Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
Aflæs ”INFO” på displayetCheck den fejl, som info- koden angiverHvis ”INFO” = 16KommunikationsfejlDer er luft i flowdelen? Udluft anlægget, og check måleren igen. Check at flowretningen passer med pilen på flowdelenHvis ”INFO” = 2048Flowmåler har forkert pulstalUoverensstemmelse i pulstal mellem regneværk og flowdelHvis ”INFO” = 4096For svagt signalDer er luft i flowdelen? Udluft anlægget, og check måleren igenHvis ”INFO” = 16384Flowdel vender forkertCheck at flowretningen passer med pilen på flowdelen15169. set-up via fronttasterDer er mulighed for at indstille dato, tid og primær M-Bus adresse ved hjælp af tasterne på regneværkets front.1 Vælg den visning på displayet der ønskes ændret2 Løft regneværkstoppen af3 Vent til måleren slukker (op til 2,5 minut). Der må ikke trykkes på knapperne4 Hold main-knappennede, mens regneværkstoppen sættes på igen, indtil derikke længere vises streger på displayet5 Setup-menuen er nu aktiveret.