Title: +135.01=370.002-RF501T_01-Altech Hus og leilighetsvannmåler u4 2018 11.pdf
Fjernavlesning fra M-bus med automatisk omkobling til batteridrift ved bussbortfall Maks 1,5 mA (standardbelastning); ingen batteribelastning CR 1/2 AA-størrelse 3 V Lithiumbatteri, 950 mAh (Ø 14,45 x 24,9 mm), utskiftbart hos kunden 6 år, med full belastning ved totalt bortfall hos M-bus-strømforsyningenEN 1434-3 300, 2400 Baud med normalregulert omkobling via M-bus protokoll Primær- og sekundæradressering, utvidet sekundæradressering med (produsent-ID) Identifiseringsnummer, medium, primæradresse, telleverksdata, dato og tid ved avlesning, forbruk under avlesning Aktuelle telleverksdata, dato for avlesning, neste avlesning, verdi ved avlesning, produkt-ID (foregående verdier for 18 måneder forberedes) TSS721AUtførendePulsverdiPulsperiode Strømforsyning Pulsstrøm Maks spenningsbelastning Maks effekt Tilkoblingsledning: