Title: Sjekkliste Hande 2.pdf
Det fins også målere som måler duggpunktet i luft ved å registrere ved hvilken temperatur det oppstår kondens på et kjølt speil. Slike målere kan lages svært nøyaktige og med god stabilitet over tid, også ved må- linger over 95 % RF. De er imidlertid mindre brukt fordi de er kostbare og mindre praktiske i bruk.65 Framgangsmåte for måling av RF i betong 651 Plassering av målepunkter. Vanligvis er det nok med ett prøvested per konstruksjon med samme støpetids- punkt og uttørkingsforhold, med en øvre grense på 500 m2 for hvert måleområde. Ved kun én større støpeetappe i et byggeprosjekt bør man ha minst tre prøvesteder.