Title: +135.01=370.003-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Vid montering av kylmätare eller kombinerad värme/kylmätare, ska den svarta kåpan på flödesmätaren placeras riktad åt sidan eller nedåt för att undvika kondensbildning. Dykröret ska också monteras riktad åt sidan eller peka nedåt. Integreringsverket ska monteras separat från flödesmätardelen (t.ex. på väggen). Kontrollera att kondensvatten inte kan rinna längs de anslutna kablarna, in i integreningsverket (bildar en slinga neråt).Kåpa på flödesmätardelenTillåtna monteringslägen vid kylmätareUltraljudsmätare för värme och kyla UH50..CE2N5324sv 2015-09-16IntegreringsverkStrömförsörjningAutomatisk avkänning av spänningskällaNätmodulerBatteriBatterilivslängdSiemens Building TechnologiesIntegreringsverkets omgivningstemperatur får inte överskrida 55 °C. Undvik direkt solljus. Vid montering, säkerställ att, vid drift, inget vatten kan komma in i integreringsverket.