Title: +135.01=332.001-RF001T_01-FDV_BA_Turbo-Lux_3_FM_VdS_SV.pdf
Godkännande under behandlingSida 14 / 16www.mecon.de02/2016 BA_FO_Turbo-Lux 3 FM VdSService7 Service 7.1 FörvaringFörvara det tömda mätinstrumentet på en torr och dammfri plats. Undvik direkt solljus och värme.Undvik yttre belastning på instrumentet. Tillåten förvaringstemperatur är -20 till +60 °C.7.2 UnderhållOm filtret (Bild 9, Pos. 13) täppts till av smuts måste mätinstrumentet skickas till tillverkaren förrengöring och kontroll. O-ringen (Bild 9, Pos. 8) och mätflänsens anslutningsgänga M 30 x 1,5 skasmörjas med fett för att inte kärva.7.3 Returnering av instrumentet till tillverkarenPå grund av noggranna tillverkningsmetoder och slutkontroller av instrumentet förväntas en felfri installation och drift av FO Turbo-Lux 3 i enlighet med denna bruksanvisning.Skulle det dock bli nödvändigt att returnera instrumentet till MECON GmbH ska följande beaktas:Obs!