Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
2-leder følertilslutning MULTICAL 603-A har 2-leder Pt100 tilslutning, mens MULTICAL 603-C/E/F har 2-leder Pt500 tilslutning. For alle 2- leder følertilslutninger gælder, at kabellængden og tværsnittet altid skal være ens for de 2 følere, der anvendes som temperaturfølerpar til en varme- eller kølemåler, og for ledningsfølere gælder, at den leverede længde hverken må afkortes eller forlænges. De begrænsninger, der er knyttet til brugen af 2-leder følersæt i henhold til EN 1434-2, er angivet i tabellen nedenfor. Tabellen angiver desuden, hvor stor fejlvisning de længere 2-leder kabler vil medføre. Kamstrup leverer Pt500-følersæt med op til 10 m kabel (2 x 0,25 mm2).Kabeltværsnit [mm2] 0,25 0,50 0,75Pt100-følere Maks. kabellængde[m] 2,5 5,0 7,5Fejlvisning 1 [K/m] 0,450 0,200 0,133Pt500-følere Maks. kabellængde[m] 12,5 25,0 37,5Fejlvisning 1 [K/m] 0,090 0,040 0,027Tabel 41 Fejlvisningen er beregnet for kobberkabel ved 20 °C. Ved højere kabeltemperaturer vil fejlvisningen være større.