Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Offsetjusteringen vil ikke være programmeret ved levering af måleren, da måleren ikke leveres med påmonterede temperaturfølere. Offsettet skal derfor programmeres efter levering via målerens SETUP loop (se afsnit 6.3) eller via METERTOOL HCW. Se Teknisk Beskrivelse for METERTOOL HCW (5512-2096).NB. Afhængig af målerens konfiguration kan offsetjusteringen være deaktiveret, og menupunktet i SETUP loop vil i dette tilfælde vise ”OFF”.Udskiftes temperaturfølerparret på en måler med offsetjustering, anbefales det at korrigere offset, så det matcher det nyligt tilsluttede følerpar. Alternativt bør man justere offset til 0,00 K, hvormed funktionaliteten er slået fra og ikke bidrager til en uhensigtsmæssig forøgelse af fejlen ved absoluttemperaturmålingerne.Det er muligt at justere temperaturføleres offset (tr0) i intervallet -0,99…0,99 K i henhold til målerens godkendelse.