Bir soğutma sistemi çöktüğünde, kaybedecek zamanımız yoktur. Çünkü her arıza, stoklara önemli ölçüde zarar verebilir. Bu durumda ihtiyacınız olan, testo Akıllı Problar soğutma seti gibi hızlı ve güvenilir bir yardımcıdır.
Sıcaklık ölçümleri için 2 adet kıskaçlı prob, hortumsuz basınç ölçümleri için 2 adet basınç probu ve testo Akıllı Problar mobil uygulaması ile en iyi desteği alırsınız. Basınç probları herhangi bir Schrader valfine, kıskaçlı problar ise 35 mm’ye kadar çaplı herhangi bir boruya uyum sağlar. Basınç ve sıcaklığa ek olarak hızlıca buharlaşma/yoğuşma sıcaklıkları, aşırı kızdırma/aşırı soğutmayla birlikte soğutma sistemini test edebilirsiniz.
Eğer bu 11 maddeye dikkat ederseniz, çok daha verimli çalışırsınız:
Akıllı telefonunuz/tabletinizin Bluetooth’u mutlaka açık olmalıdır.
Her zaman öncelikle testo Akıllı Problar mobil uygula masını, sonrasında kıskaçlı prob ve basınç problarını açın.
Yalnızca bir kereliğine setteki mavi ya da kırmızı etiketleri kullanarak, yüksek basınç ya da düşük basınç halkalarından birini kıskaçlı prob, diğerini basınç probuna tutturun. Bu ileride mobil uygulamadan takip ederken, kıskaçlı prob ve basınç probunun soğutma döngüsü içerisindeki yerlerinin doğruluğuna emin olunması için yapılır.
Doğru sıcaklık değerleri ve farklarını elde edebilmek için her ölçümde mutlaka mobil uygulamadaki soğutucu akışkan seçimini kontrol edin.
Kıskaçlı probların en az 40 mm çaplı boruya, dik olarak takıldığından emin olun. Bu, en doğru şekilde sıcaklık ölçümleri almanızı sağlar.
Basınç problarını elle sıkıştırarak Schrader vanasına vidalayın. Bunun için hiçbir alete ihtiyacınız yoktur.
Kıskaçlı probdaki veya basınç probundaki LED’lerden biri kırmızı renkte yanıp sönerse, piller değiştirilmelidir. Testo 549i’de bu durum yaklaşık 150 saatlik çalışma süresinden sonra, testo 115i’de ise ortalama 250 saatlik çalışma süresinden sonradır.
Hedef aşırı kızdırmayı elde etmek için, mobil uygulamanızdan “Hedef aşırı kızdırma”yı seçin.
Bir soğutma sisteminin soğutma performansını belirlemek isterseniz, soğutma setini 2 nem probu (testo 605i) ve bir hava akış hızı probu (testo 405i) ile genişletin. Bu durumda, mobil uygulamadaki “Soğutma/ısıtma gücü”nü seçin ve bir defalığına probları paylaştırın.
Tüm ölçümleri dilediğiniz yerde pdf, csv (Excel) ya da jpg formatlarında iletebilirsiniz.Telefon bağlantınızın olduğundan ya da WiFi erişiminden emin olun.Ölçüm değerleri iletilmeden testo Akıllı Problar mobil uygulamasını kapatmayın.
Yeni soğutucu akışkanlar; Apple App Store veya Google Play Store’daki güncellemeler olarak kullanılabilir durumdadır.
Ve en iyisi: Eğer test, soğutma döngüsündeki hataları göstermezse, hortumsuz basınç problarını soğutucu akışkan kaybı olmadan sistemden kaldırabilirsiniz. Soğutma döngüsü testten önceki gibi değişmeden çalışmaya devam eder!
Portatif Ölçüm Cihazları kategorisinde yayınlandı	
Yorum yapın
Etiketler: akıllı problar, basınç probu, kıskaçlı prob, soğutma, testo 115i, testo 549i
Nisan Ayının Testo Fotoğrafı Yarışması Kazananı Açıklandı!
May 11
Yazan: testomarcom
Nisan ayı Testo Fotoğrafı yarışmamızın kazananı belli oldu! Zafer Sarı‘yı tebrik ediyoruz. Kendisi bizden 100 TL’lik Carrefour hediye çeki kazandı. Siz de katılın, siz de kazanın 🙂
Duyurular kategorisinde yayınlandı	
Yorum yapın
Etiketler: ayın fotoğrafı, testo, yarışma
Günümüzde soğutma sistemi bakımı
May 4
Yazan: testomarcom
Hala analog soğutma analizörleri ile çalışan servis mühendislerinden biri misiniz? O zaman şu gerçeği siz de biliyorsunuz: soğutma sistemi bakımında çok fazla cihaz kullanılır – kullanılan soğutucuya bağlı olarak, başka bir soğutma analizörü, basınç ve sıcaklık ölçüm cihazı ve daha fazlası. Bu sinirlerinizi bozmuyor mu? Tüm bakım çalışmaları için yalnızca tek bir cihaz kullanılsa, pratik ve inanılmaz derecede zaman kazandırıcı olmaz mı? O halde şimdi günümüzün akıllı ölçüm teknolojisine geçmenin ve Testo’nun mobil uygulama kontrollü soğutma analizörleri hakkında her şeyi öğrenmenin zamanı geldi.
Açıkçası, dijital soğutma analizörleri yeni bir şey değil. Bununla birlikte, yıllardır özel hayatınızı zenginleştiren ve basitleştiren bir aracı, nihayet iş yerinde de kullanabileceksiniz: akıllı telefon ya da tabletinizi. Çünkü Testo sayesinde, mobil uygulamalar artık ölçüm teknolojisine de ulaştı ve günlük görevlerinizi ve işlemlerinizi çok daha kolay hale getirdi. Analogdan akıllı ölçüm teknolojisine yapılan bu değişim, soğutma endüstrisi için özellikle faydalıdır, çünkü basınç ve sıcaklık gibi birçok farklı parametrenin yanı sıra sistemin aşırı ısınması ve aşırı soğutması da burada kontrol edilmelidir. Sadece yüksek ve alçak basınçları belirleyebildiğinden bir analog soğutma analizörünün bu konuda çok fazla yardımcı olamayacağı aşikardır. Zahmetli kullanımı ve sık sık yapılan ölçüm hataları (“Energy Star” ABD kamu kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, soğutma sistemlerinin % 74’ü analog ölçüm teknolojisi kullanılarak hatalı ayarlanmış*) dışında, diğer her görev için ekstra cihazlara ve buna bağlı olarak da daha fazla harcamaya ihtiyaç duyarsınız.
Buna karşın, testo 550 veya testo 557 gibi mobil uygulama kontrolü olan dijital soğutma analizörleri diğer tüm ek cihazlardan size tasarruf ettirir ve onun yerine akıllı telefon ya da tabletinizi çok yönlü verimli bir araç haline getirir. Örneğin, basınç ve sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde ölçebilir veya sıcaklık kompanzasyonlu bir sızdırmazlık testi uygulayabilir ve ölçüm yerinden bağımsız olarak akıllı telefon üzerinden ölçüm değerlerini gerçekten rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Aşırı ısınma ve aşırı soğutma da otomatik olarak görüntülenir.
Veriler, ölçüm protokolünü yazdırarak analiz edilir ve zahmetle bilgisayara kaydedilirken, tüm ölçüm sonuçları şimdi grafiksel olarak görüntülenebilir ve ofis ya da müşterinin e-postasına anında sahadan gönderilebilir. Cihaz üzerinde depolanan en yaygın soğutucu akışkanların listesini, mobil uygulama yoluyla da güncelleyebilir ve genişletebilirsiniz. Çağdaş bir çalışma şekli gibi geliyor değil mi?
Haydi özetleyelim: Testo’nun akıllı ölçüm teknolojisi sayesinde soğutma sistemi bakımı neredeyse WhatsApp mesajları yazmak kadar kolaylaşıyor. Uygulama kontrollü soğutma analizörleri ilave ölçüm cihazlarını gereksiz hale getirir, tüm iş sürecinizi kolaylaştırır ve çok fazla zaman harcayıp çok fazla çaba sarf etmenizi önler. Ve günlük işleriniz nihayet kendi akıllı dünyanızın bir parçası haline gelir.
Ne kadar daha analog soğutma analizörleri ile çalışmaya devam eden servis mühendislerinden biri olacaksınız?
*Kaynak: http://www.energystar.gov
Portatif Ölçüm Cihazları kategorisinde yayınlandı	
Yorum yapın
Etiketler: ölçüm cihazı, bakım, soğutma analizörü, soğutma sistemi, testo, testo 557
Arama
Arama:
Blogu takip et
Email adresinizi ekleyin yeni blog yazıları emailinize otomatik gelsin
Diğer 57 takipçiye katılın	
E-posta Adresi:	
Takip et
Anket
Oylamamıza Katılın
Kategoriler
Baca Gazı Analiz Cihazları
Duyurular
Eğitim
Kalibrasyon
Portatif Ölçüm Cihazları
Sürekli Ölçüm ve Kontrol Sistemleri
Videolar
Termal Kamera
Videolar
Takvim
Mayıs 2017
P
S
Ç
P
C
C
P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
« Nis Ara »
Arşiv
Aralık 2017
Mayıs 2017
Nisan 2017
Mart 2017
Şubat 2017
Ocak 2017
Aralık 2016
Kasım 2016
Ocak 2016
Kasım 2015
Ekim 2015
Eylül 2015
Haziran 2015
Mayıs 2015
Mart 2015
Ocak 2015
Aralık 2014
Kasım 2014
Eylül 2014
Ağustos 2014
Temmuz 2014
Haziran 2014
Mayıs 2014
Nisan 2014
Mart 2014
Şubat 2014
Ocak 2014
Aralık 2013
Kasım 2013
Ekim 2013
Eylül 2013
Ağustos 2013
Temmuz 2013
Haziran 2013
Mayıs 2013
Facebook
Facebook
Ziyaret sayısı
24.498 ziyaret
Testo Kataloglar
Son Yorumlar
Popüler Yazılar
Arşivler
Etiketler
Kategoriler
togel sabtuIt's nearly impossible to find experienced people on this topic, however, you seem like you know wha
testomarcomSuat Bey Merhaba, İlginiz için teşekkür ederiz. Bu yıl Bursa için henüz bir eğitim planlanmadı. Term
Suat AydoğanMerhaba ben fluke un2016 yılında kestirimci bakım için Bursa holiday inn düzenlediği ücretsiz eğitim
sinan günerKazananların Listesi nerdedir acaba?
Online Eğitim: Termografik ölçümler | testolog[…] 1. Giriş […]
Kombi EğitimiSiteniz çok güzel. verdiğiniz hizmetleri sektörde başarılı buluyoruz. kombi eğitim firması olarak ba
testomarcomMerhabalar, www.testokolik.com sitesinden referans kodu kısmına 21D313B104734 kodunu yazarak ilgili
serdarprogramı nasıl indireceğiz tam adı nedir? apple cihazlarında kullanılmıyor mu?
Testo Baca Gazı Analiz Cihazları artık ANDROİD cep telefonlarında! (2)
Online Eğitim: Termografik ölçümler (2)
testo 350-Baca Gazı Analiz Cihazı Uygulama Videosu (1)
Yarışma – Ayın Testo Fotoğrafı (1)
Teoride termografi – 1. Giriş (1)
testo 635 ile Eski Binaları Konuşturun! (1)
Legionella tehlikesinden kurtulun (0)
testo 270 – Kızartma yağı test cihazı kullanım videosu! (0)
Haftanın ürünü: Yüksek sıcaklık uygulamaları için Testo termal kameralar (0)
Haftanın Ürünü! Klima ve havalandırma sistemlerindeki ölçümler, konfor seviyesi ve iç hava kalitesi analizleri için referans ölçüm cihazı: testo 480 (0)
Aralık 2017 (1)
Mayıs 2017 (3)
Nisan 2017 (1)
Mart 2017 (2)
Şubat 2017 (3)
Ocak 2017 (1)
Aralık 2016 (2)
Kasım 2016 (5)
Ocak 2016 (1)
Kasım 2015 (1)
Ekim 2015 (1)
Eylül 2015 (2)
Haziran 2015 (1)
Mayıs 2015 (1)
Mart 2015 (1)
Ocak 2015 (1)
Aralık 2014 (1)
Kasım 2014 (1)
Eylül 2014 (1)
Ağustos 2014 (2)
Temmuz 2014 (2)
Haziran 2014 (2)
Mayıs 2014 (3)
Nisan 2014 (2)
Mart 2014 (4)
Şubat 2014 (9)
Ocak 2014 (6)
Aralık 2013 (1)
Kasım 2013 (10)
Ekim 2013 (3)
Eylül 2013 (4)
Ağustos 2013 (8)
Temmuz 2013 (13)
Haziran 2013 (16)
Mayıs 2013 (4)
320 340 350 android baca gazı bakım bina otomasyon sistemi datalogger elektriksel ölçüm cihazları emisivite eğitim fuar gıda ilaç infrared termometre kalibrasyon kontrol kalemi kızartma yağı kızartma yağı test cihazı laboratuvar nem saveris seminer soğutma sıcaklık termal termal görüntüleme termal kamera termografi tesisat testo testo 270 testo 350 testo 552 testo 745 testo 870 testo 875 testo 885 testo akademi TPM transmiter yalıtım yarışma ölçüm ısıtma uzmanı