Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
θhc fungerer som en grænseværdi for varme-/køleenergimålingen. Med θhc aktiveret måles der kun varmeenergi, når t1 er større end elle lig med θhc. Ligeledes måles der kun køleenergi, såfremt fremløbstemperaturen t1 er lavere end θhc.I varme-/kølemålere bør grænseværdien θhc indstilles til den højeste målte temperatur i fremløbet i forbindelse med køling, f. eks. 25 °C. Således er det udelukkende differenstemperaturen, som afgør, om der afregnes køle- eller varmeenergi.Konfigurering af funktionen θhc er kun mulig i målertype 6. Konfigurering kan foretages i intervallet 0,01..180,00 °C. Hvis θhc ønskes deaktiveret, konfigureres den til 250,00 °C. På andre målere end målertype 6 vil θhc stå permanent til ”Off” i konfigurationen. θhc konfigureres via ”SETUP loop” eller med PC-programmet METERTOOL HCW, se afsnit 6.3 og Teknisk beskrivelse for METERTOOL HCW (5512-2096)NB. Der er ingen hysterese i forbindelse med skift mellem måling af varme- og køleenergi (Δθhc= 0,00 K).108