Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
65 + 66 -67 + 68 -Pulsinngang APulsinngang BHvis en modul med pulsinnganger er montert på MULTICAL®, konfigureres måleren automatisk for pulsinnganger. Merk at målerfaktoren (liter/puls) må stemme med de ekstra vannmålerne og konfigureringen av inngang A og B. Etter levering kan konfigurasjonen av inngang A og B endres med dataprogrammet METERTOOL HCW.8.3 Pulsutganger Pulsutganger for energi og volum gjøres med Optp Fet, og er tilgjengelige på flere kommunikasjonsmoduler. Maks spenning og strøm til utgangene er henholdsvis 45 VDC og 50 mA.16 + 17 -18 + 19 -Pulsutgang CPulsutgang DNår en modul med pulsutganger er montert på MULTICAL®, konfigureres måleren automatisk for pulsutganger. Pulsvarigheten er fra fabrikk satt til 32 ms eller 100 ms. Etter levering kan pulsvarigheten endres ved hjelp av dataprogrammet METERTOOL HCW. Oppløsningen til pulsutgangene følger alltid det minst signifikante tallet som vises for henholdsvis energi og volum.8.4 Data Pulse, inputs (In-A, In-B),