Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Modulet understøtter BACnet kommunikation via Ethernet. BACnet IP modulet gør det muligt at aflæse måleren via bygnings- og industri- automatik.11.4.22 HC-003-82: Modbus/KMP TCP/IP, inputs (In-A, In-B)Modulet understøtter to kommunikationsprotokoller via Ethernet, Modbus TCP og KMP.Modbus TCP modulet gør det muligt at aflæse måleren via bygnings- og industriautomatik og KMP tillader aflæsning af aktuelle og loggede værdier samt konfigurationer.162Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 60311.4.23 HC-003-83: READy Ethernet, inputs (In-A, In-B)READy Ethernet modulet er et plug-and-play-modul, der automatisk sender data til aflæsesystemet via det tilsluttede ethernet netværk.Aktuelle dataregistre afsendes hver eneste time 24/7/365.11.4.24 HC-003-84: High Power Radio Router, inputs (In-A, In-B), 444 MHz