Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 603.pdf
Elektronisk kontakt 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 30 ms > 2,5 V i > 30 ms < 3 Hz Nej 25 m Lækstrøm ved funktion åben < 1 µAReed-kontakt 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 500 ms > 2,5 V i > 500 ms < 1 Hz Nej 25 mPulsudgange Out-C/Out-D Pulsudgangstype Type Ekstern spænding Strøm Restspænding Elektrisk isolation Maks. kabellængdeType HC-003-21Åben collector (OB) 5…30 VDC 1…10 mA UCE ≈ 1 V ved 10 mA 2 kV 25 mType HC-003-11 Før 2017-05-01 Åben collector (OB) 5…30 VDC 1…10 mA UCE ≈ 1 V ved 10 mA 2 kV 25 mType HC-003-11 Efter 2017-05-01 Opto FET 5…48 VDC/AC 1…50 mA RON ≤ 40 Ω 2 kV 25 mKamstrup A/S • 58101515_C1_DK_10.20177Produktvarianter