Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
⑥MULTICAL® 603 skifter automatisk til den primære energivisning i ”USER loop”1 Husk at genetablere installationsplomben efter endt Auto Detect.2 Der foretages en konfiglogning, hver gang MULTICAL® 603 registrerer en ændring af qp på ULTRAFLOW® X4 på V1.Bemærk: Auto Detect er mulig på alle ULTRAFLOW® x4, dog ikke på SVM-konfigurerede ULTRAFLOW®-varianter (ULTRAFLOW® SVM-landekoder 196, 199, 295 og 296).Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021123MULTICAL® 6038.1.1.2 Auto Detect med to ULTRAFLOW® X4 på V1 og V2Proceduren for Auto Detect med to ULTRAFLOW® X4 er identisk med tabellen i afsnit 8.1.1.1, med den undtagelse at der under punkt ② monteres en identisk ULTRAFLOW® X4 tilsluttet indgang V2.