Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021139MULTICAL® 6039.6 ø6,0 mm lommeføler med tilslutningshoved ø6 mm i EN1434-2. Både temperaturføleren og den tilhørende følerlomme er vist på Figur 10. Temperaturføleren har diameter ø6 mm, og for enden af temperaturføleren er monteret et tilslutningshoved i aluminium af typen DIN Form B. De forskellige indbygningslængder EL fremgår af tabel 7. Temperaturføleren kan leveres både som Pt100 og som Pt500, og ved montering i den tilhørende følerlomme er den godkendt til at blive brugt i temperaturområdet 0-180 grader og i PN 40-anlæg.lommeføler med tilslutningshoved er konstruereti henhold til anvisningerne