Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
Infokoder MULTICAL® 403 overvåger konstant en række vigtige funktioner. I tilfælde af alvorlige fejl i målesystemet eller i installationen vil der fremkomme et blinkende ”INFO” i displayet. ”INFO”- feltet blinker, så længe fejlen er til stede, uanset hvilken visning der vælges. ”INFO”-feltet slukkes automatisk, når fejlen er udbedret. Foruden ”INFO”-feltet har måleren en visning af den aktuelle infokode. I MULTICAL® 403 er infokoden opdelt, så hvert ciffer er bundet op på et af målerens delelementer. Nedenfor er infokodestrukturen vist sammen med et eksempel på en infokode.DisplaycifferBeskrivelse12345678Info 1 2 9t1t20V10In-AIn-BForsyningsspænding mangler * Lavt batteriniveau Ekstern alarm (f.eks. via KMP)12912 9t1 over måleområde eller frakoblet t2 over måleområde eller frakoblet t1 under måleområde eller kortsluttet t2 under måleområde eller kortsluttet Ugyldig temperaturdifferens (t1-t2)3 4 68 98 9