Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstup Ultraflow 54 DN15-125.pdf
90°90°VIGTIGT! For ULTRAFLOW® 54 skal elektronikken/plast- kassen være placeret på siden (ved vandret montage).45°ULTRAFLOW® 54 kan drejes op til ±45 ° omkring røraksen.Lige indløb ULTRAFLOW® kræver hverken lige indløb eller udløb for at overholde Måleinstrumentdirektivet (MID) 2014/32/EU, OIML R75:2002 og EN 1434:2007. Kun i tilfælde af kraftige flowforstyrrelser før måleren vil en lige indløbsstrækning være nødvendig. Det anbefales at følge retningslini- erne i CEN CR 13582.Driftstryk For at forebygge kavitation skal modtrykket (trykket ved flowmålerudløb) ved ULTRAFLOW® 54 være min. 1,5 bar ved qp og min. 2,5 bar ved qs. Dette gælder for temperaturer op til ca. 80 °C. ULTRAFLOW® 54 må ikke udsættes for tryk lavere end omgivelsestrykket (vakuum).Kamstrup A/S • 5810588_K1_DK_08.201611InstallationseksemplerForskruningsmåler med MULTICAL® monteret direkte på ULTRAFLOW® 54.FlowFlowFlangemåler med MULTICAL® monteret direkte på ULTRAFLOW® 54.FlowFlow