Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Som tidligere beskrevet konfigureres udgangene i par (C1/C2) og (D1/D2), hvilket betyder, at det er muligt at udsende output fra to af følgende tællestandsregistre på hhv. pulsudgang C1/C2 og pulsudgang D1/D2:E1 (Varmeenergi) • E3 (Køleenergi) • V1 (Volumen)NB. Da de valgte tællerstandsregistre konfigureres af landekoden, er det ikke muligt at ændre dette efter levering.Pulsudgangene er som standard konfigureret med følgende registre:MålerfunktionOut-C1/C2Out-D1/D2MålertypeVarmemålerE1 (CE+)V1 (CV)1, 2, 4Varme-/kølemålerE1 (CE+)E3 (CE-)3, 6KølemålerE3 (CE-)V1 (CV)5VolumenmålerV1 (CV)V1 (CV)754Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603Opløsningen på pulsudgangene følger altid det mindst betydende ciffer i displayet, hvilket fastsættes af CCC-koden (se afsnit 3.2.3), nedenfor ses en række eksempler for en varmemåler.Antal decimaler i displayCCCqpImp./L7/8 cifrekWhMWh GcalGJm3 tonl/hm3/hkWMW