Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
Vandmålertilslutning680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 30 ms > 2,5 V i > 1,1 s < 0,5 Hz Nej 25 m Lækstrøm ved funktion åben < 1 µAPulsudgange Terminaltilslutning: Out-C: 16-17 og Out-D: 18-19 via modul PulsværdiType Pulslængde Ekstern spænding Strøm Restspænding Elektrisk isolation Max. kabellængdeVarmemåler: E1 og V1 Kølemåler: E3 og V1 Varme/kølemåler: E1 og E3 Åben collector (OB) Valgbart 32 ms eller 100 ms 5…30 VDC 1…10 mA UCE ≈ 1 V ved 10 mA 2 kV 25 m16Kamstrup A/S • 58101429_E1_DK_05.2017Mekaniske dataMiljøklasse Omgivelsestemperatur Beskyttelsesklasse – Regneværk – Flowsensor Medietemperaturer – Varmemålere 403-V/W – Kølemålere 403-T – Varme-/kølemålere 403-T Medie i flowsensor Lagertemperatur Tryktrin (med gevind)Tryktrin (med flanger) Vægt Flowsensorkabel Tilslutningskabler ForsyningskabelOpfylder EN 1434 klasse A (MID klasse E1) 5…55 °C ikke-kondenserende, lukket rum (indendørs installation)IP54 IP68