Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
2201J-P9214…15025721120J-P92240…1.500250710012J-P1 På denne CCC-kode neddeles antallet af pulser på pulsudgangene med en faktor 10 ved valg af PP-kode 95 (32 ms) og 96 (100 ms). Antallet af pulser neddeles ikke ved valg af PP-kode 94 (10 ms).2 qs = 1.8 x qp3.2.3.4 Elektroniske flowsensorer, hurtige pulserAntal decimaler i displayCCC175qp15…30imp./L7,57/8 cifre7kWhMWh Gcal 1GJ0m3 ton 0m3/h2kW0MWConnection typeC-P17625…504,5710020C-PAntal decimaler i displayCCC201 1qp4…150L/imp.17/8 cifre8kWh0MWh Gcal 3GJ2m3 ton 2m3/h2kW0MWDN størrelse 25-200Connection type C-P202 140…4002,582111265-300C-P204 140…1.5001082111265-600C-P205 1400…8.00050810001250-1400C-P206 1400…15.000100810001250-1800C-P30