Title: +038=370.104-OE003T_16-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Produktdatablad.pdf
KMP-protokol med CRC16 benyttes til optisk kommunikation samt til modulerEffekt i temperaturfølere< 10 µW RMSForsyningsspænding3,6 VDC ± 0,1 VDCBatteri3,65 VDC, D-celle lithium 16 år @ tBAT < 30 °C Monteret på væg 14 år @ tBAT < 40 °C Monteret på flowsensor NB: Afhænger af måler- og modulkonfiguration3,65 VDC, 2xA celle lithium 9 år @ tBAT < 30 °C 7 år @ tBAT < 40 °CNetforsyning230 VAC +15/-30 %, 50/60 Hz 24 VAC ±50 %, 50/60 HzIsolationsspænding3,75 kVEffektforbrug< 1 WBackupforsyningIndbygget supercap eliminerer driftsstop ved kortvarige netudfald (kun forsyningsmodultype 7 og 8)6Kamstrup A/S • 58101515_E1_DK_07.2019Elektriske dataTemperaturmålingt1 Fremløbt2 Returløbt3 Fremløbt4 Returløb∆Θ (t1-t2) Varmemåling∆Θ (t2-t1) Kølemålingt5 Preset til A1 og A2Måleområde 603-A, 2-leder, Pt100 603-B, 4-leder, Pt100 603-C/E/F, 2-leder, Pt500 603-D/G/H, 4-leder, Pt500 603-M, 2-leder, Pt500 Offsetjustering