Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
5.2.4 Type 602-0C: 2 pulsudgange for CE og CV Dette topmodul har 2 konfigurérbare pulsudgange, som er velegnet til volumen- og energipulser for varmemålere, kølemålere og kombinerede varme/kølemålere. Pulsopløsning følger displayet (fastsat i CCC-koden). F.eks. CCC=119 (qp 1,5): 1 puls/kWh og 1 puls/0,01m3. Pulsudgangene er optoisolerede og tåler 30 VDC og 10 mA. Typisk tilsluttes energi (CE) på 16-17 og volumen (CV) på 18-19, men andre kombinationer kan vælges via PC-programmet METERTOOL som også anvendes til at vælge 32 eller 100 msek. i pulsbredde.6. Efterinstallation af modulerBåde topmoduler og bundmoduler til MULTICAL® 62 leveres også separat til efterinstallation. Modulerne leveres færdigt konfigurerede og klar til isætning. Nogle af modulerne har imidlertid behov for individuel konfigurering efter installationen, og dette kan udføres med METERTOOL.Topmodul RTC + dataudgang + timedatalogger RTC + M-Bus