Title: Sjekkliste Hande.pdf
TrinnFramgangsmåte1Bor et hull til riktig dybde, se pkt. 652, og med diameter tilpasset hylsa og RF-instrumentet. Ikke bruk vann ved boringen.2Fjern støvet fra hullet med støvsuger.3Plasser en hylse som passer instrumentet og som gir god tetting mot hullet ned til riktig måledybde. Kontroller tet- ning mot bunnen av målehullet. For å unngå uttørking må målehullet tettes etter boring og rengjøring.4Tett toppen av målehylsa, og vent i minst tre døgn. Dersom leverandøren kan dokumentere at sensoren tåler nær 100 % fuktighet i minst tre døgn uten at det oppstår unøyaktigheter i avlesning, kan dette punktet sløyfes.5Plasser sensorenheten nedi hylsa og tett mellom sensor- enheten og hylsa. Man må sørge for at instrumentet får stå i fred og ikke blir skadet i måleperioden.6