Title: +038=370.104-OE003T_16-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Produktdatablad.pdf
(før 2017-05) (før 2018-04)HC-003-11 HC-003-21/-31 Åben collector (OB) 5…30 VDC < 10 mA UCE ≈ 1 V ved 10 mA 2 kV 25 mHC-003-11 HC-003-21/-31 Opto FET 1…48 VDC/VAC < 50 mA RON ≤ 40 Ω 2 kV 25 m(efter 2017-05) (efter 2018-04)Kamstrup A/S • 58101515_E1_DK_07.20197ProduktvarianterMULTICAL® 603 typenummerStatiske data Skrives på målerens front 603-X X XX –Dynamiske data Vises i displayet X XX X XX XXType 603- – Regneværkstype Pt100 2-leder Pt100 4-leder Pt500 2-leder Pt500 4-leder Pt500 2-leder Pt500 2-leder Pt500 4-leder Pt500 4-leder Pt500 2-ledert1-t2 t1-t2 t1-t2 t1-t2 t1-t2-t3 t1-t2-t3 t1-t2 t1-t2-t3 t1-t2-t3V1 V1 V1 V1 V1-V2 V1-V2 V1 (24 V aktive pulser) V1-V2 V1-V2M-Bus M-Bus M-Bus M-BusBaggrundsbelyst display M-Bus(kun Mixed fluid)A B C D E F G H MMålertype Varmemåler Varmemåler Varme-/kølemåler Varmemåler Kølemåler Varme-/kølemåler Volumenmåler, varm Volumenmåler, kold Energimåler