Title: +135.01=370.001-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Ja Nej 0,01 till 10 000 00 liter per puls, i steg om 0,01 liter per puls I m3, 7 siffror, utan eller med 1 decimal, beroende på parametersättning Ca 3,3 V Ca 1 MΩ Ca 3 μAOmkopplingströskeln låg - Motstånd<0,2 V <50 kΩPulsingång öppen (hög)Omkopplingströskeln hög - Motstånd - Max. kabellängdIsolerklass KapslingsklassKollektor ej helt aktiverad ≥6 MΩ 10 m II enligt EN 61010-1IntegreringsverkIP54Omgivningsförhållanden Temperatur FuktighetOmgivningsfaktorer och deras strängheter Max. höjd över havetDrift EN 60721-3-3 Klass A 5…55 °C <93% RF vid 25 °C (kondensbil dning ej tillåten) Klass M1Transport EN 60721-3-2 Klass A -20…60 °C <93% RF vid 25 °C (kondensbil dning ej tillåten) Klass M1Min. 700 hPa, motsvarar max. 2 000 m över havetLagring EN 60721-3-1 Klass A -20…60 °C <93% RF vid 25 °C (kondensbil dning ej tillåten) Klass M1ProduktstandardDIN EN 1434-1 (värme-/kylmätare)EU Conformity (CE)CE2T5324xx *)RCM ConformityCE2T5372en_C1*)