Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
Rerene er langsgaende merket med radt. Leveres i lengder & 6 meter.Ikke egnet for tappevann og kjgleanlegg med driftstemp under +14 °C Materialkvalitet: Ulegert stal i henhold til DIN EN 10305. Stélet er magnetisk.Varmeutvidelse: 0,012 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monteringstemperatur og heyeste driftstemperaturTrykkklasse: PN16Temperaturomrade med standard O-ring (butylkautsjuk -.CIIR): -30 — +120 °C under forutsetning at det ikke oppstér utvendig kondensering pé rer og deler. Se i feltet: Fuktbestandighet.Garantert utett ved manglende pressing.Skal ikke graves ned i bakken.Union og tippunion leveres med flat tetting (EPDM pakning) og er ikke egnet til kjsleanlegg med lave temperaturer (under 14°C) Dette gjelder spesielt varmepumpers kollektorside/kald side.EPDM pakning ma eventuelt skiftes til spesialpakning som er godkjent for denne type systemer. Slik pakning har ikke Geberit pr. i dag.Side 2 av 3 Informasjonen er tilrettelagt av© Norsk Byggtjeneste AS Byggtjeneste..