Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Spændingsforsyning mangler.Skift batteri eller kontrollér netforsyning. Er der 3,6 VDC på forsyningsstikket?Ingen opsummering af energi (f.eks. MWh) og volumen (m3).Aflæs “INFO” på displayet.Tjek den fejl, som infokoden angiver (se afsnit 7.7)Hvis “INFO” = 00000000Tjek, at flowretningen passer med pilen på flowsensoren.Hvis “INFO” = xXxxxxxx, xxXxxxxx eller xXXxxxxx.Konsultér ”INFO”-oversigten (afsnit 7.7), og tjek temperaturfølerne. Ved defekter udskiftes følersættet.Opsummering af volumen (m3), men ikke af energi (f.eks. MWh).Aflæs “INFO” på displayet.“INFO” = x99xxxxx betyder ugyldig temperaturdifferens (t1-t2)Frem- og returløbsfølerne er ombyttede, enten i installationen eller i tilslutningen.Montér følerne korrekt.Varme-/køleafskæringen θhc er konfigureret til en for lav værdi.Rekonfigurér θhc til en passende værdi, eller konfigurér θhc til 250 °C, hvorved afskæringsfunktionen frakobles.Forkert opsummering af volumen (m3)Fejlagtig konfigurering af pulsværdi