Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Batterilevetiden for MULTICAL® 603-E med wM-Bus, to ULTRAFLOW® 54/44 flowmåler tilsluttet, og display der slukker efter 4 min., er 16 år.Batterilevetiden for MULTICAL® 603-E med wM-Bus, to ULTRAFLOW® 54/44 flowmåler tilsluttet, og display der slukker efter 4 min., er 16 år.Batterilevetiden er typisk 14 år i Fast mode (2 s).Er din applikation ikke dækket af ovenstående skema? Så kontakt Kamstrup for en konkret beregning af batterilevetiden på din applikation.146Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 60310.5 230 VAC forsyningsmodul Dette modul er galvanisk adskilt fra 230 VAC forsyningen, modulet er tilpasset direkte tilslutning til elnettet. Modulet indeholder en to-kammer sikkerhedstransformer og overholder krav om dobbeltisolering, når regneværkstoppen er monteret på regneværksbunden. Hvis forsyningen afbrydes, vil modulet typisk holde måleren forsynet i få minutter.