Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Registrene kan kun nulstilles gennem en totalnulstilling af måleren.90Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6036.5 Registre og opløsning Optalt energi og volumen i tællerstandsregistrene i MULTICAL® 603 vises i normalopløsning i USER loop. Normal opløsning findes i fire niveauer alt efter valgt CCC-kode og flowsensorstørrelse. Opløsningsniveauerne er angivet i forhold til valgte visningsenheder i nedenstående tabel.DisplayNormal opløsningHøj opløsningOpløsnings- niveauMWhGcalkWhGJm3tonkWhl30,00010,10,0010,0010,00010,00120,00110,010,010,0010,0110,010,10,10,010,100,1110,11Tabel 1, Normal og høj opløsning for tællerstandsregistre, afhængig af CCC-kodeEnergiVolumenNormal opløsningHøj opløsningTabel 2, Eksempler på normal og høj opløsningMens måleren er i TEST-mode, gennemføres alle integrationer med 2 sekunders interval, uanset den valgte L-kode.