Title: +175=629.001_KH001_Liko Bruksanvisning.Produktinformasjon.pdf
Transport and Storage During transportation, or when the patient lift is not to be used for some time, the emergency button should be pushed in. When storing, keep the patient lift at a temperature exceeding freezing point and at a relative humidity of no more than 60%.We always try to improve our products. Naturally, this means changes from time to time. Please visit www.liko.com or contact our local representative or visit www.liko.com to receive the latest updates.www.liko.comEILiKoTillsyn och underhållFör problemfri användning bör vissa detaljer kontrolleras varje dag lyften används. lnspektera lyften och kontrollera att inga yttre skador har skett. . Kontrollera infästningen av lyftbygeln. . Kontrollera lyftbandets slitage, samt att bandet inte är vridet. . Kontrollera Snabbkopplingens urkrokningsskyddens funktion. . Kontrollera manövreringen av lyftrörelsen. . Ladda batterierna varje dag lyften använts och kontrollera då att laddaren fungerar'