Title: 370.011 SV500, 501 Strupeventil STAF.pdf
CE CE 0409*65-150200 250-40050-125 150-400) Anmeldt organ.Byggelengde: Enligt ISO 5752 serie 1 og EN 558-1 serie 1.MåleuttakMåleuttakene er selvtettende. Ved måling løsnes lokket, og målenålen føres inn gjennom det selvtettende måleuttaket.DimensjoneringNår Δp ønsket mengde er kjent, beregn Kv etter formel eller diagram.MålenøyaktighetRattets nullstilling er kalibrert og skal ikke endresAvvikelse av mengde ved forskjellige innstillinger Kurven (ﬁ g 3) gjelder for ventiler montert med spesiﬁ sert strømningsretning og korrekte avstander (ﬁ g 4), og med normale røranslutninger.Fig. 3 DN 20-50± %161412108642000,511,522,533,54 *)) Inställning, antal varv.Fig. 42 D5 D2 D10 DKorreksjon for forskjellige væsker