Title: Manual - a-collection 3-fase måler.pdf
1 – 6: Tverrsnitt 2,5-16 mm2, moment 2,8 Nm 7 – 12: N: tverrsnitt 1,5 mm2, moment 0,4 Nm Front: IP51, terminaler: IP20 Se ﬁ g. 19.Rengjøring Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre instrumentdisplayet. Ikke bruk løse- midler eller slipemidler.SERVICE OG GARANTI Ved funksjonsfeil, svikt eller for å be om garantiinformasjon, kontakt AHLSELL-forhandleren eller distributøren i ditt land.FI: Ominaisuudet Sähköiset tekniset tiedot Syöttöjännite Kulutus Perusvirta Enimmäisvirta (jatkuva) Vähimmäisvirta Käynnistysvirta Toimintajännite Taajuus TarkkuusluokkaOma jännitelähde (mitatun jännitteen kautta) ≤ 1 W, ≤ 10 VA 5 A 65 A 0,25 A 0,02 A AV2: 208-400 V L-L ac (verkkojännite) 50Hz; Pätöenergia: Luokka 1 (EN62053-21) / Luokka B (EN50470-3) Loisenergia: Luokka 2 (EN62053-23)Ympäristötekniset tiedot Käyttölämpötila Varastointilämpötila Suhteellinen kosteus: Käyttöympäristö–25 ... +55 °C –30 ... +80 °C 0–90 %, tiivistymätön 40 °C:ssa). Tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.