Title: +135.01=370.001-OE401T_01-320 Betjeningsinnstruks energimåler UH306-110b.pdf
Funktionerne detaljeret Når de respektive reaktionsgrænser overskrides, og gennemstrømningen og temperaturdifferencen er positive, opsummeres varmemængden og volu- minen. Ved segmenttesten tændes alle segmenter i displayet med henblik på kontrol. På årsskæringsdatoen indskrives målerstandene for varmemængde og volumen, værdierne for maksima samt gennemstrømnings- og fejltiden i hukommelsen for sidste år. Gennemstrømning, varmeeffekt og temperatur- difference registreres med korrekt fortegn. I tilfælde af en underskridelse af reaktionsgrænsen vises et u på den første plads. De aktuelle temperaturer vises sammen i en displaylinje som hele tal i °C. Til dannelse af maksimumværdien måles varme- effekt og gennemstrømning gennem måleperioden på f.eks. 60 min. Maksimumværdierne til dannelse af middelværdien markeres med et Ma på den første plads. Det 8-cifrede ejendomsnummer (samtidig sekun- dæradresse ved M-bus-drift) kan indstilles i para- tildeles af metreringstilstand. Enhedsnummeret producenten. Driftstiden