Title: +038=370.104-OE003T_16-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Produktdatablad.pdf
Måleren har ingen afskæring for lav tempera- tur og måler dermed ned til 0,01 °C og 0,01 K.– KølemålerTemperaturområde - Differensområde– Bifunktionel varme-/kølemålerTemperaturområde - DifferensområdeStandarderEN 1434:2015EU-direktiverMeasuring Instrument Directive, Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility Directive, Radio Equipment Directive, RoHS directive, Pressurised Equipment DirectiveEN 1434-betegnelseMiljøklasse A og CMID-betegnelse – Mekanisk miljø – Elektromagnetisk miljøKlasse M1 og M2 Klasse E1 og E2Temperaturfølertilslutning – Type 603-A – Type 603-B – Type 603-C/E/F/M – Type 603-D/G/HPt100 – EN 60751, 2-ledertilslutning Pt100 – EN 60751, 4-ledertilslutning Pt500 – EN 60751, 2-ledertilslutning Pt500 – EN 60751, 4-ledertilslutningNøjagtighedDel-enheder af varmemåleren MULTICAL® 603 ULTRAFLOW® FølersætMPE i henhold til EN 1434-1 Ec = ± (0,5 + ∆Θ min/∆Θ) % Ef = ± (2 + 0,02 qp/q), men ikke over ± 5 % Et = ± (0,5 + 3 ∆Θ min/∆Θ) %