Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstrup Multical_602.pdf
Tilslutningsklemmer for temperatur- sensorer (T1+T2)Strømforsyning/batteriTilslutningsklemmer for flowmålere (V1+V2)LedningsaflastningTilslutningsklemmer for temperatur- sensorer (T3)BundmodulPulsindgange (VA og VBKamstrup A/S • 5810938_L1_DK_11.20159Godkendte målerdataNorm: EN 1434:2007, prEN 1434:2014 og OIML R75:2002Godkendelse EU-direktiver – MID (Measuring Instruments Directive) – LVD (Low Voltage Directive) – EMC (Electromagnetic Compatibility Directive) Varmemåler – Godkendelse – Temperaturområde – Differensområde Kølemåler – Temperaturområde – Differensområde Nøjagtighed Temperaturfølere – Type 602-A – Type 602-B+602-D – Type 602-C FlowmålertyperDK-0200-MI004-020 θ: 2 °C...180 °C ∆Θ: 3 K...170 KDe anførte minimumstemperaturer er kun relateret til typegodkendelsen.Måleren har ingen afskæring for lav temperatur, og måler dermed ned til 0,01 °C og 0,01 K.θ: 2 °C...50 °C ∆Θ: 3 K...40 K EC ± (0,5 + ∆Θmin/∆Θ) %