Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
TL4 > TL3 > TL2TL4 ≥ t1 > TL3Optælling i TA3 og hovedregistrett1 > TL4Optælling i TA4 og hovedregistretVed opsætning af data, skal TL3 altid være større end TL2, og TL4 skal altid være større end TL3.Fremløbstemperaturtariffen kan anvendes som grundlag for afregning af forbrugere, der er garanteret en bestemt fremløbstemperatur. Når den ”garanterede” minimumstemperatur indsættes som TL4, vil det afregnede forbrug opsummeres i TA4.EE=15 ReturløbstemperaturtarifNår den aktuelle returløbstemperatur (t2) er større end TL2, men mindre end/lig med TL3, tælles energien i TA2 parallelt med hovedregistret. Bliver den aktuelle returløbstemperatur større end TL3, men mindre end/lig med TL4, tælles energien i TA3 parallelt med hovedregistret. Bliver den aktuelle returløbstemperatur større end TL4, tælles energien i TA4 parallelt med hovedregistret.t2 ≤ TL2Kun optælling i hovedregistretTL3 ≥ t2 > TL2Optælling i TA2 og hovedregistretTL4 > TL3 > TL2TL4 ≥ t2 > TL3