Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Når Pulse Interface type 6699-143 er tilsluttet strømforsyning eller batteri, enheden er påsat måleren, og denne er i test- mode, udsendes:Højopløselige energipulser:1 (0,001 kWh/puls til 0,01 MWh/puls) på klemme 7 og 8Højopløselige volumenpulser:1 (0,01l/puls til 0,1 m3/puls) på klemme 4 og 5Pulse Interface 6699-143, tekniske dataForsyningsspænding3,6 – 30 VDCStrømforbrug< 15 mAPulsudgange< 30 VDC < 15 mAPulsbredde3,9 ms1 Se tabel 2 afsnit 6.4Højopløselige registre til kalibrering og verifikationNår måleren kalibreres eller verificeres på udstyr som f.eks. NOWA, er det nødvendigt at anvende en højere opløsning, end displayet viser, på energi og volumen, for at nedbringe testtiden.Disse højopløselige registre er beskrevet i KMP dataprotokolbeskrivelsen, som kan rekvireres fra Kamstrup.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021173MULTICAL® 603Sand energiberegning