Title: +135.01=370.001-OE401T_01-320 Betjeningsinnstruks energimåler UH306-110b.pdf
før valgte skæringsdato igen. Med et tryk på LCD-tast 1 kan den næste skæringsdato vælges.Serviceløkke 4 ("LOOP 4") I serviceløkke 4 vises enhedens parametre. Med LCD-tast 2 kaldes visningerne frem efter hinanden.FejlmeldingerVarmetælleren udfører kontinuerligt en selvdiagnose og kan således vise forskellige fejl. Ved fejlmeldingen F0 er gennemstrømningsmåling ikke mulig, f.eks. på grund af luft i volumen- måledelen. Varmeanlægget skal udluftes omhyg- geligt. Ved fejlmeldingen F4 skal batteriet udskiftes. Ved fejlmeldingerne F1, F2 eller F5, F6, F8 er temperaturfølerne defekte. Meldingerne F3, F7, F9 indikerer en defekt ved elektronikken. I alle disse tilfælde skal service kontaktes.Ultralyd-varmemåler UH50BetjeningsvejledningUH 306-110bside 2 / 3