Title: +038=433.003-OE002._01-Kamstrup 382M Produktblad.pdf
% %i il l j j e e F F0,10,1Cos(phi) = 1Cos(phi) = 0,5 ind.%il j e F%il j e F0,10,1I=Itr, Cos(phi)=1I=10 Itr, Cos(phi)=1I=Imax, Cos(phi)=10,30,30,50,5708011090 Spænding i % af Un Spænding i % af Un11540 -25 -10523TemperaturTemperatur405570% %i i l l j j e e F F0,50,30,10,1Påvirkning fra frekvensvariation Påvirkning fra frekvensvariationI=0,1In, Cos(phi)=1I=0,5Imax, Cos(phi)=1MPE (Maximum Permissible Error) Error composed of: – current load – voltage variation – frequency variation – temperature variation0,30,598 102 Frekvens i % af fn Frekvens i % af fnI=0,5Imax, Cos(phi)=0,5 ind.Kamstrup A/S • 58101155_E1_DK_06.20169InstallationTilslutningsdiagram Tilslutningsdiagram fremgår på målerens front.3-faset, 4-leder3-faset, 3-leder (Aron)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12L1 L2 L3 NL1 L2 L3 NS0P+ - 21+ 20S0P+ - 21+ 20Retningslinjer for sikkerhed og installation