Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Tjek, om pulstal på flowdel passer med regneværk.Forkert temperaturvisning.Defekt temperaturføler.Udskift følersættet.Utilstrækkelig installation.Efterse installationen.Lidt for lav temperaturvisning eller lidt for lav opsummering af energi (f.eks. MWh).Dårlig termisk følerkontakt.Varmeafledning.For korte følerlommer.Placér følerne helt i bunden af følerlommerne.Isolér følerlommer.Udskift med længere lommer.Det optiske interface reagerer ikke. Optisk interface deaktiveretSe Heart beat- og statusindikation i afsnit 6.Optisk øje placeret forkertDrej optisk øje så ledningen vender op.176Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 60317 BortskaffelseKamstrup A/S er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001, og som led i vores miljøpolitik anvender vi i videst muligt omfang materialer, der kan genvindes miljømæssigt korrekt.Fra august 2005 er Kamstrups varmemålere mærket i henhold til EU- direktivet 2012/19/EU og standarden EN 50419.