Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
Flere av parameterne til MULTICAL® 603 kan konfigureres på monteringsstedet. Konfigurasjonen utføres ved en SETUP loop som er tilgjengelig så lenge MULTICAL® 603 er i transportstatus*, eller fram til konfigureringen er avsluttet ved at "End Setup" aktiveres. Du kan navigere fra en USER loop til SETUP loop ved å holde den primære tasten aktiv i 5 sekunder, helt til teksten 1-USER vises på displayet. Bruk deretter piltastene til å navigere fram til 3-SETUP og trykk deretter den midtre knappen en gang for å åpne SETUP loop i MULTICAL® 603. Bruk piltastene til å bytte til parameteren du ønsker å endre. Du kan nå disse tastene ved på trykke på den primære tasten. Deretter kan du bytte til de individuelle tallene ved å trykke på piltastene, f.eks. minutter under tid (3-004). Parameteren settes ved at den primære tasten trykkes kort flere ganger. Forlat menypunktet ved å holde den primære tasten aktivert fram til OK vises på displayet. Etter 4 minutter uten at noe av tastene foran på måleren aktiveres vil den gå