Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Varmeenergi: E2 = V2 (t1-t2)k t2t3 er målt eller programmeret.Masse: M1 = V1 (Kmass t1) Masse: M2 = V2 (Kmass t2)Konfig A = 3 (fremløb) eller 4 (returløb): Har ingen indflydelse på E2, E4 og E5Applikation nr. 8Varmtvandskedel med cirkulationTotalt forbrug: E1 = V1 (t1-t2)k t2Cirkuleret forbrug: E7 = V2 (t1-t3)k t3Masse: M1 = V1 (Kmass t2) Masse: M2 = V2 (Kmass t3)*LV: Varmt brugsvand LVK: Varmecirkulation KV: Koldt vandKonfig A = 4 (returløb)M2 = V2 (Kmass t3). V2 massekorrigeres med t3 ved valg af speciel DDD-kode.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202197MULTICAL® 60398Applikation nr. 92 kølekredse med fælles fremløbKøleenergi #1: E4 = V1 (t1-t3)k t1Køleenergi #2: E5 = V2 (t2-t3)k t2Masse: M1 = V1 (Kmass t1) Masse: M2 = V2 (Kmass t2)Konfig A = 3 (fremløb) eller 4 (returløb): Har ingen indflydelse på E4 og E5Applikation nr. 10Energi i varmt brugsvandTappevandsenergi: E1 = V1 (t1-t2)k t1