Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Optælling i TA3 og hovedregistrett2 > TL4Optælling i TA4 og hovedregistretVed opsætning af data, skal TL3 altid være større end TL2, og TL4 skal altid være større end TL3.Returløbstemperaturtariffen kan anvendes som grundlag for en vægtet brugerbetaling. En høj returløbstemperatur er udtryk for en utilstrækkelig udnyttelse af varmen og giver dermed dårlig økonomi for varmeleverandøren.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202139MULTICAL® 603EE=19 Tidsstyret tarifDen tidsstyrede tarif anvendes til tidsopdeling af energiforbruget. Hvis TL2 = 08:00 og TL3 = 16:00 og TL4=23:00, vil hele dagens forbrug fra klokken 08:00 til klokken 15:59 opsummeres i TA2, mens aftenens forbrug fra 16:00 til 22:59 vil opsummeres i TA3, og nattens forbrug fra 23:00 til 07:59 vil opsummeres i TA4.TL2 skal have lavere timetal end TL3 og TL3 skal have lavere timetal end TL4.Fra og med TL2 til TL3 Optælling i TA2 og hovedregistret