Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
TA2 viser den energi, der er forbrugt……over effektgrænsen TL2VIGTIGT: Af hensyn til bagudkompatibilitet er det muligt at deaktivere tarifregister TA4. Derved anvender måleren blot TA2 og TA3, og tariffunktionen fungerer derved som på forgængeren, MULTICAL® 602. TA4 deaktiveres ved at sætte tarifgrænse TL4 lig 0.36Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603Nedenstående tabel angiver, hvilke tariftyper MULTICAL 603 kan konfigureres til, samt hvilke tariftyper der er tilgængelige i de enkelte målertyper.EE= TariftypeFunktionr e å m e m r a Vl2 e p y t r e å Mlr e å m e ø k / - e m r a Vll3 e p y t r e å Mlr e å m e m r a Vl4 e p y t r e å Mlr e å m e ø Kll5 e p y t r e å Mlr e å m e ø k / - e m r a Vll6 e p y t r e å Mlr e å m n e m u o Vll7 e p y t r e å Ml00Ingen tarif aktivIngen funktion11Effekttarif