Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
1 Disse visninger afhænger af modulet og er dermed ikke faste visninger. Rækkefølgen af visningerne kan variere. Derfor er indeksnummeret sat til ”xx”. Referencenummeret vil dog være det samme.8 For modul 60 – LON FT-X3 vil referencenumrene 34, 35 og 36 være anvendt til at vise modulets Neuron-ID opdelt i tre dele. Modulets Neuron-ID vises som decimalformat på displayet. De aflæste værdier skal konverteres fra decimal til hexadecimal for anvendelse i LON-systemet.80Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021Vær opmærksom på, at det kun er muligt at konfigurere måleren 50 gange via ”SETUP loop”. Efter 50 gange låses måleren for yderligere konfiguration, og det kræver en totalnulstilling og en reverificering af måleren for igen at få adgang til ”SETUP loop”.Hvordan åbnes ”SETUP loop”?