Title: Sjekkliste Hande.pdf
Tørking og veiing gir kun informasjon om absolutt fukt-6-Lastet ned av Gabriella T. Bastiani, Probea AS 21.03.2019 © SINTEF Byggforsk: Ettertrykk forbudt474.53163 Nøyaktighet 631 Generelt. Målenøyaktigheten ved ulikeinnhold, og i tilfeller der kritisk fukttilstand er knyttet til likevektsfukt, kan konsekvensene av ulike verdier for absolutt fuktinnhold være vanskelig å tolke. Nøyaktig- heten er avhengig av: – vektens nøyaktighet – hvordan prøvestykket er tatt ut av konstruksjonen – hvor representativ prøven er – at prøven ikke får tørke ut før første veiing Store prøvestykker reduserer faren for feilmålinger. Man bør unngå for stor varmeutvikling ved uttak av prøven.fuktnivåer varierer mellom ulike sensorer. Velg egnet sensor til målingen. Påse at måleren er kalibrert for det aktuelle måleområdet. I betong er 75–95 % RF mest aktuelt. Målenøyaktigheten kan være ± 2 % ved 85 % RF og 20 °C. Ved RF over 90 % er målenøyaktigheten dårli- gere.