Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 60310.2 Lithiumbatteri, 1 x D-celle For længst mulig batterilevetid kan MULTICAL® 603 forsynes med 1 x D-celle lithiumbatteri (Kamstrup type HC-993- 02). Det kræver intet værktøj at montere eller udskifte batterimodulet. Lithiumindholdet i battericellen er på ca. 4,5 g, hvilket gør, at batteriet er omfattet af regler for transport af farligt gods, se dokument 5510-408_DK-GB-DE.Batteriets levetid afhænger af faktorer som omgivelsestemperatur og målerkonfiguration, en angivelse af batteriets levetid er derfor et realistisk estimat.10.3 Litiumbatteri, 1 x D-celle IoT Til særligt strømkrævende applikationer, som batteridrift af NB-IoT-modul, skal der anvendes D-celle IoT (Kamstrup type HC-993-05). Denne batteripakke består af en litium-D-celle samt en specialkondensator, som hjælper batteriet med at levere høje pulsstrømme.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021143MULTICAL® 603