Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
4.2 Veggmontering MULTICAL® monteres rett på enhver jevn vegg. Veggmonteringen krever at du benytter en veggbrakett som du kan få kjøpt som tilbehør til MULTICAL®. Bruk veggbraketten som en mal, og merk av og bor to 6 mm hull i veggen. Deretter monterer du veggbraketten med de vedlagte skruene og rawl-pluggene. Monter MULTICAL® på veggbraketten ved å skli regneverket ned i braketten på samme måte som ved en kompakt montering.51Kamstrup A/S • 55122084_A1_NO_07.201711MULTICAL® 6035 Elektriske tilkoblinger5.1 Montering av temperaturfølerne Temperaturfølerne er koblet til MULTICAL® via tilkoblingskortet. I henhold til målertypen brukes terminalnumrene i tabellen for tilkobling av temperaturfølerne.2-tråds4-trådsSensor Terminalnummer Terminalnummer51 5t16 76 2 3 7t28 518 4t3525.2 Tilkobling av ULTRAFLOW® ULTRAFLOW® kobles til MULTICAL® via tilkoblingskortet ved hjelp av terminalnumrene i tabellen.9 + 10 Sig 11 -LedningRød Gul BlåULTRAFLOW®V19 + 69 Sig 11 -