Title: +135.01=544.001-XS001T_01-Pasientsignal operating_and_installation_instruction_2011.pdf
3. Elektronikmodul  in Anschlussträger  einsetzen. (Lage der Servicebuchse  beachten)76910XE / 04.20119Rufkompaktset3.4DIP-Schalter Einstellungen Rufkompaktset (Art.-Nr. 76910C1)11O N1 2 3 45Abb. 3: Lage des DIP-Schalters (Vorderseite)Lage des DIP-Schalters (Rückseite) DIP-Schalter = OFF (werkseitige Einstellung) DIP-Schalter = ONONOFFNeue Norm - DIN VDE 0834:2000Alte Norm - DIN VDE 0834:1991112OFFAnwesenheitstaster (AT2) = AS (Arbeitsstrom)2ONAnwesenheitstaster (AT2) = RS (Ruhestrom)3OFFRufeingänge (RT, RTWC, DOCT, DIA) = RS (Ruhestromprinzip)3ONRufeingänge (RT, RTWC, DOCT, DIA) = AS (Arbeitsstromprinzip)ONOFFAnwesenheitslampe (AL2) = aktivAnwesenheitslampe (AL2) = inaktiv44ONOFFAlle internen LED einAlle internen LED aus55