Title: 32 Manometer.pdf.pdf
Mätsystem/Material Mediaberörda delar av kopparlegering.Tryckgränser För respektive mätsystem, se tabell sid. 1.NV. 145 4Verk Mässing.2x-1010-50ISO-G 1/4 BSkala Vit skala av plast med anslagsstift.Ø50B 4 / 1 G - O S204 1 V N.28Gradering Mätaren levereras i standardutförande graderad i Pascal med hjälp- besiffring i Bar. Se tabell sid. 1 för standard skalområden.Onoggrannhet Max. avvikelse +-2,5% av skalområdet.2x-1011-50Ø6328Belastningsförmåga Tillåten belastning75% vid stabilt arbetstryck, 67% vid variabelt arbetstryck 100% av skalområdet, kortvarigtÖverbelastningKapsling Hus av svart ABS-plast med snäppglas.NV.14Glas Akrylglas.Montering Se tabell och vidstående figur.ISO-G 3/8 B2x-1010-63Anslutning Standard G 1/4 B.Ø632028B 4 / 1 G - O S4 1 . V NArbetstemperatur -40°C till +50°C.2x-1011-63Brannan AB Box 503, S-565 28 Mullsjö Tel 0392-377 00 Fax 0392-377 10 E-post rexotherm@brannan.se