Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Infologger (EEPROM)250 infokoder kan udlæses via LogView, heraf kan de seneste 50 infokoder udlæses på målerens displayUr/kalender (med backupbatteri)Ur, kalender, skudårskompensation, skæringsdatoSommer-/vintertid (DST)Urets nøjagtighedDatakommunikationProgrammerbart under landekode Funktionen kan fravælges, så der anvendes ”teknisk normaltid” Mindre end 15 min./år Uden ekstern justering: Med ekstern justering hver 48. time: Mindre end 7 s fra legal tid KMP-protokol med CRC16 benyttes til optisk kommunikation samt til modulerEffekt i temperaturfølere< 10 µW RMSKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202113MULTICAL® 603Intern forsyningsspændingBatteriUdskiftningsintervalMonteret på væg - Monteret på flowsensorBackupbatteri (til realtidsur)NetforsyningIsolationsspændingEffektforbrugBackupforsyningEMC-data143,6 VDC ± 0,1 VDC3,65 VDC, D-celle lithium 3,65 VDC, 2xA celle lithium16 år @ tBAT < 30 °C9 år @ tBAT < 30 °C14 år @ tBAT < 40 °C