Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Måleren har som standard ingen afskæring for lav temperatur og måler dermed ned til 0,01 °C og 0,01 K. Ønskes det, er det muligt at programmere en afskæring for temperaturdifferens (ΔΘ) i området 0,01…2,50 K. Hvis måleren programmeres med en 2,50 K afskæring, vil måleren ikke beregne energi og volumen ved temperaturdifferens under 2,50 K.NB. Afskæring for temperaturdifferens må ikke forveksles med θhc, som fungerer som en grænseværdi for varme- /køleenergimålingen. Se afsnit 7.4.