Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
KølemålerTS 27.02+BEK11786Varme-/kølemåler MID modul B+D & TS 27.02ϴHC = ON7Volumenmåler9Energimåler7.13 Differensenergi- og volumenberegning MULTICAL® 603 har integreret differensberegning af energi og volumen. Resultatet af disse beregninger gemmes i følgende fire registre:- - -dE: difference Energy (E4 - E5 > 0) cE: control Energy (E4 - E5 < 0) dV: difference Volume (V1 - V2 > 0) (V1 - V2 < 0) cV: control VolumeAlle fire registre er akkumulerede registre, hvor dE og dV tæller op ved en positiv difference, og cE og cV tæller op ved en negativ difference. En aflæsning af både difference og kontrolregistrene afsløre, hvor meget der er talt op med en positiv og negativ difference hen over en given periode, dermed er muligt at få information om systemet har været i ligevægt henover den valgte periode.