Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Følsomheden for en lækage kan justeres via M-koden, mens følsomheden for en sprængning er fastdefineret. Dette fremgår også af tabellen for M-koden nedenfor. Det er muligt at detektere lækager ned til 15 kg/h med tilslutning af to flowsensorer på qp 1,5 m³/h. Både infokoden for læk og for sprængning kan deaktiveres via M-koden (M = 0).Lækagegrænser (V1, V2) Lækage Ingen aktiv læksøgning ΔMasse ≈ > 1,0 % af qp + 20 % q ΔMasse ≈ > 1,0 % af qp + 10 % q ΔMasse ≈ > 0,5 % af qp + 20 % q ΔMasse ≈ > 0,5 % af qp + 10 % qSprængning Ingen aktiv sprængningssøgning Δflow > 20 % af qp Δflow > 20 % af qp Δflow > 20 % af qp Δflow > 20 % af qpM-kode0 1 2 3 4Lækagegrænse for qp 1,5 m³/h M-kode = 2 (1,0 % af qp + 10 % q)180160140120Følsomhed (∆flow ≈ ∆Masse) [l/h ≈ kg/h]10080604020001503004506007509001050120013501500Gennemsnitsflow pr. døgn (q) [l/h]Permanent Driftsovervågning (PDO)