Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
På en varme- eller kølemåler anvendes et temperaturfølerpar til at måle temperaturforskellen mellem indløb og udløb. Da hver af de to temperaturfølere har sine egne værdier for R0, A og B, er kravet til et godkendt temperaturfølerpar jf. EN1434-1, at den maksimale forskel i procent mellem de to temperaturfølere, Et, i hele godkendelsesområdet højst må være:∆𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜃𝜃𝐸𝐸𝑡𝑡 = ± �0,5 + 3 hvor Δθ er den konkrete temperaturforskel, og Δθmin er den mindste godkendte temperaturforskel, typisk 3 K. Værdierne R0, A og B for de enkelte temperaturfølere samt Et fremgår af temperaturfølerparrets certifikat.�9.1 Kabelindflydelse og tilslutning af kabler Til mindre og mellemstore varmemålere er der oftest kun behov for en relativ kort kabellængde til temperaturfølerne, hvormed 2-lederfølersæt med fordel kan anvendes.