Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Midlingsperioden for forskellige filterværdier og integrationsmodi vises i tabellen nedenfor. Bemærk, at responstiden er lig med den valgte integrationsmode (f.eks. 2 s for Fast mode (2 s)), men jo højere en filterværdi er, jo mindre ændring vises der pr. integrationsperiode.Filterværdi Integrationsmode Fast mode (2 s) Fast mode (8 s) Normal mode (32 s) Adaptiv mode (2-64 s)F=12 s 8 s 32 s 2-64 sF=36 s 24 s 96 s 6-192 sF=510 s 40 s 160 s 10-320 sF=1020 s 80 s 320 s 20-640 sVed brug af Fast mode og F=5 beregner måleren midlingsværdien hvert andet sekund baseret på værdier fra de seneste 10 sekunder. Displayet opdateres stadig, og data leveres til kommunikationsmodulerne hvert andet sekund. Fabriksindstillingen er F=5 for målere, der er produceret fra og med juli 2021. Tidligere producerede målere har fabriksindstilling F=3. Hvis der er behov for en anden filterværdi, kan denne værdi ændres ved hjælp af METERTOOL.50Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021