Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 603.pdf
MULTICAL® 603 monteret på ULTRAFLOW® med G¾ gevindtilslutning4Kamstrup A/S • 58101515_C1_DK_10.2017MULTICAL® 603MålernøjagtighedDel-enheder af varmemåleren MULTICAL® 603 Følersæt ULTRAFLOW®MPE i henhold til EN 1434-1 Ec = ± (0,5 + ∆Θ min/∆Θ) % Et = ± (0,5 + 3 ∆Θ min/∆Θ) % Ef = ± (2 + 0,02 qp/q), men ikke over ± 5 %Typisk nøjagtighed Ec = ± (0,15 + 2/∆Θ) % Et = ± (0,4 + 4/∆Θ) % Ef = ± (1 + 0,01 qp/q) %MULTICAL® 403 qp 1,5 m³/h @∆Θ 30KEc+Et+Ef (EN)Ec+Et+Ef (Typ)MULTICAL® 603 og ULTRAFLOW® qp 1,5 m³/h @∆Θ 30K Samlet typisk nøjagtighed for MULTICAL® 603, følersæt og ULTRAFLOW® sammenlignet med EN 1434-1. MULTICAL® 403 qp 1,5 m³/h @∆Θ 30K6,04,0Ec+Et+Ef (EN)Ec+Et+Ef (Typ)2,06,0]%0,0[lo T0,010,101,0010,002,04,04,06,0q [m³/h]2,0Godkendte målerdata]%0,0[lo0,010,101,0010,00TGodkendelser