Title: Sjekkliste Hande.pdf
Indikasjon på fuktige områder må vurderes i forhold til den «tørre» referanseavlesningen. Høye tallverdier el- ler ulike lyd- eller lyssignaler betyr ikke nødvendigvis et uakseptabelt fuktinnhold. Metalliske materialer har fiberarmering, armeringsjern, høy permittivitet, og varmekabler og liknende kan gi høye utslag.43 Måleområde og nøyaktighetFor gran og furu gir trefuktmålere pålitelig resultat når fuktnivået er mellom ca. 8 og ca. 28 vektprosent. Med riktig korrigering for temperatur og treslag kan målen- øyaktigheten ligge i området ± 0,8–2,8 vektprosent. Usikkerheten øker kraftig ved fuktinnhold over fiber- metningspunktet (ca. 28 vektprosent).