Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Ec = ± (0,5 + ∆Θ min/∆Θ) % Ef = ± (2 + 0,02 qp/q), men ikke over ±5 %TemperaturfølertilslutningPt100 – EN 60 751, 2-ledertilslutning Type 603-A Type 603-B Pt100 – EN 60 751, 4-ledertilslutning Type 603-C/E/F/M Pt500 – EN 60 751, 2-ledertilslutning Type 603-D/G/H Pt500 – EN 60 751, 4-ledertilslutningEN 1434-betegnelseMiljøklasse A og CMID-betegnelseMekanisk miljø: Klasse M1 og M2Elektromagnetisk miljø: Klasse E1 og E2Kondenserende miljø, lukket placering (indendørs), 5…55 °CKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202111MULTICAL® 6032.2 NøjagtighedFigur 2: Typisk nøjagtighed for MULTICAL® 603 sammenlignet med EN 1434.2.3 Nøjagtighed for en samlet målerDel-enheder af varmemåleren MPE i henhold til EN 1434-1Typisk nøjagtighedULTRAFLOW®Ef = ± (2 + 0,02 qp/q), men ikke over ±5 %Ef = ± (1 + 0,01 qp/q) %MULTICAL® 603Ec = ± (0,5 + ∆Θ min/∆Θ) %Ec = ± (0,15 + 2/∆Θ) %FølersætEt = ± (0,5 + 3 ∆Θ min/∆Θ) %Et = ± (0,4 + 4/∆Θ) %12