Title: +175=573.001_RD001_Nedsenkbar trykktransmitter for nivåmåling.Produktinformasjon.pdf
För driften är det ur temperatursynpunkt mycket viktigt att det aktuella mediet helt omsluterdykröret på den plats därtermometerns känselkropp är placerad. Dykrö rets i nstickslängd ( L-mått) bö r vara 213 av rö rdiam ete rn och m an bö r vara uppmärksam på eventuell studs och isolering före rörets början. Om möjligt bör dykröret placeras i en krök så att den sitter i centrum mot strömriktningen. OBS! Termometern fär ej placeras uppochner eller i liggande läge, utan bör placeras rakt uppåt eller i lätt lutande läge. Detta p.g.a att det annars finns stor risk för delning av vätskepelaren. Välj helsvarvade dykrör vid minsta osäkerhet beträffande höga tryck, tempe- ratur eller av mediets aggresivitet. Särskild uppmärksamhet börtas med dykrördär L-måttet är längre än 1 00 mm.