Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
MULTICAL® 603Ec = ± (0,5 + ∆Θ min/∆Θ) %Ec = ± (0,15 + 2/∆Θ) %FølersætEt = ± (0,5 + 3 ∆Θ min/∆Θ) %Et = ± (0,4 + 4/∆Θ) %12Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603MULTICAL® 603 og ULTRAFLOW® qp 1,5 m³/h @∆Θ 30KEc+Et+Ef (EN)Ec+Et+Ef (Typ)6,04,02,0]%[l0,0o T0,010,101,0010,002,04,06,0q [m³/h]Diagram 1: Samlet typisk nøjagtighed for MULTICAL® 603, følersæt og ULTRAFLOW® sammenlignet med EN 1434-12.4 Elektriske data RegneværksdataTypisk nøjagtighedRegneværk: Ec ± (0,15 + 2/∆Θ) %Følersæt: Et ± (0,4 + 4/∆Θ) %DisplayLCD – 7 eller 8 cifre med 8,2 mm cifferhøjdeOpløsninger999,9999 - 9999,999 – 99999,99 – 999999,9 – 99999999999,9999 - 99999,999 – 999999,99 – 9999999,9 – 99999999EnergienhederMWh – kWh – GJ – GcalDatalogger (EEPROM), programmerbarLogningsintervaller: Fra 1 minut til 1 årLoggerindhold: Alle registre kan vælgesStandardloggerprofil: 20 år, 36 måneder, 460 døgn, 1400 timer (RR-kode = 10)