Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Den tilhørende følerlomme er fremstillet i rustfast stål og har et lige G½” tilslutningsgevind. Den ydre diameter er ø8 mm. Ved montage anvendes en kobberpakning til at sikre den nødvendige tæthed. De forskellige indbygningslængder L for følerlommen fremgår af tabel 7, hvor man også kan se den tilhørende indbygningslængde EL for temperaturføleren.Indbygningslængde for ø6 mm føler - EL 105 mm 140 mm 230 mmIndbygningslængde for ø6 mm lomme – L 85 mm 120 mm 210 mmTabel 7Figur 13140Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021Pt500 °C -30 -20 -10 00 441,116 460,802 480,430 500,0001 439,144 458,836 478,469 498,0462 437,172 456,869 476,509 496,091