Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Modulet kan konfigureres med forskellige datagrammer.158Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 60311.4.11 HC-003-40: Analog outputs 2 x 0/4…20 mADe analoge udgange anvendes primært til videregivelse af information til fremmed udstyr, typisk en PLC eller lignende. De analoge udgange kan angive flow, energi eller temperaturer fra måleren. Udgangene kan skaleres individuelt og vælges som 0...20 mA eller 4...20 mA.Til at reducere fluktuationer på det analoge output kan man indstille en højere filterværdi vha. METERTOOL Se afsnittet Integrationsmode >L<Den eksterne 24VAC/DC anvendes til at forsyne det analoge udgangskredsløb.11.4.12 HC-003-41: Analog inputs 2 x 4…20 mA / 0…10 VDet analoge indgangsmodul forbindes til eksterne sensorer og opsamler måleværdier til logning og visning i målerens display. Sensorer med enten 0..20mA eller 0..10V signaler kan tilkobles modulet. Hvert analogt input kan konfigureres individuelt.