Title: +135.01=370.003-OE401T_01-320 Betjeningsinnstruks energimåler UH306-110b.pdf
Varmemåleren UH50 kombinerer moderne mikro- computerteknik med en innovativ ultralydmåleteknik, hvor mekanisk bevægelige dele ikke er nødvendige. Denne teknik er derfor fri for slitage, robust og så godt som vedligeholdelsesfri. Stor nøjagtighed og langtidsstabilitet garanterer præcise og retfærdige varmeafregninger. Den varmemængde, som det varme vand afgiver, er temperaturdifferencen mellem proportional med frem- og returløbstemperaturen og den passerede varmtvandsvolumen. Varmtvandsvoluminen måles af en ultralydimpuls, der først sendes i strømningsretningen og derefter imod strømningsretningen. Medstrøms reduceres løbetiden mellem sender og modtager, og modstrøms øges den tilsvarende. På baggrund af måleværdierne for løbetiderne be- regnes og returløbstemperaturerne bestemmes ved hjælp af platinmodstande. temperaturdifferencen og Varmtvandsvoluminet mellem frem- og returløb multipliceres dernæst, og produktet opsummeres. Som resultat registreres og vises den forbrugte varmemængde i de fysiske enheder kWh