Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstrup Multical_602.pdf
Pulsindgange VA og VB uden preldæmpning VA: 65-66 og VB: 67-68 Pulsindgang Puls ON Puls OFF Pulsfrekvens Elektrisk isolation Max. kabellængde Krav til ekstern kontaktVandmålertilslutning FF(VA) og GG(VB) = 71…90 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 30 msek. > 2,5 V i > 100 msek. < 1 Hz Nej 25 mElmålertilslutning FF(VA) og GG(VB) = 50…60 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 30 msek. > 2,5 V i > 100 msek. < 3 Hz Nej 25 mLækstrøm ved funktion åben < 1µAPulsindgange VA og VB med preldæmpning VA: 65-66 og VB: 67-68 Pulsindgang Puls ON Puls OFF Pulsfrekvens Elektrisk isolation Max. kabellængde Krav til ekstern kontaktVandmålertilslutning FF(VA) og GG(VB) = 01…40 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 200 msek. > 2,5 V i > 500 msek. < 1 Hz Nej 25 m Lækstrøm ved funktion åben < 1µAPulsudgange CE og CV Type Pulslængde Ekstern spænding Strøm Restspænding Elektrisk isolation Max. kabellængdeVia topmodul 67-OB Opto FET5…48 VDC/AC 1…50 mA RON ≤ 40 Ω 2 kV 25 mVia topmodul 602-OC Åben collector (OB)