Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6031 På denne CCC-kode neddeles antallet af pulser på pulsudgangene med en faktor 10 ved valg af PP-kode 95 (32 ms) og 96 (100 ms). Antallet af pulser neddeles ikke ved valg af PP-kode 94 (10 ms). NB: CCC = 201…205 var i MULTICAL® 602 7 cifre, men i MULTICAL® 603 er de alle ændret til 8 cifre. CCC = 206 fandtes kun i MULTICAL® 801, men findes nu også i MULTICAL® 603.3.2.3.5 ULTRAFLOW® II, 65-SRT og X4Antal decimaler i displayCCCqpImp./L7/8 cifrekWhMWh GcalGJm3 tonl/hm3/hkWMWConnection type1160,63007032201C-P1840,63007143301C-P2840,63008143301C-P1191,51007032201C-P1071,51007143301C-P2071,51008143301C-P1982,5607032201C-P298 12,5608143301C-P