Title: +038=433.003-OE001._01-Kamstrup 351C Produktblad.pdf
Realtidsur (RTC) Nøjagtighed BackupSupercap driftstidTypisk 5 ppm ved 23 °C Batterilevetid > 10 år ved 23 °C Supercap levetid > 10 år ved 23 °C 7 dage fuldt opladetTilslutningerStrømklemmer Størrelse Skruer Drejningsmoment2,5 – 10 mm² elevatorklemmer Ph2 eller (4x1) lige kærv 2,5 - 3 mm²Spændingsudtag Størrelse Skruer Drejningsmoment0,25 – 1,5 mm², 5 mm kabelsko TORX Tx 10 1 NmKamstrup A/S • 58101193_C1_DK_06.20169KommunikationKamstrup 351C kan leveres og eftermonteres med kommunikationsmoduler. Modulerne fungerer som indgange og udgange for måleren. Der kræves ikke efterverificering af måleren ved montering af modulerne.Kommunikationsmoduler S0-forsyningSerielM-Bus TCP/IP GSM/GPRS