Title: Sjekkliste Hande.pdf
Lastet ned av Gabriella T. Bastiani, Probea AS 21.03.2019 © SINTEF Byggforsk: Ettertrykk forbudt474.531Fig. 444 Eksempel på utstyr for langtidsmåling av fuktighet. Boksen registre- rer trefuktighet mellom skruer, samt RF og temperatur inne i boksen. Verdien overføres trådløst. Foto: SINTEF Byggforsk45 Funksjonskontroll og kalibreringInstrumentene bør ha en medfølgende kontrollbrikke som piggene kan kalibreres mot, se eksempel i fig. 45. Dersom avviket er stort, må instrumentet justeres etter leverandørens anvisninger eller byttes.Fig. 441 a–c Plassering av elektroder, og konsekvenser av feil plassering i et tres- tykke. I a og b er trestykket fuktig i kjernen, mens i c ligger fuktighe- ten bare i overflaten. a. Isolerte elektroder med spissene helt i treoverflaten. Måleren viserlavt fuktinnhold selv om det er fuktig lenger inne.b. Isolerte elektroder i større dybde, slik at spissene kommer inn iden fuktige kjernen. Måleren viser høyt fuktinnhold.