Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
Dette loop er rettet mod teknikeren og er ikke konfigurerbart. I dette loop vises samtlige af målerens visninger. Loopet indeholder visninger som serienummer, dato, tid, konfig- nummer, softwarerevision, segmenttest. TECH-loop vil ligeledes indeholde en række faste modulvisninger samt en række modulvisninger, som afhænger af modulet.SETUP-loopDette loop er ligeledes rettet mod teknikeren. I dette loop har teknikeren mulighed for at konfigurere måleren via fronttasterne. Loopet er som udgangspunkt (medmindre andet er oplyst af kunden) åbent i transportmodus. Efter at måleren har udført sin første inte- gration, låses SETUP-loop, og det ikke længere muligt at tilgå SETUP-loop, medmindre installationsplomben brydes.TEST-loopAnvendes af certificerede laboratorier til reverificering af måleren. Dette loop er ikke tilgængeligt, medmindre målerens testplombe brydes.12Kamstrup A/S • 58101429_E1_DK_05.2017Godkendte målerdataGodkendelserNormer EU-direktiver