Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
CCC-koden optimerer displayopløsningen til den valgte flowsensorstørrelse, samtidig med at typegodkendelsesreglerne om minimal opløsning og maksimalt registeroverløb overholdes. CCC-koderne er opdelt i to tabeller med henholdsvis standardopløsning og høj opløsning.Standard CCC-koderCCC-koder for MULTICAL® 403CCC-nr.416 419 498 451 437 478 420 490kWh 0 0 0 - - - - -MWh 3 3 3 2 2 2 2 1Antal decimaler på display l/h m³ 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0GJ 2 2 2 1 1 1 1 0m³/h - - - - - - - -kW 1 1 1 1 1 1 1 1qp (m³/h) 0,6 1,5 2,5 3,5 6,0 10 15 15Type 403-xXXxxx-xxxxx1x-3x 4x-5x-7x-8x-9x Ax-Bx Dx Fx-Gx Hx-Jx Kx KxCCC-koder med høj opløsning Hvis der vælges moduler med pulsudgange, kan CCC-koder med høj opløsning reducere batterilevetiden.CCC-koder for MULTICAL® 403CCC nr.484 407 455 454 459 436 438 483 485kWh 1 1 1 1 1 0 0 0 0MWh - - - - - 3 3 3 3Antal decimaler på display l/h m³ 0 3 0 3 0 2 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2GJ 3 3 3 3 3 2 2 2 2m³/h - - - - - - - - -