Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 603.pdf
Mekaniske dataMiljøklasse Omgivelsestemperatur Beskyttelsesklasse Medietemperaturer ULTRAFLOW®Medie i ULTRAFLOW® Lagertemperatur Tilslutningskabel ForsyningskabelOpfylder EN 1434 klasse A og C (MID klasse E1 og E2) 5…55 °C ikke kondenserende, lukket placering (indendørs installation) Regneværk: IP65 i henhold til EN/IEC 60529 2…130 °C Ved medietemperaturer under omgivelsestemperaturen eller over 90 °C i flowsen- soren anbefales vægmontering af regneværket. Vand (fjernvarmevand er beskrevet i CEN TR 16911 og AGFW FW510) -25…60 °C (drænet måler) ø3,5…6 mm ø5…8 mmMaterialer Regneværkshus – Top og bund – Verifikationsdæksel KablerTermoplast, PC 10 % GF med TPE (thermoplastisk elastomer) ABS Silikonekabel med indvendig teflonisoleringKamstrup A/S • 58101515_C1_DK_10.20173MålskitserAlle mål er angivet i [mm].154 15447 47154472 0 12 2 0 0 1 1166166 16675Mekaniske mål for MULTICAL® 603-regneværk7875Regneværksbund separat og monteret på ULTRAFLOW®757578