Title: Sjekkliste Hande.pdf
474.531for kalibrering. Ved rekalibrering av sensorer bør det kalibreres ved minst to RF-nivåer som er innenfor in- strumentets bruksområde.elt viktig å sikre at hullet ikke fører til endrede uttør- kingsforhold rundt målepunktet, det vil si at både side- veggene og toppen av hullet må være fullstendig damptette. Se [755].655 Måling av RF i uttatte prøvebiter. I stedet for en felt- måling med usikre temperaturforhold kan man pigge ut flak av betongen, dele dem forsiktig opp i mindre bi- ter og legge dem i en tett og liten beholder (reagens- glass eller tette plastposer) som man tar med seg. Deretter måler man ved noenlunde samme temperatur som brukstemperaturen, det vil si temperaturen i konstruksjonen under bruksforhold. Luftvolumet rundt bitene må være så lite som mulig, også under trans- port.67 Korrigering og usikkerhetsberegning