Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Primærtasten anvendes i ”SETUP loop” til at tilgå den enkelte visning med det formål at ændre den pågældende parameter. Ved tryk på primærtasten begynder den pågældende parameters første ciffer (cifret længst til venstre) at blinke. Herefter kan det blinkende ciffer ændres ved kortvarige tryk på primærtasten. Der skiftes ciffer ved tryk på piletasterne, der kan frit skiftes til både højre og venstre. Når den ønskede opsætning er indtastet, holdes primærtasten nede, indtil et ”OK” fremkommer på displayet. Måleren har nu gemt ændringen og displayet viser de indstillede værdier.Afhængigt af målerens konfiguration vil et eller flere menupunkter i ”SETUP loop” vise ”Off” i displayet. Dette betyder, at denne funktionalitet ikke er tilgængelig i måleren, dvs. funktionen er deaktiveret under fabriksprogrammering. Forsøges det via primærtasten at tilgå disse visninger, vil rammerne omkring ”Off” tændes for at indikere, at denne funktion ikke er tilgængelig i måleren.82