Title: Sjekkliste Hande.pdf
Motstandsmåling egner seg meget godt til å finne fuk- tigheten i ubehandlet tre. Ulike impregneringer og mo- i varierende difiseringer påvirker måleresultatene grad. Måling i trevirke trykkimpregnert med kobbersal- ter er vist å tilsvare uimpregnert tre, mens målinger i varmebehandlet eller brannimpregnert tre er upåliteli- ge [753].33 Framgangsmåte for fuktsøkMan holder instrumentet inntil overflaten og leser av verdier fortløpende. En undersøkelse av for eksempel en veggflate i våtrom bør alltid starte med en referan- seavlesning på en del av veggen man tror er tørr, for eksempel høyt oppe på veggen lengst unna våte so- ner.Trefuktmålere er også velegnet for søk etter høy fuktighet i mange porøse materialer som sponplater, kryssfiner, trefiberplater, eller gipsplater. Måleverdiene gir da kun en indikasjon på forskjeller i absolutt fukt- innhold. Trefuktmålere egner seg ikke til plater eller limtre som er produsert med elektrisk ledende lim.34 Vurdering av resultater