Title: Sjekkliste Hande.pdf
68 Feilkilder og begrensningerKorrekte målinger avhenger av stabile måleforhold og likevekt mellom materiale og sensor. Små temperatur- variasjoner i materialet, temperaturavvik mellom sen- sor og materialet det måles i, eller utettheter som fører til opptørking, er vanlige feilkilder som det kan være vanskelig å eliminere helt. Skal man beregne fuktighet etter legging av tett belegg ved å måle på ett enkelt punkt, forutsettes det at fuktfordelingen i betongen er som i fig. 652 a og b. Hvis fuktigheten er annerledesRF-sensor kan kontrolleres i kammer over en mettet løsning av et egnet salt. For RF-sensor som skal bru- kes til måling i betong benyttes kaliumklorid, som gir RF 85 % ved en temperatur på 20 °C. Man bør jevnlig kontrollere at sensoren har akseptabelt avvik og drift. NS 3511 krever egenkontroll hver måned, eller før hver måling.Leverandører av RF-målere har saltløsninger til bruk9-Lastet ned av Gabriella T. Bastiani, Probea AS 21.03.2019 © SINTEF Byggforsk: Ettertrykk forbudt474.531