Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Funktionen bag ”Returenergiregistrene” er, at A1 opsummerer den varmeenergi, der er forbrugt med lav returtemperatur, som kunden dermed får rabat for, og A2 opsummerer den varmeenergi, der er forbrugt med høj returtemperatur, som kunden dermed får tillæg for.Energiberegningerne for en varmemåler med flowsensor i returløb ses nedenfor:A1 = m3 x (t5-t2)kt2Varmeenergi med rabatA2 = m3 x (t2-t5)kt2Varmeenergi med tillægEnergien bliver kun beregnet ved positiv temperaturdifferens.Returtemperaturreferencen t5 kan fabrikskonfigureres efter ønske eller ændres via METERTOOL HCW efter levering. Typisk konfigurering er t5 = 50 °C.SymbolForklaringMåleenhedt1Fremløbstemperaturt2Returløbstemperatur[°C]t5ReturtemperaturreferenceE1Samlet varmeenergiA1Varmeenergi med rabat[kWh], [MWh], [GJ], [Gcal]A2Varmeenergi med tillæg