Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
2.2 Følerlomme (PL) Følerlommer kan f.eks. monteres i en sveiselomme, eller i en 45° sideveis Y-del. Følernes tupp må plasseres i midten av flowen. Trykk temperaturfølerne så langt ned i lommene som mulig. Hvis kort responstid er nødvendig, kan ”ikke-herdende” termisk ledende pasta benyttes. Trykk plastmansjetten på følerkabelen inn i følerlommen og fest den ved hjelp av den vedlagte forseglingsskruen (M4). Bruk bare fingrene dine til å feste skruen. Forsegle lommen ved å bruke en pakning og en låsewire.SCALE 1 : 1 SECTION B-BSCALE 1 : 1 SECTION B-BBB6Kamstrup A/S • 55122084_B1_NO_2019-08BBAASCALE 1 : 1SECTION A-AMULTICAL® 6033 Montering av flowmålerFør du monterer flowmåleren må systemet spyles og de beskyttende pluggene\plastmembranene fjernes fra flowmåleren. Korrekt plasseringen av flowmåleren vises enten ut fra regneverkets typeetikett eller på skjermen der ( symboliserer posisjonen i tur, men ) indikerer posisjonen i retur. Flowretningen vises med en pil på flowmåleren.