Title: Sjekkliste Hande.pdf
Selv temperaturforskjell på mindre enn 1 °C kan gi uakseptable avvik i målt RF. Eksempel: Temperaturen i et gulv er 16,5 °C, mens romlufta er 20 °C. På grunn av varmeledning leses det av 88 % RF og 17 °C i målehullet. Korrekt RF kan beregnes til 90,7 %, se Byggdetaljer 421.132.6 RF-målere61 Prinsipp og egenskaperDe fleste RF-målerne måler kapasitans eller resistans, enten i en hygroskopisk polymerfilm, eller i en hygro- skopisk elektrolytt. Både kapasitans og resistans i po- lymerfilmen/elektrolytten endrer seg i takt med RF i lufta.