Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Konfig A = 3 (fremløb) eller 4 (returløb): Har ingen indflydelse på E4 og E5Applikation nr. 10Energi i varmt brugsvandTappevandsenergi: E1 = V1 (t1-t2)k t1Masse: M1 = V1 (Kmass t1)t1 og t2 måles med 2-lederfølere eller 4- lederfølere.Alternativt: t2 programmeres med en fast temperaturværdi eller t2 programmeres via scheduler-funktionen, der er indbygget i MULTICAL® 603. Temperaturen t2 vil følge en tabel, hvor t2 kan ændres op til 12 gange pr. år.Scheduler function2520e r u t a r e p m e t15t e l t u O1050janfebmaraprmayjunjulaugsepoctnovDateKonfig A = 3 (fremløb)Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021decKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603Applikation nr. 112-trinskedelsystem med 1 flowsensorKedelenergi „B“: E3 = V1 (t2-t1)k t1 (Øverste kedel)Kedelenergi „A“: E4 = V1 (t1-t3)k t1 (Nederste kedel)Konfig A = 3 (fremløb)99MULTICAL® 6037.1.4