Title: +135.01=370.001-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
M-bus-modul för värmemätare och värme-/kylmätare, 4:e generation, programversion 5.15 enligt EN 13757 och EN 1434-3 och högre från mätarprogramversion 5.17 och modulprogramversion 4.10: NTA standard/ DSMR2.2+ och 3.0WZU-MIM-bus-modul med 2 pulsingångar för värmemätare och värme-/kylmätare, 4:e generation, programversion 5.15 enligt EN 13757 och EN 1434-3 och högre från mätarprogramversion 5.17 och modulprogramversion 4.10 NTA standard/DSMR2.2+ och 3.0Modulerna WZU-MB och WZU-MB-G4 kan insticksmonteras på båda insticksplatserna. Modul WZU-MI måste insticksmonteras på insticksplats 1.Utöver M-bus-anslutning, har WZU-MI-modulen två pulsingångar för anslutning av mätpulser från varm- och kallvattenmätare med Reed-kontakt, relä eller öppen kollektor. Den ackumulerade volymen beräknas utifrån pulserna och det inställda pulsvärdet, som lagrats i integreringsverket var 5:e minut och vidarebefordras via M- bus.Volymvärdena från pulsingångarna som beräknas av mätaren kan inte kalibreras.