Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 603.pdf
DK-0200-MI004-040, varmemåler i henhold til MID 2014/32/EU og EN 1434:2015 TS 27.02 012, kølemåler i henhold til DK-BEK 1178 og EN 1434:2015 Measuring Instrument Directive, Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility Directive, Radio Equipment Directive, RoHS directive DK-0200-MI004-040 θ: 2 °C…180 °C ∆Θ: 3 K…178 K TS 27.02 012 θ: 2 °C…180 °C ∆Θ: 3 K…178 K θq: 2 °C…130 °C Type 603-A Type 603-B Type 603-C/E/F Type 603-D/G Miljøklasse A og C Mekanisk miljø: Klasse M1 og M2 Elektromagnetisk miljø: Klasse E1 og E2 Ikke kondenserende miljø, lukket placering (indendørs), 5…55 °CEU-direktiver2,0Varmemålergodkendelse – Temperaturområde – Differensområde Kølemåler og køle-/varmemåler – Temperaturområde – Differensområde Medietemperatur, ULTRAFLOW® q [m³/h] TemperaturfølertilslutningDe anførte minimumstemperaturer er kun relaterede til typegodkendelsen.4,0Måleren har ingen afskæring for lav tempera- tur og måler dermed ned til 0,01 °C og 0,01 K.6,0