Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Det er muligt at anvende en V2, der er mindre end V1 ved at inkludere en Pulse Divider for V2 til at nedskalere pulstallet for ULTRAFLOW® V2, så det matcher pulstallet for ULTRAFLOW® V1, se Tabel 5. MULTICAL® bestilles separat* med en CCC-kode, der passer til ULTRAFLOW® V1. ULTRAFLOW® til både V1 og V2 og den tilhørende Pulse Divider skal bestilles separat.Bemærk: Det nominelle flow (qp) i ULTRAFLOW® V2 skal være mindre end det nominelle flow (qp) i ULTRAFLOW® V1, når denne metode anvendes.Flowsensor V2qp = 0,6 m³/hqp = 1,5 m³/hQp = 2,5 m³/hqp = 3,5 m³/hFlowsensor V1(300 p/l)(100 p/l)(60 p/l)(50 p/l)qp = 2,5 m³/h(60 p/l)Divisor 5 (116-41-1)N/AN/AN/Aqp = 3,5 m³/h(50 p/l)Divisor 6 (116-51-1)Divisor 2 (119-51-1)N/AN/Aqp = 6,0 m³/h(25 p/l)Divisor 12 (116-12-1)Divisor 4 (119-12-1)N/ADivisor 2 (151-12-1)qp = 10 m³/h(15 p/l)N/AN/ADivisor 4 (198-22-1)N/Aqp = 15 m³/h(10 p/l)N/ADivisor 10 (119-32-1)Divisor 6 (198-32-1)