Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Bemærk: Når modulernes datagram konfigureres via modulets ZZZ-kode, er det vigtigt, at de nødvendige registre, som ønskes transmitteret via datagrammet, også eksisterer i måleren. Derfor skal der være overensstemmelse mellem valg af målerens RR-kode og modulets ZZZ-kode. Kontakt Kamstrup A/S for yderligere oplysninger.Såvel dataloggerregistre som loggerdybde er programmerbar, og der kan sammensættes individuelle loggerprofiler efter kundeønske. Nedenstående er et eksempel på en loggerprofil (RR-kode=10), der baserer sig på, men ikke identisk med, loggeren i MULTICAL® 602.Logger typer Åd e n å Mg a De m Ti1 t u n Mi2 t u n MiLogningsinterval15m1mLoggerdybde2036460 140000Date (YY.MM.DD)År, måned og dag for logningstidspunktetxxxxxxClock (hh.mm.ss)KlokkeslætxxxxxxE1E1 = V1(t1-t2)k VarmeenergixxxxE2E2 = V2(t1-t2)k VarmeenergixxE3E3 = V1(t2-t1)k KølenergixxxxE4E4 = V1(t1-t3)k Fremløbsenergixx