Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 603.pdf
Forsyningsspænding mangler * Lavt batteriniveau Ekstern alarm (f.eks. via KMP) t1 Over måleområde eller frakoblet t2 Over måleområde eller frakoblet t3 Over måleområde eller frakoblet t1 Under måleområde eller kortsluttet t2 Under måleområde eller kortsluttet t3 Under måleområde eller kortsluttet t1-t2 Ugyldig temperaturdifferens V1 Kommunikationsfejl V2 Kommunikationsfejl V1 Forkert pulstal V2 Forkert pulstal V1 Luft V2 Luft V1 Forkert flowretning V2 Forkert flowretning V1 Forhøjet flow (flow1 > qs, i mere end 1 time) V2 Forhøjet flow (flow2 > qs, i mere end 1 time) V1/V2 Sprængning, vandtab (flow1 > flow2) V1/V2 Sprængning, vandindtrængning (flow1 < flow2) V1/V2 Lækage, vandtab (M1 > M2) V1/V2 Lækage, vandindtrængning (M1 < M2) In-A2 Lækage i systemet In-A1 Lækage i systemet In-A1/A2 Ekstern alarm In-B2 Lækage i systemet ** In-B1 Lækage i systemet ** In-B1/B2 Ekstern alarmNB. Infokoder er konfigurerbare. Det er derfor ikke givet, at samtlige parametre er tilgængelige i en given MULTICAL® 603.