Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Kontrolenergi: E2 = V2 (t1-t2)k t2:Returt3 kan anvendes til kontrolmåling af enten frem- eller returløbstemperaturen, men t3 indgår ikke i energiberegningen.Masse: M1 = V1 (Kmass t1) Masse: M2 = V2 (Kmass t2)Konfig A = 3 (fremløb)94Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603Applikation nr. 32-strengssystem med 2 flowsensorer❷Varmeenergi: E1 = V1 (t1-t2)k t1:Frem eller t2:ReturTappevandsenergi: E6 = V2 (t3-t4)k t3t3 er målt eller programmeret. t4 er programmeret.Flowsensor V1 placeres i frem- eller returløb som valgt under Konfig.Masse: M1 = V1 (Kmass t1) eller Masse: M1 = V1 (Kmass t2) afhængig af programmering af frem/retur. Masse: M2 = V2 (Kmass t3)*Konfig A = 3 (fremløb) eller 4 (returløb)Applikation nr. 42 varmekredse med fælles fremløb❷Varmeenergi #1: E1 = V1 (t1-t2)k t2Varmeenergi #2: E7 = V2 (t1-t3)k t3t3 er målt eller programmeret.Masse: M1 = V1 (Kmass t2) Masse: M2 = V2 (Kmass t3)*Konfig A = 4 (returløb)