Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
NB. For specifikationer på tidligere udgaver af pulsudgange, se ”Elektriske Data” i afsnit 2.4.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 60353MULTICAL® 603Pulsudgangene konfigureres som en del af målerens konfigurationsnummer via PP-koden. Ved bestilling konfigureres PP-koden som standard til 95 (medmindre andet er oplyst af kunden). I tabellen nedenfor vises mulige PP-koder. Standardkoden 95 er markeret med grøn. Det er muligt at omkonfigurere PP-koden ved hjælp af METERTOOL HCW. Se Teknisk Beskrivelse for METERTOOL HCW (5512-2096).Pulsudgange C og DPP-kodePulstransmitter/dividerOut-C: V1/4 (5 ms) Out-C: V1/1, Out-D: V2/1 (3,9 ms) Out-C: V1/1 (3,9 ms) Out-C: V1/4 (22 ms)73 80 82 83Tællerstandsregistre 10 ms 32 ms 100 ms (0,1 s)94 95 96Styret udgang via datakommandoerStyret udgang99Pulstransmitter/-divider