Title: Sensus+HRI_NO_puls+og+datasystem_2009..pdf
D= antall liter per utgangspuls dividert med antall liter per viserrotasjonMulige verdier for D: 1/2,5/5/10/25/50/100/250 / 500 eller 1000Eksampel for husmélere: D=1 er 1 | per puls, D=1 000 er 1 m® per puls...R D A D we, HRe) HRILS 8100 NO Side 3/ 4Skjematisk giennomsynMulige utformingerHRI PulsenhetAvhengig av anvendelse, kan HRI Pulsenheten bli levert i fire moduser: Modus A1, A2, A3 og A4.Modus A1 (standard modus)Denne modus brukes med avlesningsenheter med enveis pulsutgang.Utgang I1: Balanserte pulserReverspulser kompenseres for ved identiske antall foroverpulser.Utgang I2: Tellerstatus: Hvis utgang |2 er &pen, vil reversstramning bli kompensert. Hvis utgang 12 er lukket blir kompensering ikke utfort.Modus A2Utgang I1: Forover stremningspulserUtgang I12: Revers stremningspulserMode A3Utgang I1: Forover og revers stramningspulser Utgang I12: StremningsretningMode A4Utgang I1: Balanserte pulserUtgang 12: Manipuleringog feilstatus