Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Bemærk: Pulsudgangene C1 og C2 vil altid være identisk konfigureret, og ligeledes vil udgangene D1 og D2 altid være identisk konfigureret. Alle fire udgange konfigureres gennem målerens PP-kode. Vær derfor særlig opmærksom på dette, når modulerne installeres i måleren, så de får den rigtige modulplads i forhold til det udstyr, de skal kobles til.52Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021Alle moduler med puls udgange er påtrykt ”Pulse outputs”.Skrueklemmer for Out-C og skrueklemmer for Out-D er ligeledes tydeligt angivet.Se afsnit 11.2 for flere detaljer omkring tilgængelige moduler.Tekniske data for Pulse outputsPulsudgangstypeOpto FETEkstern spænding1…48 VDC/ACStrøm< 50 mAOn-modstand≤ 40 ΩElektrisk isolation2 kVMax. kabellængde25 mVær opmærksom på polariteten ved tilslutning. Pulsudgangene er placeret på modulet med følgende terminalnummerering:Opto FETPulsudgang C:Terminal 16-17Pulsudgang D:Terminal 18-19