Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
10.9 Effektforbrug for nettilsluttet måler Den optagne effekt for målere tilsluttet 24 VAC eller 230 VAC fremgår af mærkningen på målerens front. Mærkningen angiver en gennemsnitlig maksimalværdi for målerens optagne effekt, og effekten vil over en periode ikke overstige mærkningen. Eksempelvis vil korte tidsrum med datakommunikation kræve en kortvarig forøgelse i energiforbruget, mens længere perioder uden datakommunikation vil kræve mindre energi. I tabellen er vist en række eksempler på akkumulerede årsforbrug for MULTICAL® 603 med forskellige forsyningstyper. For batteriforsynede målere, se afsnit 10.3 om batterilevetider.Optagen effekt [W] Tilsyneladende effekt [VA] Årsforbrug [kWh]MULTICAL® 603 tilsluttet 24 VAC inkl. transformer (66-99-403) < 1,5 W< 6 VACa. 13 kWhMULTICAL® 603 tilsluttet 24 VAC ekskl. transformer< 1 W< 7 VACa. 9 kWhMULTICAL® 603 direkte tilsluttet 230 VAC< 1 W< 11,5 VACa. 9 kWhTransformer 230/24 VAC