Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Ovenstående højopløste registre kan også ses i ”TECH loop”, se afsnit 6.2. Her vil integrationsintervallet dog følge målerens almindelige interval, bestemt af L-koden.Mens måleren er i TEST-mode, kan der genereres højopløselige pulser til testformål via Pulse interface (se afsnit 13).Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202191MULTICAL® 6037 Regneværksfunktioner7.1 Applikationstyper og energiberegninger MULTICAL® 603 arbejder med 15 forskellige energiformler, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, A1, A2, dE(ΔE) og cE, der alle beregnes parallelt ved hver integration, uanset hvordan måleren er konfigureret. E8 og E9 anvendes som grundlag for beregningen af gennemsnitstemperaturer i frem- og returløb, mens E1 og E3 anvendes ved hhv. varmemåling og kølemåling. E4 til E7 anvendes i en række energiapplikationer, der er vist nedenfor. A1 og A2 anvendes som grundlag for rabat/tillæg ud fra returløbstemperaturen (se afsnit 7.1.6).Formel∆ΘEksempel på applikation