Title: 314.005 Manometer.pdf
Normalmanometer med bourdonrør1040-T, 1050-T, 1063-TBruksområde For gasser og flytende media som ikke er høy-viskøse, ikke er krystalliserende og ikke er aggressive mot Cu-legering.Temperaturer Omgivelse:Medium:Tmin = - 20°C Tmax = + 60°C Tmax = + 60°CTyper D 1/D 2Diameter 40 - 50 - 63Termiske karakteristikker Avvik når temperaturen på måleelementet avviker fra +20°C. Økende temp. ca. 0.4%/10K Synkende temp. ca. 0.4%/10K av full skalaverdiNøyaktighet (EN 837-1/6) Klasse 1.6Måleområder (EN 837-1/5) -1/0 ……1/+15 bar 0/0.6 …...0/400 barBeskyttelse IP 32 (EN 60529)Standard versjonBruksbegrensninger Statisk belastning: 3/4 x max. skalaverdi Dynamisk belastning: 2/3 x max. skalaverdi Kortvarig: max. skalaverdiAnslutning Messing, under eller bak (senter) ø40 R1/8” - NV 12 ø50-63 R1/4 - NV 14 (EN 837-1/7.3)EBH a.sMålesystem Bourdonrør-element i Cu legering 60 bar sirkelform >60 bar skrueformViserverk MessingSkala Kunststoff, hvit Skalering, sortViser Kunststoff, sort