Title: Sjekkliste Hande.pdf
c. Måleren til venstre, med isolerte elektroder, har den uisolerte spis- sen et stykke under overflaten, og viser lavt fuktinnhold. Måleren til høyre, med uisolerte elektroder, registrerer fukt i overflaten, og viser høyt fuktinnhold.For å måle langt inni materialene kan man enten bore hull til elektrodene, se fig. 441 d (vignett), eller banke inn elektrodene som hammerelektroder, se tabell 22. Før bruk må man sjekke at isolasjonen er intakt, even- tuelt bytte ut elektroder.Fig. 45 Eksempel på boks med regulerbar motstand for kontroll av kalibre- ring av motstandsmåler. Foto: SINTEF Byggforsk442 Plassering av elektrodene. I trematerialer bør elektro- dene plasseres på en linje langs fiberretningen, og ik- ke i kvister eller sprekker eller nær ledende metall. Elektrodene har vanligvis en senteravstand på 25 mm, men denne avstanden er ikke av vesentlig betydning. 443 Avlesning. Skru på instrumentet, les av og noter fukt- innhold umiddelbart. Registrer temperatur og treslag.