Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Note: Offsetjusteringen er kun aktiv på målte temperaturer. Hvis f.eks. t3 er valgt til en preset-værdi, vil offsetjusteringen ikke påvirke preset-værdien.Maks. kabellængderPt100, 2-lederPt500, 2 -lederMaks. ø6 mm kabel2 x 0,25 mm2: 2,5 m 2 x 0,50 mm2: 5 m 2 x 1,00 mm2: 10 m Pt100, 4-leder4 x 0,25 mm2: 100 m2 x 0,25 mm2: 10 mPt500, 4 -leder 4 x 0,25 mm2: 100 mFlowmåling V1 og V2ULTRAFLOWReed-kontakterFET-kontakter24 V aktive pulserV1: 9-10-11 og V2: 9-69-11V1: 10-11 og V2: 69-11V1: 10-11 og V2: 69-11V1: 10B-11BCCC-kode1xx-2xx-4xx-5xx-8xx0xx9xx2xx og 9xxEN 1434 pulsklasseICIBIB(IA)Pulsindgang680 kΩ pull-up til 3,6 V680 kΩ pull-up til 3,6 V 680 kΩ pull-up til 3,6 V12 mA ved 24 VPuls ON< 0,4 V i > 1 ms< 0,4 V i > 300 ms< 0,4 V i > 30 ms< 4 V i > 3 msPuls OFF> 2,5 V i > 4 ms> 2,5 V i > 100 ms> 2,5 V i > 70 ms> 12 V i > 4 msPulsfrekvens< 128 Hz< 1 Hz< 8 Hz< 128 HzIntegrationsfrekvens< 1 Hz< 1 Hz< 1 Hz< 1 Hz