Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
3 Da 4-leder signalindgangene har en meget høj impedans, vil en afbrudt ledning kunne medføre en vilkårlig temperatur, herunder at informationskoden viser ”Over måleområdet” (frakoblet) eller ”Under måleområdet” (kortsluttet).NB. Infokoder er konfigurerbare. Det er derfor ikke givet, at samtlige ovenstående parametre er tilgængelige i en given MULTICAL® 603. Dette afhænger af den valgte landekode.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021113MULTICAL® 603Eksempel på informationskoderBlinkende ”INFO” Hvis informationskoden er forskellig fra ”00000000”, vil der fremkomme et blinkende ”INFO” i målerens display.Aktuel informationskode Det er muligt at få vist den aktuelle infokode ved at bladre frem til infokodevisningen via tasterne på regneværkets front. Når den aktuelle infokode vises på displayet, vil ”INFO” stoppe med at blinke.I eksemplet angiver den aktuelle infokode, at t1 er under måleområde eller kortsluttet.