Title: +135.01=370.004-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Varje år på avräkningsdagen lagrar integreringsverket mätaravläsningarna för värmemängd, volym, tariffregistret, feltid och flödesmätningstid samt aktuellt max. värde för flöde, effekt, temperaturdifferens, fram- och returledningstemperatur med tillhörande datumangivelse.Varje månad på avräkningsdagen lagrar integreringsverket mätaravläsningarna för värmemängd, volym, tariffregistret, feltid och flödesmätningstid samt månadsvisa max. värden för flöde, effekt, fram- och returledningstemperatur med tillhörande datumangivelse, upp till 60 månader.Som standardtid gäller den medeleuropeiska tiden (CET). Vid aktiverad sommartid sker lagringen vid motsvarande tid. Föregående årsliga och månadsvisa värden kan också avläsas via det optiska samt 20 mA gränssnittet.Mätaren utför automatiskt löpande självdiagnoser och visar om fel uppstår.FelkodFelAnvisningar för serviceFL nEGFel flödesriktningKontrollera flödes- eller installa- tionsriktning; korrigera detta vid behov