Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
En ø5,8 mm lommeføler med tilslutningshoved kan f.eks. monteres i en tee som vist på Figur 12.Figur 11Figur 12138Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6039.5 ø5,8 mm lommeføler ø5,8 mm lommeføleren er en Pt500-ledningsføler, opbygget med 2-ledet silikonekabel og afsluttet med et ø5,8 mm påkrympet rustfast stålhylster, der beskytter følerelementet. Stålhylstret monteres i en følerlomme (dykrør), der måler ø7,5 mm udvendigt. Følerlommerne leveres med R½ (konisk ½”) tilslutning i rustfast stål i længderne 65, 90 og 140 mm. Følerkonstruktionen med separat dykrør tillader udskiftning af følere uden først at skulle lukke for vandgennemstrømningen. Det store udvalg af dykrørslængder sikrer desuden, at følerne kan monteres i alle forekommende rørdimensioner. De rustfaste stållommer kan anvendes ved montering i både PN16 og PN25-anlæg.Plastrøret på følerkablet placeres ud for plombeskruen, og denne tilspændes let med fingrene inden plombering.