Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Pulse interfaceUnder test anvendes enten optisk læsehoved med USB-stik (6699-099) til seriel aflæsning af de højopløselige energi- og volumenregistre, eller der anvendes et Pulse Interface (6699-143) med optisk læsehoved og tilslutningsenhed til højopløselige pulsudgange. Husk, at måleren skal være i test mode.De højopløste registre, som pulses ud fra Pulse interface, følger altid den nominelle flowstørrelse for den flowsensor, som MULTICAL® 603 er konfigureret til.FlowsensorstørrelseHøj opløsning (pulser)qp ≤ 1,50,001 kWh0,01 liter1,5 < qp ≤ 150,01 kWh0,1 liter15 < qp ≤ 150150 < qp ≤ 15001500 < qp ≤ 150000,1 kWh1 kWh0,01 MWh1 liter 0,01 m3 0,1 m3Tabel 10: Høj opløsning for højopløste tællerstandsregistre pulses ud, afhængig af flowsensorstørrelse172Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603Verifikationspulser