Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Varmeenergi med rabat Varmeenergi med tillæg Differensenergi Kontrol af differensenergiSe afsnit 7.1.67 7Display/Data/Log Display/Data/Log - -92Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6037.1.1 Godkendelser på energier og applikationerSymbolerne i nedenstående tabel anvendes til at angive, om en energiberegning i en given applikation er godkendt og hvilken godkendelse, der er gældende.SymbolGodkendelse❷MID 2014/32/EU – Varmemåler (EU)❺TS 27.02 – Kølemåler (EU)Symboler anvendt i applikationsfigurerTemperaturfølerAfspærringsventilFlowsensorRegneværkForbruger, f.eks. radiatorerKontraventilVarmeveksler7.1.2 Komponenter anvendt i applikationerNedenstående tabel viser, hvilke komponenter der er nødvendige i de enkelte applikationer.Applikation1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11EnergiE1-E3 E1-E2 E1-E6 E1-E7 E1-E5 E1-E6 E2-E4-E5-dE(ΔE) E1-E7 E4-E5 E1 E3-E4SystemtypeLukket ● ● ● ●Åben● ● ●Flowsensor V1 V2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●