Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstrup Multical_602.pdf
EMC data Temperaturmåling Følerindgange T1, T2, T3 – Måleområde Temperatur T3, T4 – Preset område Maks. kabellængder – Pt100, 2-leder– Pt500, 2-leder– Pt500, 4-leder0,00…185,00 °C0,01…180,00 °C2 x 0,25 mm²: 2,5 m 2 x 0,50 mm²: 5 m 2 x 0,25 mm²: 10 m 2 x 0,50 mm²: 20 m 4 x 0,25 mm²: 100 mKamstrup A/S • 5810938_L1_DK_11.201511Elektriske dataFlowmåling V1 og V2EN 1434 pulsklasse Pulsindgang Puls ON Puls OFF Pulsfrekvens Integrationsfrekvens Elektrisk isolation Max. kabellængdeULTRAFLOW® V1: 9-10-11 og V2: 9-69-11 IC 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 0,5 msek. > 2,5 V i > 10 msek. < 128 Hz < 1 Hz Nej 10 mReed kontakter V1: 10-11 og V2: 69-11 IB 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 100 msek. > 2,5 V i > 100 msek. < 1 Hz < 1 Hz Nej 25 m24 V aktive pulser V1: 10B-11B og V2: 69B-79B (IA) 12 mA ved 24 V < 4 V i > 3 msek. > 12 V i > 10 msek. < 128 Hz < 1 Hz 2 kV 100 m