Title: Manual - a-collection 3-fase måler.pdf
Sti lle inn en parameter (ﬁ g. 15) Prosedyreeksempel: Hvordan s(cid:415) lle inn P int = 24. MERK: Den første verdien som vises er den gjeldende. Innsti llingene angis når verdien er bekreft et. Verdien redigeres hvis Prg vises, den angitt e verdien er utenfor området hvis “Err” vises. Ett er 120 sekunders inakti vitet ved inntasti ng av en verdi, vises ti tt elsiden (P int på ﬁ guren) og Prg forsvinner. Ett er ytt erligere 120 s kommer målesiden i HoME ti lbake.Målemeny (ﬁ g. 16)Generelle målingssiderSide Beskrivelse 00Total importert ak(cid:415) v energi • Total ak(cid:415) v strøm • Total importert ak(cid:415) v energi • Gjennomsni(cid:425) lig ne(cid:425) spenning for systemet • Total importert ak(cid:415) v energi • Gjennomsni(cid:425) lig fasespenning for systemet • Total importert ak(cid:415) v energi • Strømfaktor (L = induk(cid:415) v, C = kapasi(cid:415) v) • Total importert ak(cid:415) v energi • Frekvens • Total importert reak(cid:415) v energi • Total reak(cid:415) v strøm010203