Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
Funktionalitet Volumenmålingen foretages med bidirektionel ultralydsteknik efter løbetidsdifferensmetoden, hvilket er et langtidsstabilt og nøjagtigt måleprincip. Den opsummerede varmeenergi og/eller køleenergi kan vises i kWh, MWh eller GJ, alle med syv eller otte betydende cifre. Displayet er specialdesignet for at opnå lang levetid. Via fronttasterne på MULTICAL® 403 er det muligt at konfigu- rere en lang række parametre: flowsensorplacering i frem- eller returløb, energienhed, primær M-Bus-adresse, radio on/ off, skæringsdatoer og meget mere. Denne konfiguration kan foretages direkte på montagestedet og dermed bidrage til en reduktion af lageret og installationstiden. MULTICAL® 403 kan leveres med wireless M-Bus-, M-Bus- og RS232-kommunikationsmoduler. Modulerne leveres med enten pulsindgange eller -udgange. Foruden at aflæse aktuelle værdier er det muligt at aflæse den programmerbare datalogger i MULTICAL® 403 via M-Bus.2Kamstrup A/S • 58101429_E1_DK_05.2017Energiberegning