Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
Adresse de l’instrument (donnée prélevée en phase d’impression si P4=1) Gestion de la porte sérielle (o = non utilisée, 1 = impression) Baud Rate transmission données (1=2400, 2=4800, 3=9600, 4=18200) Modalité de contrôle transmission (0 = sans parité, 1 = impair, 2 = pair)0 0 1 0256 1 4 2- - -CONFIGURATION PARAMÈTRES USAGER - LECTURE SONDEAppuyer la touche On/By/Enter pendant plus de 5 secondes (en éludant donc l’étiquette Sby) pour accéder à la lecture de la sonde et à la liste des paramètres usager.Affichage de la première étiquette “Pd”Utiliser les touches et down pour défiler les lectures des sondes et les paramètres.Appuyer sur la touche On/Sby/Enter pour confirmer le choix et entrer dans la modalité de lecture des sondes ou de modification du paramètre.La valeur courante est affichée en modalité clignotante.Utiliser les touches paramètres.pour sélectionner la nouvelle valeur uniquement dans le cas des