Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
2.3 Montage af regneværk Ved risiko for kondens i regneværket skal MULTICAL® 62 monteres på væggen. Anvend beslaget som skabelon til opmærkning og bor 2 stk. 6 mm huller i væggen. Er flowdelen monteret med plasthuset vendende nedad, bør regneværket monteres med et vinkelbeslag (typenr. 3026-252, bestilles separat). Montér kablet mindst 25 cm fra andre elektriske installationer og husk at plombere regneværket.52 mm1019045°63812791 Monteret på flowdel med vinkelbeslag 3026-252VægmonteretVed risiko for kondens kan afstandstykket (65-61-332) anvendes som alternativ til vægmontering.3. spændingsforsyningMULTICAL® 62 kan spændingsforsynes ved hjælp af et indbygget lithiumbatteri eller netforsynes fra 24 VAC eller 230 VAC via et internt forsyningsmodul. De to ledninger fra batteriet eller forsyningsmodulet monteres i regneværkets klemrække.Polariteten skal være korrekt:rød ledning til klemme nr. 60 (+) sort ledning til klemme nr. 61 (-)