Title: +038=66.006-##006._02-Upster H500 M2 - Brukermanual.pdf
Videre arbeid begrenset mulig • Ring servicetekniker!Dør/hette åpen • E/A-kretskort defekt • Mikrobryter defekt • Mikrobryter ikke korekt innstiltDør/hette åpen • E/A-kretskort defekt • Mikrobryter defekt • Mikrobryter ikke korekt innstiltLukk dør/hette • Ring servicetekniker!Koden er skrevet feilTast inn koden pånyttPå-/av-bryter til forsy- ningsspenningPå-/av-bryter til forsy- ningsspenningIngen inngrep nødvendig av operatør• Meldingen forsvinner etter 5 min.Spesifisert driftstimer (P122) eller antall char- ger (P123) er nåddSpesifisert driftstimer (P122) eller antall char- ger (P123) er nåddVidere arbeid mulig • Ring servicetekniker!Lagerbeholderen er tomLagerbeholderen er tomSugelans er ikke satt riktig innSugelans er ikke satt riktig innSett inn tom lagerbeholder • Kontroller sugelans • Evt. Luft ledningeneRegenereringspro-grammet har startet og kjørerKjør regeneringsprogrammet • Regeneringsprogrammet kan ikke avbrytes • Videre arbeid muligSaltbeholderen er tom