Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
Når en modul med pulsutganger er montert på MULTICAL®, konfigureres måleren automatisk for pulsutganger. Pulsvarigheten er fra fabrikk satt til 32 ms eller 100 ms. Etter levering kan pulsvarigheten endres ved hjelp av dataprogrammet METERTOOL HCW. Oppløsningen til pulsutgangene følger alltid det minst signifikante tallet som vises for henholdsvis energi og volum.8.4 Data + pulsinnganger, type HC-003-10 Dataklemmene benyttes til f.eks. tilkobling av en datamaskin. Signalet er passivt og galvanisk separert ved hjelp av optokoblere. Konvertering til RS232 krever tilkobling av datakabel 66-99-106 (D-DUB-9F) eller 66-99- 098 (USB type A) med følgende tilkoblinger:62Brun(DAT)63Hvit(REQ)64Grønn(GND)