Title: Sensus+HRI_NO_puls+og+datasystem_2009..pdf
Mode A4Utgang I1: Balanserte pulserUtgang 12: Manipuleringog feilstatusUtgang 2 er lukket ved normalt bruk, hvis kabelen blir kuttet eller andre feil blir detektert apner 12HRI DataenhetHRI Dataenheten har et grensesnitt for aviesning av data og etterfelgende konfigurasjon. Den virker ogsa som en pulsenhet, men er programmerbar i felten. Programmerbare innstillinger er: - Modus: B1, B2, B3 og B4 (tilsvarer HRI Pulsenhet modus A1, A2, A3 og A4) - Divisor - Malernummer (8 siffer) - Tellerstart avlesning (méleraviesning etter montering av HRI)[ s e o I e R 1) 1 AxFrowBestillingsinformasjon LeveringsomfangHRI Pulsenhet - Standard innstilling*: Modus A1, Divisor = 1HRI DataenhetModus =BDivisor =1;Malernummer = HRI produksjonsnummer,Telleverker start =0,Enhet = m3“Vennligst spesifiser ved bestilling dersom programmeringen skal avvike fra ovenstaende.HRI programverktoy