Title: +038=370.104-OE003T_16-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Produktdatablad.pdf
IP65Medietemperaturer ULTRAFLOW®2…130 °CVed medietemperaturer under omgivelsestemperaturen eller over 90 °C i flowsensoren anbefales vægmontering af regneværket.Medie i ULTRAFLOW®Vand (fjernvarmevand er beskrevet i CEN TR 16911 og AGFW FW510)Lagertemperatur25…60 °C (drænet måler)Tilslutningskabelø3,5…6 mmForsyningskabelø5…8 mmMaterialer Regneværkshus – Top og bund – VerifikationsdækselTermoplast, PC 10 % GF med TPE (thermoplastisk elastomer) ABSKablerSilikonekabel med indvendig teflonisoleringKamstrup A/S • 58101515_E1_DK_07.20193MULTICAL® 603Godkendte målerdataGodkendelser – Varmemåler og varme-/kølemålerDK-0200-MI004-040 θ: 2 °C…180 °C ∆Θ: 3 K…178 K TS 27.02 012 θ: 2 °C…180 °C ∆Θ: 3 K…178 K Mærket med DK-0200-MI004-040 og TS 27.02 012, samt årsmærke som MID θ: 2 °C…180 °C ∆Θ: 3 K…178 KDe anførte minimumstemperaturer er kun relaterede til typegodkendelsen.Temperaturområde - Differensområde