Title: BfS-report-2019 (1).pdf
Das zu kalibrierende Radon-Messgerét (Kalibriergegenstand) wird in einen Kalibrierbehlter aus Edelstahl ge- bracht (Volumen siehe unter ,Messbedingungen®), in welchem sich eine Radon-222-Atmosphére befindet. Die Radon-Aktivitatskonzentration im Kalibrierbehalter ist vor und wihrend des Kalibrierzeitraums anndhernd kon- stant. Der Referenzwert der Radon-222-Aktivitdtskonzentration im Kalibrierbehalter (Creg) wird mit Szintillati- onskammern bestimmt (Gebrauchsnormal), deren MessgréRe auf ein nationales Normal der Physikalisch-Tech- nischen Bundesanstalt (PTB) riickgefiihrt wurde. Nach Erreichen des Gleichgewichts der Anzeigewerte des Ka- libriergegenstandes beginnt der Kalibrierzeitraum mit einer definierten Dauer (tw). Aus den einzelnen Anzeige- werten des Kalibriergegenstandes wahrend des Kalibrierzeitraums wird der arithmetische Mittelwert Cy be- rechnet. Durch Probenahme mittels Gebrauchsnormal im Kalibrierzeitraum wird der Referenzwert (Cges) be- stimmt. Der Geratenulleffekt des Kalibriergegenstandes