Title: Vannmåler- Sensus 620 (NO-2016).pdf
Fremmede partikler i vannet, vil bli filtrert, først av innløpssilen, deretter av mantelsilene. De minste partiklene kan passere gjennom måleren uten skade; den elastiske akseltappen gjør det mulig for partikler å passere mellom stempelet og målekammeret. I slike tilfelle vil stempelets overflatehårdhet og målekammeret forhindre riper og deformasjon.Hele telleverksmekanismen ligger i den tørre delen av måleren (telleverket). Dette eliminerer faren for blokkering pga suspendert stoff i vannet.620-måleren beholder sin metrologiske nøyaktighet selv etter mange års drift, selv under meget vanskelige driftsforhold.DisplayDisplayet har et rulletelleverk med 8 ruller (5 for m3, 3 for liter). Den laveste oppløsningen (lesbarheten) er 0.05 liter. Tallskiven har en sentral skive hvis rotasjon indikerer at vann passerer gjennom måleren. Denne indikatoren kan anvendes til å avsløre en nedstrøms lekkasje.