Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
3.5 MULTICAL® kan brukes i forskjellige bruksområder sammen med ULTRAFLOW®-flowmåler, inkludert lekkasjeovervåking og åpne systemer. Som hovedregel, når to ULTRAFLOW®-målere er installert med en MULTICAL®, bør det foretas en nær elektrisk kopling mellom de to rørene som de to flowmålerne er montert på. Hvis de to rørene er installert i en varmeveksler, nær flowmålerne, vil imidlertid varmeveksleren sørge for nødvendig elektrisk kopling.ULTRAFLOW®ULTRAFLOW®Elektrisk tilkoblingMULTICAL®Tur- og returrørene er tett elektrisk koblet. • De delene av rørinstallasjonen som er elektrisk koblet til flowmålerne må begge sveises.I installasjonen der en elektrisk kobling ikke er mulig eller sveisingen* kan utføres i rørsystemet, må kabelen fra en ULTRAFLOW® ledes gjennom en Pulse Transmitter for å skape galvanisk separasjon før den kobles til MULTICAL®.ULTRAFLOW®MULTICAL®ULTRAFLOW®Pulse Transmitter