Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Eksempel: CCC = 201 anvendes til en elektronisk måler med 1 l/imp. og qp = 4…150 m³/h.8.4 Flowsensorer med aktiv 24 V pulsudgang (Connection type P) Flowsensorer med aktiv 24 V pulsudgang fra eksempelvis Siemens, Krohne eller ABB kan tilsluttes direkte til MULTICAL® 603 type 603-G. Denne type er samtidigt forberedt til tilslutning af 4-ledertemperaturfølere. Tilslutningen foretages som vist på nedenstående figur, for yderligere eksempler se 8.4.1.Tekniske data:Pulsindgangsspænding12…32 VPulsstrømMaks. 12 mA ved 24 VPulsfrekvensMaks. 128 HzPulsbreddeMin. 3 msKabellængde V1Maks. 100 m(Oplagt med min. 25 cm respektafstand til andre kabler)126Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021Galvanisk adskillelseIndgangen V1 er galvanisk adskilt fra MULTICAL® 603Isolationsspænding2 kVNetforsyning til MULTICAL® 24 VAC/VDC eller 230 VACBatterilevetid (D-celle) for MULTICAL® inkl. 1 standard-modul (f.eks. wM-Bus)Ved anvendelse af 24 V aktive pulser på V1: 14 år