Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstrup Multical_602.pdf
Isolationsspænding Effektforbrug Back-up forsyningEC ± (0,15 + 2/∆Θ) % ET ± (0,4 + 4/∆Θ) % LCD – 7 (8) cifre med 7,6 mm cifferhøjde 9999.999 – 99999.99 – 999999.9 – 9999999 MWh – kWh – GJ – Gcal1392 timer, 460 døgn, 36 måneder, 15 år, 50 infokoder Dataloggere med programmerbart interval Ur, kalender, skudårskompensation, skæringsdato, realtidsur med batteriback-up KMP protokol med CRC16 benyttes til optisk kommunikation og til top- og bund- moduler < 10 µW RMS 3,6 VDC ± 0,1 VDC 3,65 VDC, D-celle lithium < 15 µA excl. flowmåler12+1 år @ tBAT < 30 °C 10 år @ tBAT < 40 °C Udskiftningsintervallet reduceres ved anvendelse af datamoduler, hyppig data- kommunikation og høj omgivelsestemperatur 230 VAC +15/-30 %, 50/60 Hz 24 VAC ± 50 %, 50/60 Hz 4 kV < 1 W Indbygget super-cap eliminerer driftsstop ved kortvarige netudfald (kun forsyningsmoduler type 602-0000-7 og 602-0000-8). Opfylder prEN 1434-4:2014 klasse C (MID klasse E2)