Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
10Kamstrup A/S • 55122084_A1_NO_07.2017MULTICAL® 6034 Montering av regneverkMULTICAL®-regneverket kan monteres på forskjellige måter. Enten direkte på ULTRAFLOW® (kompakt montering) eller på veggen (veggmontering).4.1 Kompakt montering Ved en kompakt montering monteres MULTICAL®-regneverket direkte på ULTRAFLOW® ved at man skyver regneverket ned på sporet i plastkapslingen til flowmåleren. Når den er montert blir regneverket forseglet med en forsegling og en låsewire eller en forseglingsetikett. Ved fare for kondens (f.eks. i kjøleanlegg) må regneverket monteres på veggen. I tillegg må en kondenssikker flowmåler brukes i kjøleapplikasjoner. Merk: Ved en kompakt montering kan detvære nødvendig å bruke det vedlagte vinkelbeslaget på enkelte typer av ULTRAFLOW® for å oppnå den ønskede kombinasjonen av visningsvinkel for regneverkets display og installasjonvinkelen til ULTRAFLOW®.