Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Divisor 5 (151-32-1)Tabel 5 - Divisor baseret på størrelsesforskellen mellem V1 og V2 - V1 skal være større end V2. Tallet i parentes for hver mulig divisor er CCC-DD-E-konfigurationen af Pulse Divider for V2MULTICAL® bestilles forberedt til flowsensorer med hurtige elektroniske pulser (flowsensor tilslutningstype (connection type) C) og den tilsvarende 1xx CCC-kode, der matcher pulstallet (p/l) i den valgte ULTRAFLOW® V1.128Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6038.5.1Tilslutning af flowsensor med egen forsyningsspændingPulsudgangen fra en flowsensor med egen forsyningsspænding skal altid tilsluttes en opto-isoleret pulsindgang på regneværket. Hermed opnås en støjimmun og driftssikker tilslutning. Det særlige opto-isolerede indgangskredsløb i MULTICAL® 603-G muliggør endvidere tilslutning af lange kabler mellem flowsensor og regneværk (op til 100 m kabel).Figur 7 Opto-isoleret pulsindgang (V1) på MULTICAL® 603-G (PCB 5550-1550)