Title: Sjekkliste Hande 2.pdf
462 Materiale. Ulike tresorter har ulik sammenheng mel- lom ledningsevne og vanninnhold, og det er derfor nødvendig å bruke riktig kalibreringskurve for å om- regne den målte motstanden til riktig fuktinnhold. Mange instrumenter til bygningsbruk har innebygget én fast kalibreringskurve, for eksempel tilsvarende fu- ru. Bruker man trefuktmåler i andre tresorter eller ma- terialer, bør man korrigere resultatet ved hjelp av ta- bell som følger med instrumentet. Korrigert verdi for gran vil eksempelvis være 2–3 vektprosent høyere enn avlest verdi for furu [754]. Man må oppgi hvilken tresort avlest verdi er korrigert for, og hvilke kalibre- ringstabeller eller kurver det er tatt utgangspunkt i.53 Framgangsmåte for måling