Title: Vannmåler- Sensus 620 (NO-2016).pdf
HRI Data Unit er et data-grensesnitt som leverer måleravlesningen og serie- eller kundenummer. Denne versjonen kan i tillegg levere utgangspulser, som beskrevet ovenfor.HRI Data Unit kan tilknyttes et M-Bus nettverk for fjernavlesning eller en MiniPad for mobil induktiv avlesning (MiniBus), begge i henhold til IEC 870-protokollen.3. Sensus((S))cout-S Radio UnitIntegrert (helhetlig) Sensus((S))cout radio med anvendelse av langtids, pålitelig og driftssikker HRI avlesnings- teknologi. Radio avlesning gjøres via den håndholdte Psion WA pro og Dokom mobile (WinCE) software.620 L D 1621 INT • Side 4 / 4Installasjons- og vedlikeholdsinstrukserFor komplette installasjonsinstrukser, vennligst kfr. MD1001INT-manualen.(Finnes på produsentens hjemmeside).620-måleren må installeres i et lavpunkt på rørledningen, med den støpte pilen på målerhuset i vannets strømningsretning. Før vannmåleren tilkoples, må ledningssystemet gjennomspyles for å fjerne alle partikler og urenheter.