Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Medietemperatur for varme-/kølemåler:2…130 °C med regneværket monteret på væggenAnlægstryk ULTRAFLOW®:1,0…16 bar for gevindmålere1,0…25 bar for flangemålereElinstallationer MULTICAL® 603 kan leveres med både 24 VAC og 230 VAC forsyningsmoduler. Nettilslutningen af forsyningsmodulerne foretages med et to-lederkabel uden beskyttelsesjord. Anvend et kraftigt tilslutningskabel med en yderdiameter på 5-8 mm og sørg for korrekt afisolering samt kabelaflastning i måleren. Det skal sikres at hele installationen overholder gældende regler, tilledningen til måleren og/eller sikkerhedstransformatoren må aldrig forsikres med større sikring end tilladt. I tvivlstilfælde anbefales det at søge rådgivning hos en autoriseret el-installatør, se mere om forsyningsmuligheder i afsnit 10.Service Der må hverken foretages svejsning eller frysning i varmeanlægget, mens ULTRAFLOW® er monteret. Før arbejdet påbegyndes, skal ULTRAFLOW® demonteres. Hvis måleren er netforsynet, skal forsyningen afbrydes.