Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
MULTICAL® 603 vil i tilfælde af forkert ULTRAFLOW® eller fejl på kommunikation med ULTRAFLOW® X4 vise en statisk informationskode der beskriver den givne fejl, som er opstået (punkt ⑤ i tabellen i afsnit 8.1.1.1). Tabellen herunder beskriver mulige informationskoder og deres betydning.InformationskodeBeskrivelseAfhjælpningKommunikationsfejl på indgang V1.Adskil regneværket, og kontrollér, at ULTRAFLOW® X4 er korrekt monteret i skrueklemmerne for indgang V1. Gentag herefter procedure fra afsnit 8.1.1.1 fra punkt ③.Visningsvarighed 5 sForkert pulstal på indgang V1.Konfigloggen er fuld. Det er ikke længere muligt at udskifte ULTRAFLOW® X4 på indgang V1 til en anden størrelse end den senest loggede størrelse for V1.Visningsvarighed 5 sKommunikationsfejl på indgang V2.Adskil regneværket, og kontrollér, at ULTRAFLOW® X4 er korrekt monteret i skrueklemmerne for indgang V2. Gentag herefter procedure fra afsnit 8.1.1.1 fra punkt ③.Visningsvarighed 5 sForkert pulstal på indgang V2.