Title: +038=370.101-OE001T_06-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Fakta.pdf
2 x A cellerBatteriets levetid 1)Opptil 16 årOpptil 6 årStrømningsområdeqp 0,6…2,5 m³/tqp 0,6…15 m³/tqp 0,6…1000 m³/t 2)Kabellengde strømningssensor1,2 m1,5 m2,5…100 m 3)Temperatursensor2-tråds,2-tråds,2- eller 4-tråds,4-tråds,Pt500Pt500 eller Pt100Pt500 eller Pt100Pt500/100 autoKabellengde temperatursensor1,5 m1,5…10 m1,5…100 mBeskyttelsesklasseKalkulator IP65Kalkulator IP54Kalkulator IP65Strømningssensor IP68Strømningssensor IP68ULTRAFLOW® IP65/IP67Integreringsmodus (backup)8…32 s4…64 s2…64 s2 s (8 s)MåleenhetMWh – kWh – GJMWh – kWh – GJ – GcalModuler1 kontakt2 kontakter4 kontakterIntegrert Wireless M-BusüIntegrert Wired M-BusüüData og analoge modulerüüüM-Bus-moduler (kablet og trådløst)üüüIndustrielle moduler (Modbus, BACnet)üüüKalkulator og strømningssensor kanüüadskillesTilkobling for tredjeparts strømningssen-üüsorer 4)Bakgrunnsbelyst skjermü (valgfritt)ü