Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Energiberegninger og -registre E1 og E3MULTICAL 603 beregner energi ud fra formlen i EN 1434-1, hvori den internationale temperaturskala fra 1990 (ITS- 90) og en trykdefinition på 16 bar anvendes.Energiberegningen kan i forenklet form udtrykkes som: Energi = V x ∆Θ x k. Regneværket beregner altid energi i [Wh], hvorefter den omregnes til den valgte måleenhed.E [Wh] =V x ∆Θ x k x 1000E [kWh] =E [Wh] / 1.000E [MWh] =E [Wh] / 1.000.000E [GJ] =E [Wh] / 277.800Ver det tilførte (eller simulerede) vandvolumen i m3∆Θer den målte temperaturdifferens: Varmeenergi (E1) ∆Θ = fremløbstemperatur – returløbstemperaturKøleenergi (E3) ∆Θ = returløbstemperatur – fremløbstemperaturSåvel i displayet som under dataaflæsningen er de enkelte energityper entydigt definerede, f.eks.Varmeenergi: E1 = V1(t1-t2)kKøleenergi: E3 = V1(t2-t1)kker vandets varmekoefficient, der beregnes ud fra formlen i EN 1434 og OIML R75-1:2002.Til kontrolberegning kan Kamstrup A/S levere en energiberegner:100