Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Optælling i TA2 og hovedregistretTL4 < TL3 < TL2TL4 ≤ ∆Θ < TL3Optælling i TA3 og hovedregistret∆Θ < TL4Optælling i TA4 og hovedregistretVed opsætning af tarifgrænser skal TL3 altid være mindre end TL2, og TL4 skal altid være mindre end TL3.t1-t2-tariffen kan anvendes som grundlag for en vægtet brugerbetaling. En lav ∆Θ (lille forskel mellem frem- og returløbstemperaturerne) giver dårlig økonomi for varmeleverandøren.38Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603EE=14 FremløbstemperaturtarifNår den aktuelle fremløbstemperatur (t1) er større end TL2, men mindre end/lig med TL3, tælles energien i TA2 parallelt med hovedregistret. Bliver den aktuelle fremløbstemperatur større end TL3, men mindre end/lig med TL4, tælles energien i TA3 parallelt med hovedregistret. Bliver den aktuelle fremløbstemperatur større end TL4, tælles energien i TA4 parallelt med hovedregistrett1 ≤ TL2Kun optælling i hovedregistretTL3 ≥ t1 > TL2Optælling i TA2 og hovedregistret