Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Energi ved P>TL2 lagres i TA2, og energi ved Q>TL3 lagres i TA3EE=00 Ingen tarif aktivHvis tariffunktionen ikke ønskes anvendt, vælges opsætningen til EE=00.Tariffunktionen kan dog på et senere tidspunkt gøres aktiv ved en omkonfiguration vha. METERTOOL HCW. Se Teknisk Beskrivelse for METERTOOL HCW (5512-2096).EE=11 Effektstyret tarifNår den aktuelle effekt (P) er større end TL2, men mindre end/lig med TL3, tælles energien i TA2 parallelt med hovedregistret. Bliver den aktuelle effekt større end TL3, men mindre end/lig med TL4, tælles energien i TA3 parallelt med hovedregistret. Bliver den aktuelle effekt større end TL4, tælles energien i TA4 parallelt med hovedregistret.P ≤ TL2Kun optælling i hovedregistretTL3 ≥ P > TL2Optælling i TA2 og hovedregistretTL4 > TL3 > TL2TL4 ≥ P > TL3Optælling i TA3 og hovedregistretP > TL4Optælling i TA4 og hovedregistretVed opsætning af data skal TL3 altid være større end TL2, og TL4 skal være større end TL3.