Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
MULTICAL® 62 er konstrueret med henblik på hurtig og enkel installation samt lang og pålidelig drift hos vandforbrugeren. Skulle der imidlertid opstå et driftsproblem med måleren, kan nedenstående skema anvendes i fejlsøgningen. Ved evt. reparation af måleren kan det kun anbefales at udskifte dele som batteri og kommunikationsmoduler. Alternativt bør hele måleren udskiftes. Større reparationer kan kun foretages hos Kamstrup A/S. Før måleren indsendes til reparation eller kontrol, anbefales det at gennemgå nedenstående fejlmuligheder for at afdække den mulige årsag:symptomMulig årsagForslag til korrektionIngen opdatering af displayværdiSpændingsforsyning manglerSkift batteri eller kontrollér netforsyningIngen funktion på displayet (blankt display)Spændingsforsyning manglerSkift batteri eller kontrollér netforsyning. Er der 3,6 VDC på klemme 60(+) og 61(-)?Hvis ”INFO” = 1Forsyningsspænding har været afbrudtInfokoden rettes automatiskIngen opsummering af volumen (m3)