Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
EnergiE1-E3 E1-E2 E1-E6 E1-E7 E1-E5 E1-E6 E2-E4-E5-dE(ΔE) E1-E7 E4-E5 E1 E3-E4SystemtypeLukket ● ● ● ●Åben● ● ●Flowsensor V1 V2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●t1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●Temperatursensorert2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◌ ●t3◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ●t4◌◌Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202193MULTICAL® 6037.1.3 ApplikationstegningerEnergityperne E1…E16 er beskrevet med applikationseksempler nedenfor.Applikation nr. 1Lukket termisk system med 1 flowsensor❷Varmeenergi: E1 = V1 (t1-t2)k t1:Frem eller t2:Retur❺Køleenergi: E3 = V1 (t2-t1)k t1:Frem eller t2:ReturFlowsensor V1 placeres i frem- eller returløb som valgt under Konfig.Masse: M1 = V1 (Kmass t1) eller Masse: M1 = V1 (Kmass t2) afhængig af programmering af frem/retur.Konfig A = 3 (fremløb) eller 4 (returløb)Applikation nr. 2Lukket termisk system med 2 ens flowsensorer Lækovervågning og Permanent Driftsovervågning (PDO)❷Afregningsenergi: E1 = V1 (t1-t2)k t1:Frem