Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Afhængig af valgte integrationsmode (L-kode) vil displayet enten slukke 4 minutter efter seneste tastetryk eller forblive tændt. Samtidig er det muligt at vælge et integrationsmode hvor displayets baggrundsbelysning forbliver tændt. Det valgte integrationsmode har derved indflydelse på målerens batterilevetid. Læs mere om batterilevetiden i afsnit 10.3 og om målerens integrationsmodes i afsnit 3.2.7.1 Måleren er konfigureret som frem- eller returløbsmåler6 Dato og tid2 Blinker ved aktiv infokode7 Niveauindikator for menuloops3 Aktiv ved historiske visninger8Heart beat-indikationen vil vise, at både måler og display er aktive4Tarifregister / tarifgrænser9”OK” vises, når ændring af værdi er gemt5 Måleenhed10 Målerens radiokommunikation er tændt eller slukketMåleren anvender fire forskellige displayloops. Disse fire loops er rettet mod fire forskellige brugssituationer: •