Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
være nødvendig å bruke det vedlagte vinkelbeslaget på enkelte typer av ULTRAFLOW® for å oppnå den ønskede kombinasjonen av visningsvinkel for regneverkets display og installasjonvinkelen til ULTRAFLOW®.4.2 Veggmontering MULTICAL® monteres rett på enhver jevn vegg. Veggmonteringen krever at du benytter en veggbrakett som du kan få kjøpt som tilbehør til MULTICAL®. Bruk veggbraketten som en mal, og merk av og bor to 6 mm hull i veggen. Deretter monterer du veggbraketten med de vedlagte skruene og rawl-pluggene. Monter MULTICAL® på veggbraketten ved å skli regneverket ned i braketten på samme måte som ved en kompakt montering.51Kamstrup A/S • 55122084_B1_NO_2019-0811MULTICAL® 6035 Elektriske tilkoblinger5.1 Montering av temperaturfølerne Temperaturfølerne er koblet til MULTICAL® via tilkoblingskortet. I henhold til målertypen brukes terminalnumrene i tabellen for tilkobling av temperaturfølerne.2-tråds4-trådsSensor Terminalnummer Terminalnummer52t351 84 8t27 67 3 2 6t15