Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
”SETUP loop” Dette loop er ligeledes rettet mod teknikeren. I dette loop har teknikeren mulighed for at konfigurere måleren via fronttasterne. Loopet er som udgangspunkt (medmindre andet er oplyst af kunden) åbent i transporttilstand. Når måleren første gang registrerer et flow på 1 % af qp eller større, spærres adgangen til ”SETUP loop”. Herefter vil det ikke længere være muligt at tilgå ”SETUP loop”, medmindre installationsplomben brydes. Se afsnit 6.3 for mere om den række af parametre, som kan konfigureres i ”SETUP loop”, og se afsnit 7.8 for mere om målerens transporttilstand.”TEST loop” Anvendes af bemyndigede laboratorier til reverificering af måleren. Dette loop er ikke tilgængeligt, medmindre målerens testplombe (verifikationsplombe) brydes.70Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603