Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
Bemærk, at valg af integrationsmodus ”Fast mode” vil reducere batterilevetiden. Se den tekniske beskrivelse for yderligere detajler. 3,0 VDC, BR-celle lithium 230 VAC +15/-30 %, 50/60 Hz 24 VAC ±50 %, 50/60 Hz 3,75 kV < 1 W Indbygget SuperCap eliminerer driftsstop ved kortvarige netudfald (kun forsyningsmoduler type 7 og 8) Opfylder EN 1434 klasse A (MID klasse E1)Kamstrup A/S • 58101429_E1_DK_05.201715Elektriske dataTemperaturmålingt1 Fremløbstemperaturt2 Returløbstemperatur∆Θ (t1-t2) Varmemåling∆Θ (t2-t1) Kølemålingt5 Forudindstillet til A1 og A2Måleområde 2-leder, Pt100 (403-V) 2-leder, Pt500 (403-W/T) Offsetjustering0,01…185,00 °C± 0,99 KMaks. kabellængder (maks. ø6 mm kabel) Pt100, 2-leder2 x 0,25 mm²: 2,5 m 2 x 0,50 mm²: 5 m 2 x 1,00 mm²: 10 mPt500, 2 -leder 2 x 0,25 mm²: 10 m 2 x 0,50 mm²: 20 mPulsindgange Terminaltilslutning: In-A: 65-66 og In-B: 67-68 via modul Pulsindgang Puls ON Puls OFF Pulsfrekvens Elektrisk isolation Maks. kabellængde Krav til ekstern kontakt