Title: +038=66.007-##009._02-UR200S-I - Brukermanual.pdf
Pressione este botão para guardar o novo parâmetro. O visor irá exibir o novo valor a piscar eregressará à leitura normal.Códigos de Alarme:‘P1’ A piscar no visor: indica que o sensor da arca tem uma anomalia. A arca irá tentar manter a temperatura até que o sensor seja reparado.‘P2’ A piscar no visor: indica que o evaporador da arca tem uma anomalia.Isso não influencia o funcionamento da arca mas deverá ser reparado o mais rapidamente possível.38DescongelamentoO modelo UR descongela automaticamente quando o compressor pára.Os modelos UF devem descongelados manualmente. Recomenda-se o descongelamento da arca de três em três meses ou se a camada de gelo ultrapassar 5 mm.Os modelos UF/V: A arca descongela automaticamente em intervalos pré-definidos. Se houver frequentes aberturas da porta da arca ou mudanças do conteúdo, poderá ser necessário descongelar a arca manualmente.Se este botão for premido continuamente durante mais de 3 segundos, dá-se início à