Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
3.5 MULTICAL® kan brukes i forskjellige bruksområder sammen med ULTRAFLOW®- flowmåler, inkludert lekkasjeovervåkning og åpne systemer. Som en hovedregel, når to ULTRAFLOW®-flowmålere er installert sammen med en MULTICAL®, bør en lukket elektrisk kupling mellom de to rørene utføres og hvis de to flowmålerne er montert. Hvis de to rørene er montert i en varmeveksler tett på flowmålerne, vil varmeveksleren gi den nødvendige elektriske koblingen.ULTRAFLOW®ULTRAFLOW®Elektrisk tilkoblingMULTICAL®Tur- og returrørene er koblet sammen elektrisk. • De delene av rørinstallasjonen som er elektrisk koblet til flowmålerne må begge sveises.I installasjonen der en elektrisk kobling ikke er mulig, eller sveisingen* kan utføres i rørsystemet, må kabelen fra en ULTRAFLOW® ledes gjennom en Pulse Transmitter for å skape galvanisk separasjon før den kobles til MULTICAL®.ULTRAFLOW®MULTICAL®ULTRAFLOW®Pulse Transmitter