Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Fortegn i varme/køle applikationer De akkumulerede energiregistre, E1 og E3, vises begge altid som positive værdier. Differenstemperatur og effekt vises enten som positive (varme) eller negative (køling) værdier, når værdierne aflæses på MULTICAL® 302, 303, 403, 603 og 803.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202173MULTICAL® 6036.1 ”USER loop””USER loop” er målerens primære loop, som indeholder de legale og mest anvendte visninger. Loopet er rettet mod brugeren og konfigureres efter brugerens behov via DDD-koden. Se afsnit 3.2.4 for yderligere informationer om ”USER loop” og DDD-koder. NB. Der anvendes ikke displayindeksnumre i ”USER loop”.6.2 ”TECH loop””TECH loop” er rettet mod teknikeren, som har interesse i at se yderligere visninger end dem, som er tilgængelige i ”USER loop”.