Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
Dirección del instrumento (dato obtenido en fase de impresión si P4=1) Gestión de la puerta serial (o = no utilizada, 1 = imprimir) Baud Rate trasmis. datos (1 = 2400, 2 = 4800, 3 = 9600, 4 = 18200) Modo de control de transmisión (0 = no parity, 1 = odd, 2 = even)0 0 1 0256 1 4 2- - -CONFIGURACIÓN PARÁMETROS - LECTURA SONDASApretar la tecla on/sby/enter durante más de 5 segundos (o sea eludiendo el label Sby) para acceder a la lectura sondas y a la lista parámetros usuario.Se lee el primer label “Pd”.Utilizar las teclas up y down para hojear las lecturas de las sondas y los parámetros.Apretar la tecla on/sby/enter para confirmar la elección y entrar en la modalidad de lectura de las sondas o de modificación del parámetro.Se lee en modalidad centelleante el valor corriente.Utilizar las teclas parámetros.para seleccionar el nuevo valor sólo en el caso de los17