Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
qp (m³/h) 0,6 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 6,0 10 15Type 403-xXXxxx-xxxxx1x-3x 4x-5x-7x-8x-9x 4x-5x-7x-8x-9x Ax-Bx Ax-Bx Dx Fx-Gx Hx-Jx KxKamstrup A/S • 58101429_E1_DK_05.20177RegneværksfunktionerPulsindgange A og B MULTICAL® 403 har to ekstra pulsindgange (A og B), der er placeret på udvalgte kommuni- kationsmoduler. Disse pulsindgange anvendes til opsamling og fjernopsummering af pulser fra f.eks. mekaniske vandmålere og elmålere. Pulsindgangene fungerer uafhængigt af selve måleren og indgår således heller ikke i nogen form for energiberegning. De to pulsindgange er identisk opbyggede og kan individuelt opsættes til at modtage pulser fra vand- og elmålere.