Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Tilslutningsprint med mulighed for V1 og V2 kan både modtage pulser fra elektroniske og mekaniske flowsensorer. Dette giver mulighed for tilslutning af næsten alle typer af flowsensorer med pulsudgang. For flowsensorer med 24 V aktiv pulsudgang, se afsnit 8.4.① ULTRAFLOW® (se afsnit 8.1)② Reed-/relækontakt (se afsnit 8.2)③ Transistor(se afsnit 8.3)8.1 ULTRAFLOW® (Connection type 1-2-7-8) Kamstrups ULTRAFLOW®-flowsensorer er forsynet fra regneværket og tilsluttes efter nedenstående tabel. Strømforbruget for ULTRAFLOW® er meget lavt og er samtidig afstemt med de angivne batterilevetider for MULTICAL® 603, se afsnit 10.4.Kabel ULTRAFLOW®Skrueterminaler V1Skrueterminaler V2Rød (3,6 VDC)99Gul (Signal)1069Blå (GND)1111Til ULTRAFLOW® anvendes CCC-kode 1xx, 4xx og 5xx.122Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6038.1.1 Auto Detect af ULTRAFLOW® X4