Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
8.2 Pulsinnganger Pulsinngang A og B benyttes til tilkobling av ekstra målere med enten Reed-bryterutgang eller passiv elektronisk pulsutgang. Minimum pulsvarighet er 30 ms, maks pulsfrekvens er 3 Hz.65 + 66 -67 + 68 -Pulsinngang CPulsinngang DHvis en modul med pulsinnganger er montert på MULTICAL®, konfigureres måleren automatisk for pulsinnganger. Merk at pulstallene (liter/puls) må stemme med de ekstra vannmålerne og konfigureringen av inngang A og B. Etter levering kan konfigurasjonen av inngang A og B endres med dataprogrammet METERTOOL HCW.16Kamstrup A/S • 55122084_A1_NO_07.2017MULTICAL® 6038.3 Pulsutganger Pulsutganger for energi og volum gjøres med darlington optokoblere. Pulsutgangene er tilgjengelige på flere kommunikasjonsmoduler. Maks spenning og strøm til utgangene er henholdsvis 30 VDC og 10 mA.16 + 17 -18 + 19 -Pulsutgang CPulsutgang D