Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Opfylder MID klasse M1 og M2Omgivelsestemperatur5…55 °C, lukket rum (indendørs installation)BeskyttelsesklasseRegneværk: IP 65I henhold til EN/IEC 60529MedietemperaturerULTRAFLOW®2…130 °CVed medietemperaturer under omgivelsestemperaturen eller over 90 °C i flowsensoren anbefales vægmontering af regneværketMedie i ULTRAFLOW®Vand (fjernvarmevand er beskrevet i AGFW FW510)Lagertemperatur25…60 °C (drænet måler)Tilslutningskabelø3,5…6 mmForsyningskabelø5…8 mm2.6 MaterialerRegneværkshusTop og bundTermoplast, PC 10 % GF med TPE (termoplastisk elastomer)VerifikationsdækselABSKablerSilikonekabel med indvendig teflonisoleringKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202117MULTICAL® 6033 Typeoversigt