Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Gennemsnitstemperaturer MULTICAL 603 beregner løbende gennemsnitstemperaturerne for frem- og returløb (t1, t2 og t3) i hele °C, og baggrundsberegningerne E8, E9, E10 og E11 foretages for hver volumenoptælling (f.eks. for hver 0,01 m3 ved qp 1,5 målerstørrelse), mens displayopdateringen foretages ved hver integration (afhænger af L-koden). Gennemsnitsberegningerne er dermed volumenvægtede og kan derfor direkte anvendes til kontrolformål.Indprogrammerede temperaturer Temperaturen t3 kan enten måles eller indprogrammeres i regneværkets hukommelse, mens temperaturerne t4 og t5 kun kan indprogrammeres. Se afsnit 7.1 og 7.12 for eksempler på anvendelse af disse ekstra temperaturer.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021111MULTICAL® 603