Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
2 sæt ø6 mm med tilslutningshoved, længde 105 mm 2 sæt ø6 mm med tilslutningshoved, længde 140 mm 2 sæt ø6 mm med tilslutningshoved, længde 230 mmPt500 Pt500 Pt500A4 A5 A62 sæt ø5.8 mm lommeføler i lomme med tilslutningshoved, længde 90 mm 2 sæt ø5.8 mm lommeføler i lomme med tilslutningshoved, længde 140 mm 2 sæt ø5.8 mm lommeføler i lomme med tilslutningshoved, længde 180 mmPt500 Pt500 Pt500b1 b2 b3136Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6039.3 Kort direkte EN1434-temperaturføler Den korte direkte temperaturføler er konstrueret iht. den europæiske standard for varmeenergimålere EN 1434-2. Temperaturføleren er konstrueret til montage direkte i målemediet, altså uden følerlomme, hvorved der opnås en særdeles hurtig respons på temperaturændringer fra f.eks. brugsvandsvekslere.