Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
2.1 Montage af flowdel Før montagen af flowdelen bør anlægget gennemskylles, mens der er monteret et passtykke i stedet for måleren. Fjern herefter klæbeoblaterne / beskyttelsespropperne fra målerens ind- og udløb og montér flowmåleren. Der skal altid anvendes nye pakninger i original kvalitet. Flowretning er angivet med en pil på siden af flowdelen. Gevindmåleren monteres med forskruninger og det sikres, at forskruningernes gevindlængde ikke forhindrer tilspænding af pakflader, samt at der anvendes PN10 forskruninger (PN16 forskruninger/pakninger kan anvendes). Ved anvendelse af si eller kontraventil skal de medleverede tykke specialpakninger af PE (= Polyethylen) anvendes for ikke at beskadige si eller kontraventil. Si, kontraventil og PE-pakninger må kun anvendes i koldtvandsmåler.ANVEND KUN DE MEDLEVEREDE HVIDE PE-PAKNINGER !!USE ONLY THE DELIVERED WHITE PE-GASKETS !!VERWENDEN SIE NUR DIE MITGELIEFERTEN WEISSEN PE-DICHTUNGEN !!FLOWPE-Pakning PE-Gasket PE-DichtungSi Strainer Sieb