Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
Størrelse Ø [mm] -5,8 5,8Kabellængde [m] - 1,5 3,0 1,5 3,000 11 12 31 32Forsyning Ingen forsyning Batteri, 1 x D-celle 230 VAC forsyning 24 VAC forsyning Batteri, 2 x A-celle0 2 7 8 9Moduler Intet modul Data + 2 pulsindgange (A, B) Data + 2 pulsudgange (C, D) M-Bus, konfigurerbart + 2 pulsindgange (A, B) M-Bus, konfigurerbart + 2 pulsudgange (C, D) M-Bus, konfigurerbart, Thermal Disconnect Wireless M-Bus, EU, konfigurerbart, 868 MHz + 2 pulsindgange (A, B) Wireless M-Bus, EU, konfigurerbart, 868 MHz + 2 pulsudgange (Out-C, Out-D) Analogt udgangsmodul 2x 0/4…20 mA BACnet MS/TP (RS-485) + 2 pulsindgange (In-A, In-B) Modbus RTU (RS-485) + 2 pulsindgange (In-A, In-B)00 10 11 20 21 22 30 31 40 66 67Flowsensorer leveres som standard med dynamikområde 100:1. Dynamikområde 250:1 stilles kun til rådighed på udvalgte landekoder.Flowsensorer leveres som standard med dynamikområde 100:1. Dynamikområde 250:1 stilles kun til rådighed på udvalgte landekoder.