Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Når pulsudgange anvendes f.eks. til fjerntælling af energi og volumen, med samme opløsning som displayet 1Varmemåler:Kølemåler:Varme-/kølemåler:Out-C = CE+ Out-D = CVOut-C = CE- Out-D = CVOut-C = CE+ Out-D = CE-Valgbar:10 ms, 32 ms eller 100 msPulsværdiNår pulsudgange anvendes som Pulse Transmitter/Divider, f.eks. til reguleringsformålTransmitter:Divider:Out-C = V1 Out-D = V2Out-C = V1/44 ms22 msKommunikationsmodulHC-003-11 (Før 2017-05)HC-003-11 (Efter 2017-05)HC-003-21 & -31 (Før 2018-04)HC-003-21 & -31 (Efter 2018-04)PulsudgangstypeÅben collector (OB)Opto FETEkstern spænding5…30 VDC1…48 VDC/ACStrøm< 10 mA< 50 mARestspændingUCE ≈ 1 V ved 10 mARON ≤ 40 ΩElektrisk isolation2 kV2 kVMaks. kabellængde25 m25 m1 Ved højopløsning vil pulsudgangene være neddelt 1:10 ved valg af 32 ms og 100 ms. Se afsnit 3.2.10 om PP-koder.16Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6032.5 Mekaniske data Miljøklasse