Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Registrene tilknyttet pulsindgangene kan aflæses i både målerens ”TECH loop”, ”USER loop” (afhængig af valg af DDD- kode) og via datakommunikationen. Det er desuden muligt at forudindstille tællerstanden for de fire pulsindgange til den værdi, som de tilsluttede målere har på tidspunktet for idriftsættelse. Dette kan enten foretages via målerens ”SETUP loop” (for A1 og B1) eller via METERTOOL HCW (for A1, B1, A2 og B2).Input A1Input B1TællerstandTællerstandMålernr. A1Målernr. B1L/imp. for A1Wh/imp. for B1ÅrsdatoÅrsdatoÅrsdataÅrsdataMånedsdatoMånedsdatoMånedsdataMånedsdataKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202145MULTICAL® 6033.2.7Integrationsmode >L<