Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Det er muligt at vægmontere regneværket direkte på en plan væg. Vægmontering kræver anvendelse af vægbeslag (3026‐207), der fås som tilbehør til MULTICAL 603. MULTICAL 603 monteres på vægbeslaget ved at skubbe regneværket ned over beslaget på samme måde som ved kompaktmontering.Kamstrup A/S ∙ Teknisk beskrivelse ∙ 5512‐2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 60365MULTICAL® 6034.3 Frem- og returløbsplacering MULTICAL® 603 konfigureres til flowsensorplacering i enten fremløb eller returløb under installationen. I displayet indikeres flowsensorplaceringen ved et symbol, underliggende programmeres A-koden i konfigurationsnummeret til 3 eller 4 ved fremløb eller returløb. Nedenstående skema viser i henholdsvis installationsforholdene for varmemålere og kølemålere.flowsensorplaceringFormelk-faktorA-kode og DisplayVarmt rørKoldt rørInstallationA-kode = 3k-faktor med t1 og V1 i fremløbDisplay:V1 og t1t2Se applikation nr. 1 i afsnit 7.1VarmemålerE1=V1(t1-t2)kA-kode = 4