Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Den effektstyrede tarif anvendes f.eks. som grundlag for den enkelte varmeforbrugers tilslutningsafgift. Endvidere kan denne tarifform give værdifulde statistiske data, når varmeværket vurderer nye anlægsaktiviteter.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202137MULTICAL® 603EE=12 Flowstyret tarifNår det aktuelle vandflow (Q) er større end TL2, men mindre end/lig med TL3, tælles energien i TA2 parallelt med hovedregistret. Bliver det aktuelle vandflow større end TL3, men mindre end/lig med TL4, tælles energien i TA3 parallelt med hovedregistret. Bliver det aktuelle vandflow større end TL4, tælles energien i TA4 parallelt med hovedregistret.Q ≤ TL2Kun optælling i hovedregistretTL3 ≥ Q > TL2Optælling i TA2 og hovedregistretTL4 > TL3 > TL2TL4 ≥ Q > TL3Optælling i TA3 og hovedregistretQ > TL4Optælling i TA4 og hovedregistretVed opsætning af data skal TL3 altid være større end TL2, og TL4 skal altid være større end TL3.