Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Placering af flowsensoren, i fremløb eller returløb kan konfigureres i regneværket inden idriftsættelse, se afsnit 6.3 om ”SETUP loop”. Flowretningen er angivet med en pil på flowsensoren.For at undgå kavitation skal modtrykket ved ULTRAFLOW® (trykket ved flowsensorudgangen) typisk være mindst 1 bar ved qp og mindst 2 bar ved qs. Dette gælder for temperaturer op til ca. 80 °C.Når monteringen er foretaget, kan der åbnes for vandgennemstrømningen. Ventilen på flowsensorens indløbsside åbnes først.ULTRAFLOW® må ikke udsættes for tryk lavere end omgivelsestrykket (vakuum).Tilladte driftsforholdOmgivelsestemperatur:5…55 °C (indendørs). Maks. 30 °C for optimal batterilevetid.Medietemperatur for varmemåler:2…130 °C med regneværket monteret på væggen15…90 °C med regneværket monteret på ULTRAFLOW®Medietemperatur for kølemåler:2…130 °C med regneværket monteret på væggenMedietemperatur for varme-/kølemåler:2…130 °C med regneværket monteret på væggenAnlægstryk ULTRAFLOW®: