Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Da nøjagtigheden på absoluttemperaturen har direkte indflydelse på nøjagtigheden af returenergiregistrene A1 og A2, bør følersættets nulpunktsfejl og indflydelsen af følernes tilslutningskabel kompenseres via offsetjusteringen i MULTICAL® 603 (se afsnit 7.3).104Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6037.2 Måling af varmepumpes virkningsgrad 7.2.1 Coefficient of Performance (COP)I huse med varmepumper, med én fælles varmekreds, er det formålstjenligt at måle både den afgivne termiske energi og den optagne elektriske energi, hvormed virkningsgraden (COP eller CP) kan beregnes. COP er en forkortelse for ”Coefficient Of Performance”.Beregningen er et simpelt forholdstal mellem den beregnede termiske energi (E1) og den elektriske energi, som måles via pulsindgang B1 (In-B1):𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇 [𝐸𝐸1] 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇 [𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 𝐵𝐵1]𝐶𝐶𝐶𝐶 =