Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
For at lette udskiftning af måleren, bør der altid monteres afspærringsventiler på begge sider af flowsensoren.Under normale driftsforhold stilles der ikke krav om snavssamler foran måleren.64Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.20214.2 Montering af MULTICAL® 603‐regneværk4.2.1 KompaktmonteringVed kompaktmontering monteres regneværket direkte på ULTRAFLOW®. Ved risiko for kondensering (f.eks. i køleapplikationer) bør regneværket vægmonteres, og derudover skal ULTRAFLOW® i køleapplikationer være i kondenssikret udgave.MULTICAL® 603 er konstrueret, så man kan opnå minimal indbygningsdybde, med anvendelse af vinkelbeslag ved montering på ULTRAFLOW®. Designet gør, at monteringsradius på kritiske steder forbliver 75 mm.4.2.2 Vægmontering