Title: Sjekkliste Hande 2.pdf
fuktnivåer varierer mellom ulike sensorer. Velg egnet sensor til målingen. Påse at måleren er kalibrert for det aktuelle måleområdet. I betong er 75–95 % RF mest aktuelt. Målenøyaktigheten kan være ± 2 % ved 85 % RF og 20 °C. Ved RF over 90 % er målenøyaktigheten dårli- gere.Regelmessig kontroll av kalibrering er nødvendig for dokumentasjon av målenøyaktighet. Støv og smuss påvirker sensoren, og det er derfor spesielt viktig å ka- librere RF-målere som stadig er i bruk på byggeplass. Det fins rimelige RF-målere som leveres med en ga- rantert nøyaktighet under gitte forutsetninger. Slike målere kan bare brukes i en begrenset periode eller et begrenset antall ganger.