Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstrup Multical_602.pdf
Tilsluttes ULTRAFLOW® 54 til MULTICAL® 602, er der 2-vejs kommunikation mellem flowmåler og regneværk og et ekstra sæt infokoder er til rådighed:InfokodeBeskrivelse16 Flowmåler V1, kommunikationsfejl 1024 Flowmåler V2, kommunikationsfejl 2048 Flowmåler V1, forkert pulstal 128 Flowmåler V2, forkert pulstal4096 Flowmåler V1, signal for svagt (luft) 8192 Flowmåler V2, signal for svagt (luft)16384 Flowmåler V1, forkert flowretning 32768 Flowmåler V2, forkert flowretningReaktionstid Efter 1 døgn (kl. 00:00) Efter 1 døgn (kl. 00:00) Efter 1 døgn (kl. 00:00) Efter 1 døgn (kl. 00:00) Efter 1 døgn (kl. 00:00) Efter 1 døgn (kl. 00:00) Efter 1 døgn (kl. 00:00) Efter 1 døgn (kl. 00:00)Dataloggere MULTICAL® 602 indeholder en permanent hukommelse (EE- PROM), hvori resultaterne fra en række forskellige dataloggere gemmes. Måleren indeholder følgende dataloggere, som kan aflæses på display eller via dataaflæsning: