Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
1 Bemærk, at dette tidsstempel er ikke muligt at udlæse af måleren.01.01MULTICAL® 302/402/602MULTICAL® 303/403/603/803[MM.DD] 12.31[hh.mm.ss] 24.00.XX[MM.DD] 01.01[hh.mm.ss] 00.00.XX2728293031123Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202163MULTICAL® 6034 Installation4.1 Installationskrav Før montering af MULTICAL® 603 i forbindelse med flowsensorer bør varmeanlægget gennemskylles, mens der er monteret et passtykke i stedet for flowsensoren. Når der monteres en ULTRAFLOW®, fjernes klæbeoblaterne fra målerens ind- og udløb, og flowsensorren monteres med forskruninger/flanger. Der skal altid anvendes nye fiberpakninger i original kvalitet.Ved anvendelse af andre forskruninger end de originale fra Kamstrup A/S skal det sikres, at forskruningernes gevindlængde ikke forhindrer tilspænding af pakfladen.