Title: +038=433.003-OE002._01-Kamstrup 382M Produktblad.pdf
Kamstrup 382M er typegodkendt i henhold til MID (Måleinstrumentdirektiv) for aktiv positiv energi og i henhold til nationale krav for øvrige energityper, hvor det er påkrævet. Godkendelse Typetest i henhold til: – Aktiv energiNormEN 50470-1 EN 50470-3 IEC 62052-11 IEC 62053-21 IEC 62053-23– Reaktiv energi og aktiv energiDiverse Klemrække S0-pulsudgang OBIS/EDIS-koderNorm DIN 43857 DIN 43864 IEC 62056-61Tekniske specifikationerMåleprincip– StrømEnkeltfasede strømmålinger via strømshunt– SpændingEnkeltfasede spændingsmålinger via spændingsdelerNominel spænding Un3x230 VAC -20 % - +15 % (kun for Aron-måleren) 1x230 VAC -20 % - +15 % 2x230/400 VAC -20 % - +15 % 3x230/400 VAC -20 % - +15 %StrømItr - Ib (Imax) Kamstrup 382M Uden bryder 0,25-5(100)A 35 mm²Kamstrup 382M Med bryder 0,25-5(85)A 35 mm²NøjagtighedsklasseNominel frekvens fn Faseforskydning Driftstemperatur Lagertemperatur Kapslingsklasse Beskyttelsesklasse