Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
Tryktrin:Mekanisk miljø: Elektromagnetisk miljø:Klimatisk miljø:MID = MåleInstrument Direktivet 2004/22/EF.2. InstallationFor at forebygge kavitation skal modtrykket i flowdelen være mindst 1,5 bar ved Q3 og mindst 2,5 bar ved Q4 (størrelse af Q3 og Q4, se label på flowdelen). Måleren må ikke udsættes for tryk lavere end omgivelsestrykket (vakuum). Tryktrin er PN16 for gevindmåler og PN25 for flangemåler, se mærkning. Mærkning af flowmålere dækker ikke medleveret tilbehør. Der er ingen krav til lige indløb eller udløb for at overholde MID. Kun i tilfælde af kraftige flowforstyrrelser før måleren vil en lige indløbsstrækning være nødvendig.