Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Under test og verifikation sammenlignes varmemålerens energiberegning med den ”sande energi”, som beregnes i henhold til formlen i EN1434-1:2007, EN1434-1:2015 og OIML R75:2002.Nedenstående energiberegner kan leveres elektronisk fra Kamstrup A/S.Den sande energi ved de oftest forekomne verifikationspunkter er angivet i tabellen nedenfor:t1 [°C]t2 [°C]∆Θ [K]Fremløb[Wh/0,1 m3]Returløb[Wh/0,1 m3]42402230,11230,2943403345,02345,4353503343,62344,115040101146,701151,557050202272,032295,868060202261,082287,571604012012793,1213988,441602014014900,0016390,83174Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 60315 Godkendelser15.1 TypegodkendelserMULTICAL 603 er typegodkendt i henhold til MID på baggrund af EN 1434-4:2015.MULTICAL® 603 har en national dansk kølegodkendelse, TS 27.02 012, i henhold til BEK 1178, på baggrund af EN1434:2015.15.2 Måleinstrumentdirektivet