Title: +135.01=544.001-XS001T_01-Pasientsignal operating_and_installation_instruction_2011.pdf
Detaillierte Anschaltungen der Komponenten siehe Kapitel 5.1076910XE / 04.2011Rufkompaktset3.5 DIP-Schalter Einstellungen (Art.-Nr. 72585B)TOP1O N2314Abb. 4: ElektronikmodulLage des DIP-Schalters (Vorderseite) DIP-Schalter = OFF (werkseitige Einstellung)  DIP-Schalter = ON1O F FAlle internen LED ein1O NAlle internen LED aus2O F FKeine Funktion2O NKeine Funktion3O F FRuhestrombetrieb3O NArbeitsstrombetrieb4O F FPotentialfreier Kontakt (Dauersignal)4O NPotentialfreier Kontakt (taktendes Signal)3.5.1 Steckbrückenposition SteckbrückenpositionAnschaltbeispiel für den Kontakt3 2 1Schließerkontakt potentialfrei (NO)23 2 1Öffnerkontakt potentialfrei (NC)Kontaktbelastbarkeit max. 24 V DC / 1 AAbb. 5: Lage der Steckbrücke auf der Rückseite des Elektronikmodules