWR - SWR, geri dönüş kaybı, R, X, Z, L, C ve tek frekansta faz açısı - SWR tablosu, 100 puan - R, X tablosu, 100 figür - Smith tablosu, 100 figür - Geri dönüş kaybı tablosu, 100 figür - Kablo araçları (kayıp ve karakteristik empedans) İsteğe bağlı açık kısa yük kalibrasyonu. Geçici olmayan bellek: - Ölçüm sonuçlarını kaydetmek için 10 yuva RF çıkışı: - Konektör tipi: UHF (SO-239) - Çıkış sinyali şekli: kare, 0,06 - 55 MHz - Çıkış gücü: +13 dBm (50 Ohm yükte) Güç: - İki adet 1.5V alkalin pil, AA tipi - İki adet 1.2V Ni-MH pil, AA tipi - Max. 4 saat sürekli ölçüm, maks. Tamamen şarj edilmiş piller kullanıldığında bekleme modunda 2 gün - Analizör bir PC'ye veya USB soketli bir DC adaptörüne bağlandığında, bu kaynaklardan güç alır. Arabirim: - 320 × 240 renkli TFT ekran - Su geçirmez tuş takımında 6 × 3 tuşlar - Çok dilli menüler ve yardım ekranları - Kişisel bir bilgisayara USB bağlantısı Bluetooth özellikleri .: Bluetooth Özellikleri v.2.0, Sınıf B Boyutlar: 103 mm x 207 mm x 37 mm (4,1 x x 8,1 x x 1,4 inç) Çalışma sıcaklığı: 0… 40 ° C (32… 104 ° F) Ağırlık: 310 g (10.9 Oz), pilsiz