Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstup Ultraflow 54 DN15-125.pdf
3,6 VDC ± 0,1 VDC 3,65 VDC, D-celle Lithium 6 år ved tBAT < 30 °C 230 VAC +15/-30 %, 50 Hz 24 VAC ± 50 %, 50 Hz Indbygget super-cap eliminerer driftstop ved kortvarige netudfaldMaks. 10 m Afhængigt af regneværk (maks. 100 m, hvis forbundet med MULTICAL®) Opfylder EN 1434 klasse CFlowdataNom. flow qp [m3/h]Nom. diameter [mm]Pulstal * [imp./l]Dynamikområde qp:qiqs:qpFlow @125 Hz ** [m3/h]∆p@qp [bar]Min. cut off [l/h]2,5DN2060100:12:17,50,0353,5DN2550100:12:190,0776DN25 & DN3225100:12:1180,21210DN4015100:12:1300,062015DN5010100:12:1450,143025DN656100:12:1750,065040DN805100:12:1900,058060DN1002,5100:12:11800,03120100DN100 & DN1251,5100:12:13000,07200Pulstal fremgår af måleretiketten.** Mætningsflow. Maks. pulsfrekvens 128 Hz bibeholdes ved højere flow.4Kamstrup A/S • 5810588_K1_DK_08.2016Materialer