Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
2 3Kundelabel Se afsnit 3.2.13 1 Baggrundsbelysningen er tændt i 15 s efter tastetryk og er kun mulig på regneværkstype MULTICAL® 603-FXXXX3.2.1Flowsensorposition >A<A-koden angiver, om flowsensoren skal installeres i frem- eller returløb. Grundet at vands massefylde og varmekapacitet varierer med temperaturen skal regneværket korrigere for dette baseret på installationsformen (A- koden). Fejlagtig programmering eller installation medfører målefejl. For yderligere detaljer vedr. frem- og returløbsplacering af flowsensoren i varme- og køleinstallationer se afsnit 4.3.Placering af flowsensorA-kodeFremløb Returløb3 43.2.2 Måleenhed >B<B-koden angiver den måleenhed, der anvendes til energiregistret. Det er muligt at vælge mellem GJ, kWh, MWh eller Gcal.MåleenhedB-kode2 3 4 5GJ kWh MWh Gcal 1 1 Vær opmærksom på, at Gcal ikke er en SI-enhed.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202125MULTICAL® 6033.2.3Flowsensorkodning >CCC<optimererdisplayopløsningen