Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
5.1.5 Analog udgang, type 67-00-23 Modulet har to aktive analoge udgange, der begge kan konfigureres til 0…20 mA eller til 4…20 mA. Envidere kan udgangene konfigureres til en ønsket måleværdi, samt til ønsket områdeskalering. Alle værdier på de 2 analoge udgange opdateres hvert 10. sekund. Modulet skal monteres i MULTICAL® 62 og spændingsforsynes med 24 VAC. Konfiguration foretages via ”Base module” menu i METERTOOL. Se installationsvejledning 5512-369 (DK-GB-DE).5.1.6 Lon Works, type 67-00-24 LonWorks modulet anvendes til dataoverførsel fra MULTICAL® 62 enten til dataaflæsning/registrering eller reguleringsformål via Lon-Bussen. Modulet skal spændingsforsynes med 24 VAC. For Netværksvariabel liste (SNVT) og yderligere oplysninger om LonWorks modulet henvises til datablad. Se installationsvejledning 5512-396 (DK) eller 5512-403 (GB).