Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstup Ultraflow 54 DN15-125.pdf
Bemærk: Ved medietemperatur over 90 °C må regneværk og Pulse Transmitter ikke monteres på flowmåleren. I stedet anbefales vægmontering.12Kamstrup A/S • 5810588_K1_DK_08.2016Elektrisk tilslutningTilslutning MULTICAL® og ULTRAFLOW® 54ULTRAFLOW® 54>MULTICAL®Blå (GND)>11Rød (forsyning)>9Gul (signal)>10Tilslutning via Pulse TransmitterULTRAFLOW® 54>Pulse Transmitter>MULTICAL®IndgangUdgangBlå (GND)>1111A>11Rød (forsyning)>99A>9Gul (signal)>1010A>10Ved anvendelse af lange signalkabler skal der udvises omtanke ved installationen. Signalkab- ler skal installeres med mindst 25 cm respektafstand til andre kabler af hensyn til EMC. For yderligere information om Pulse Transmitter, se venligst teknisk beskrivelse 5512-384, som kan hentes på products.kamstrup.com.Kamstrup A/S • 5810588_K1_DK_08.201613Eksempel på tilslutning af ULTRAFLOW® 54 og MULTICAL®ULTRAFLOW® 54 og MULTICAL® 602ULTRAFLOW® 54MULTICAL® 60214