Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Den eksterne 24VAC/DC anvendes til at forsyne det analoge indgangskredsløb samt de tilsluttede sensorer.11.4.13 HC-003-43: PQT ControllerPQT Controller er for applikationer til optimering af energiforbrug. PQT Controlleren læser målerens flow, effekt, temperaturdifferens samt returtemperaturen og bruger disse sammen med de grænseværdier der er konfigureret i modulet, til at styre den tilkoblede motorventil.11.4.14 HC-003-50: Low Power Radio, inputs (In-A, In-B), 434 MHzKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021159MULTICAL® 603Med Low Power Radio modulet er det muligt at aflæse måleren i et aflæsningssystem, der opererer i 434 MHz- området.Low Power Radio modulet er designet til Walk-by/Drive-by, men er også forberedt til at være en del af et Kamstrup radio mesh-netværk, hvor aflæste data automatisk overføres til systemsoftwaren via netværkskomponenterne (routere og koncentratorer).Aflæsningssystemet bestemmer hvilke data der skal aflæses i måleren.