Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 603.pdf
Programmerbar – alle registre kan vælges Programmerbar – fra 1 minut til 1 år Programmerbar – standard: 20 år, 36 måneder, 460 døgn, 1400 timer (RR-kode = 10) 250 infokoder (50 seneste vises i display) Ur, kalender, skudårskompensation, skæringsdato Programmerbar Funktionen kan fravælges, sådan at der anvendes ”teknisk normaltid” Uden ekstern justering: Mindre end 15 min./år Med ekstern justering hver 48. time: Mindre end 7 s fra legal tid KMP-protokol med CRC16 benyttes til optisk kommunikation samt til moduler < 10 µW RMS 3,6 VDC ± 0,1 VDC3,65 VDC, D-celle lithium 16 år @ tBAT < 30 °C Monteret på væg 14 år @ tBAT < 40 °C Monteret på flowsensor NB. Afhænger af måler- og modulkonfiguration3,65 VDC, 2xA celle lithium 9 år @ tBAT < 30 °C 7 år @ tBAT < 40 °CNetforsyningIsolationsspænding Effektforbrug BackupforsyningEMC-data