Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 603.pdf
230 VAC +15/-30 %, 50/60 Hz 24 VAC ±50 %, 50/60 Hz 3,75 kV < 1 W Indbygget supercap eliminerer driftsstop ved kortvarige netudfald (kun forsyningsmodultype 7 og 8) Opfylder EN 1434:2015, klasse A og C (MID klasse E1 og E2)6Kamstrup A/S • 58101515_C1_DK_10.2017Elektriske dataTemperaturmålingt1 Fremløbt2 Returløbt3 Fremløbt4 Returløb∆Θ (t1-t2) Varmemåling∆Θ (t2-t1) Kølemålingt5 Preset til A1 og A2Måleområde 603-A, 2-leder, Pt100 603-B, 4-leder, Pt100 603-C/E/F, 2-leder, Pt500 603-D/G, 4-leder, Pt500 Offsetjustering0,00…185,00 °C (t1 og t2: Godkendt til 2,00…180,00 °C)± 0,99 K fælles nulpunktsjustering for t1, t2 og t3 Bemærk: Offsetjusteringen er kun aktiv på målte temperaturer. Hvis f.eks. t3 er valgt til en preset værdi, vil offsetjusteringen ikke påvirke preset værdien.Maks. kabellængder (maks. ø6 mm kabel)Pt100, 2-lederPt100, 4 -lederPt500, 2 -lederPt500, 4 -leder2 x 0,25 mm²: 2,5 m 2 x 0,50 mm²: 5 m 2 x 1,00 mm²: 10 m