Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstrup Multical_602.pdf
Pulsudgangene CE og CV MULTICAL® 602 har pulsudgange for hhv. energi- og volu- menpulser. Disse er fysisk placeret på topmodulerne 67-0A, 67-0B og 602-0C. CE på klemme 16-17 afgiver en impuls for hver mindst betydende ciffer i energioptællingen på displayet og CV på klemme 18-19 afgiver en impuls for hver mindst betydende ciffer i volumenoptællingen på displayet. Ved ønske om højere opløsning på pulsudgangene vælges en CCC-kode med høj opløsning. Pulsudgange er placeret på de fleste topmoduler.Pulsindgangene VA og VB MULTICAL® 602 har to pulsindgange, VA og VB, til opsamling og fjernopsummering af pulser fra vand- og elmålere. Puls- indgangene er placeret på bundmodulerne. Pulsindgangene VA og VB fungerer uafhængigt af selve var- me-/kølemålingen og er placeret på de fleste bundmoduler.8Kamstrup A/S • 5810938_L1_DK_11.2015KabinetindretningTopmodulLedningsaflastningStikforbindelse mellem top og bundPulsudgange (CE og CV)Tilslutningsklemmer til strømforsyning/batteri