Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
k-faktor med t2 og V1 i returløbDisplay:t1V1 og t2Se alternativ placering af flowsensor i applikation nr. 1 i afsnit 7.1A-kode = 3k-faktor med t1 og V1 i fremløbDisplay:t2V1 og t1Se applikation nr. 1 i afsnit 7.1KølemålerE3=V1(t2-t1)kA-kode = 4k-faktor med t2 og V1 i returløbDisplay:V1 og t2t1Se alternativ placering af flowsensor i applikation nr. 1 i afsnit 7.14.4 EMC-forhold MULTICAL® 603 er konstrueret og CE-mærket i henhold til EN 1434 Klasse A og C (svarende til elektromagnetisk miljø: Klasse E1 og E2 i Måleinstrumentdirektivet) og kan således installeres i både boligmiljø, let industrimiljø og industrimiljø.Alle signalkabler skal føres separat og ikke parallelt med f.eks. stærkstrømskabler eller andre kabler med risiko for kobling af elektromagnetiske forstyrrelser. Signalkabler føres med mindst 25 cm respektafstand til andre installationer.66Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603