Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
8.4.1TilslutningseksemplerFlowsensor med NPN-transistorudgang og intern 24 VDC forsyningFlowsensor med PNP-transistorudgang og intern 24 VDC forsyningFlowsensor med transistorudgang og ekstern 24 VDC forsyningKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603127MULTICAL® 6038.5 MULTICAL® med V1 og V2 i forskellige størrelserMULTICAL® generation 3 har kun en CCC-kode, der deles af flowsensorerne V1 og V2, og har dermed kun mulighed for at udnytte to ULTRAFLOW® med samme pulstal (p/l) og samme nominelle flow (qp).Når MULTICAL® anvendes med to tilsluttede ULTRAFLOW® V1 og V2 i forbindelse med åbne systemer, kan det være en fordel at anvende en ULTRAFLOW® V2 med et lavere nominelt flow (qp) end det nominelle flow (qp) i den anvendte ULTRAFLOW® V1, f.eks. i applikation 7, se afsnit 7.1.3