Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
Rød Gul BlåV25.3 Kabelforlengelesboks Hvis det er nødvendig med en kabel som er lengre enn 10 m mellom MULTICAL® og ULTRAFLOW®, er det ved lengder mellom 10 og 30 m å bruke en kabelforlengelsesboks. Se mer informasjon i dokument 5512-2008.5.4 Elektrisk tilkobling av Pulse Transmitter Hvis ULTRAFLOW® 54 brukes sammen med tredjeparts utstyr, må den kobles gjennom en Pulse Transmitter eller Pulse Divider. Se instruksjon 5512-1387 for mer informasjon.12Kamstrup A/S • 55122084_A1_NO_07.2017MULTICAL® 603Flowmåler10 + 11 -V169 + 11 -V2Noen typer MULTICAL® kan kobles til andre flowmålere med en 24 V aktiv pulsutgang ved hjelp av terminalnumrene i tabellen. Vær oppmerksom på korrekt tilkobling av + og -.10B + 11B -FlowmålerV15.6 Tilkobling av strømforsyning