Title: +135.01=727.001-MO002T_01-F-UTV med prøvekum NS6.pdf
FØLERKABEL Følerkabelen er 5 m, 2x0,75 mm . Følerkabelen kan skjøtes med medfølgende kabelskjøt. NB! Følerkabel må ikke kuttes, men kveiles opp og stripses til krok i utskilleren før den skjøtes.KOBLINGSSKJEMA Driftsspenning 230VAC, 50/60Hz 1 2 Relé: Ved alarm, kontakt mellom klemme 3 og 5. 3 Følerkabelnr.1tilklemme8. Følerkabel nr. 2 til klemme 7. (Klemme nr. 6 er til bruk for evt. skjerm.) Vedlagte kabelskjøt benyttes kun ved skjøting av kabel.Følerenkoblesinnpåklemme7og8.Ved tekniske spørsmål kontakt: Micro Matic Norge AS. Tlf. 66 77 57 50.MONTERING FETTUTSKILLER INNVENDIGFETTLAGFTNFETTLAGFTNAlarmsensorSignallamperAlarmsensorLED indikator for driftsspenningLED indikator for alarmFTN = Nivå mellom vannspeil ogLED indikator for feilunderkant på føleren.Alarm reset/test trykk knappTilkobling for GA-SG1 følerAlarmen aktiveres når fettlaget dekker hele føleren.Relèutgang for SD/varsellampeMONTERING FETTUTSKILLER UTVENDIGDriftsspenning