Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Puls OFF> 2,5 V i > 4 ms> 2,5 V i > 100 ms> 2,5 V i > 70 ms> 12 V i > 4 msPulsfrekvens< 128 Hz< 1 Hz< 8 Hz< 128 HzIntegrationsfrekvens< 1 Hz< 1 Hz< 1 Hz< 1 HzElektrisk isolationNejNejNej2 kVMaks. kabellængde10 m10 m10 m100 mMaks. kabellængde med Cable Extender Box, Type 66-99-03630 m30 m30 mKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202115MULTICAL® 603Pulsindgange A og B In-A: 65-66 og In-B: 67-68 via modul P ulsindgangElektronisk kontaktReed-kontakt680 kΩ pull-up til 3,6 V 680 kΩ pull-up til 3,6 VPuls ON< 0,4 V i > 30 ms< 0,4 V i > 500 msPuls OFF> 2,5 V i > 30 ms> 2,5 V i > 500 msPulsfrekvens< 3 Hz< 1 HzElektrisk isolationNejNejMaks. kabellængde25 m25 mKrav til ekstern kontakt Opdatering af displayLækstrøm ved åben kontakt < 1 µA Følger det valgte integrationsinterval (fra 2 til 64 s)Pulsudgange C og D Out-C: 16-17 og Out-D: 18-19 via modulPulslængde:Pulsværdi