Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Dette er en flexibel kommunikationsplatform som kan køre både på batteri- og net-forsyning, da man kan konfigurerer sendeintervallerne efter behov.Data kan afsendes til READy eller anden 3rd party løsning. Data fra måleren er krypteret med individuel nøgle.160Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 60311.4.17 HC-003-60: LON TP/FT-10, inputs (In-A, In-B)LON TP/FT-10 modulet er udviklet til brug til kabling med fri topologi. Modulet er kompatibelt med LONWORKS® 2.0 og understøtter kommunikationshastigheder op til 78125 bit/s.LON modulet gør det muligt at aflæse måleren via bygnings- og industriautomatik.11.4.18 HC-003-66: BACnet MS/TP, inputs (In-A, In-B)BACnet MS/TP modulet er udviklet til brug på et RS-485 industrielt netværk. Modulet er kompatibelt med ASHRAE 135/ISO 16484-5 og understøtter kommunikationshastigheder op til 115200 bit/s.BACnet modulet gør det muligt at aflæse måleren via bygnings- og industriautomatik.