Title: 370.011 RF500 Cimberio måleblende.pdf
vendende nedover, men alltid i 45° vinkel. Dersom CIM 3723 installeres vertikalt er alle posisjoner akseptable,men ta alltid tilkobling av differensialmanometer i betraktning; Innsetting av sensorerene på dette manomete-ret trenger minst 100 mm fritt areal langs aksen av hvert målepunkt.Målepunkter leveres demontert fra ventilen. Skru i forlengerne med en nøkkel med fatning på de freste over-flatene, fest målepunktene på enden av de nevnte forlengerne og påse at målepunktet med rød stropp monte-res på primærsiden/oppover. Benytt passende tetningsmateriale ved montering.For mest mulig nøyaktig avlesning av differensialtrykk, fjern eventuell luft inne i installasjonen.Differensialtrykk og avlesning av gjennomstrømningSkru av pluggene på målepunktene plassert på ventilenden med kalibrerte åpninger og sett inn sensorene fraCIM 726 differensialmanometer, press målenålene inntil de perforerer tetningsgummien inne i målepunktene.Fargene på stroppene på målepunktene har følgende betydning: