Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstup Ultraflow 54 DN15-125.pdf
2702602208M242628,28Kamstrup A/S • 5810588_K1_DK_08.2016MålskitserPulse Transmitter1300 3 14456Kamstrup A/S • 5810588_K1_DK_08.20169TryktabKurveqp [m³/h]Nom. diameter [mm]kv *Q@0,25 bar [m³/h]A2,5 & 3,5 & 6DN20 & DN25 & DN3213,46,7B10 & 15DN40 & DN504020C25DN6510251D40DN8017990E60 & 100DN100 & DN125373187q=kv x √∆p∆p ULTRAFLOW® 54ABCDE1] r a b [ p ∆0,10,010,11101001000Flow [m³/h]10Kamstrup A/S • 5810588_K1_DK_08.2016InstallationInstallationsvinkel ULTRAFLOW® 54ULTRAFLOW® 54 må indbygges vandret, lodret eller skrå.90°90°VIGTIGT! For ULTRAFLOW® 54 skal elektronikken/plast- kassen være placeret på siden (ved vandret montage).45°ULTRAFLOW® 54 kan drejes op til ±45 ° omkring røraksen.