Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Som vist på Figur 9, kan den korte direkte føler DS 27,5 mm monteres ved hjælp af en R½ eller R¾ til M10 nippel i et almindeligt 90° tee.Figur 9For at opnå den bedste servicevenlighed under målerskift kan den korte direkte føler placeres i en kuglehane med følerstuds, se Figur 10.Kuglehaner med følerstuds leveres i G½, G¾, G1, som alle passer til DS 27,5 mm føleren, samt i G1¼ og G1½, som begge passer til DS 38 mm føleren.Nr. 6556-474G½6556-475 G¾6556-476 G1Figur 10Nr. 6556-526G1¼6556-527 G1½Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021137MULTICAL® 603