Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
Vægt for regneværk, flowsensor, 3 m følersæt ekskl. emballage18Kamstrup A/S • 58101429_E1_DK_05.2017MålskitserAlle værdier er angivet i [mm]Flowsensor med G5/4 og G2 gevindtilslutningLMAGH21 HB2B1Nominelt flow qp [m³/h] 3,5 6 10Gevind GG5/4B G5/4B G2BL260 260 300M130 130 150H288 88 88A16 16 40,2B151 53 55B220 20 29H141 41 41Vægt ca. [kg] *2,0 2,1 3,0Vægt for regneværk, flowsensor, 3 m følersæt ekskl. emballageFlowsensor med DN25, DN40 og DN50 flangetilslutningLMHd 2DH2DNKNominelt flow qp Nom. diameterLMH2DHKBolteVægt ca.[m³/h] 6 10 15DN DN25 DN40 DN50260 300 270130 150 15588 88 88115 150 165106 140 14585 110 125Antal Gevind d2 14 M12 18 M16 18 M164 4 4[kg] * 4,6 7,5 8,6Vægt for regneværk, flowsensor, 3 m følersæt ekskl. emballageKamstrup A/S • 58101429_E1_DK_05.201719Tilbehør