Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Ingen optællingA2Ingen optællingIngen optælling102Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6037.1.5Energiberegninger og -registre E8, E9, E10 og E11E8 og E9 anvendes som grundlag for beregning af volumenbaserede gennemsnitstemperaturer i henholdsvis frem- og returløb. For hver integration opsummeres registrene med produktet af m3 x °C, hvormed E8 og E9 er et velegnet grundlag for beregning af volumenbaseret gennemsnitstemperaturer for fremløb og returløb.E10 og E11 fungerer på samme måde som E8 og E9, men anvendes til beregning af gennemsnitlig t3 i enten V1 eller V2.E8, E9, E10 og E11 kan anvendes til gennemsnitsberegning i en vilkårlig tidsperiode, når blot volumenregistret aflæses samtidigt med energiregistrene.E8= V1[m3] x t1 E8 opsummeres med produktet af m3 for V1 x t1E9 = V1[m3] x t2 E9 opsummeres med produktet af m3 for V1 x t2E10 = V1[m3] x t3 E10 opsummeres med produktet af m3 for V1 x t3