Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Kabellængden og tværsnittet skal altid være ens for de 2 følere, der anvendes som temperaturfølerpar til en varmemåler, og for ledningsfølere gælder det, at den leverede længde hverken må afkortes eller forlænges.134Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603De begrænsninger, der er knyttet til brugen af 2-lederfølersæt i henhold til EN 1434-2:2015, er angivet i tabellen nedenfor.Pt100-følerePt500-følereKabeltværsnit [mm2]Maks. kabellængde[m]Temperaturforøgelse [K/m]Maks. kabellængde [m]Temperaturforøgelse [K/m]Iht. EN 1434-2:2015Kobber @ 20 °CIht. EN 1434-2:2015Kobber @ 20 °C0,252,50,450