Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
Pt100 – EN 60751, 2-leder tilslutning Pt500 – EN 60751, 2-leder tilslutning Miljøklasse A Mekanisk miljø: Klasse M1 og M2 Elektromagnetisk miljø: Klasse E1 Ikke-kondenserende miljø, lukket placering (indendørs), 5…55 °CNøjagtighedDelenheder af varmemåleren Flowsensor Regneværk FølersætMPE i henhold til EN 1434-1 Ef = ± (2 + 0,02 qp/q), men ikke over ±5 % Ec= ± (0,5 + ∆Θ min/∆Θ) % Et= ± (0,5 + 3 ∆Θ min/∆Θ) %MULTICAL® 403, typisk nøjagtighed Ef= ± (1 + 0,01 qp/q) % Ec= ± (0,15 + 2/∆Θ) % Et= ± (0,4 + 4/∆Θ) %MULTICAL® 403 qp 1,5 m³/h @∆Θ 30KEc+Et+Ef (EN)Ec+Et+Ef (Typ)6,0Samlet typisk nøjagtighed for MULTICAL® 403 sammenlignet med EN 1434-1.4,02,0]%[0,0o T0,010,101,0010,002,04,06,0q [m³/h]Kamstrup A/S • 58101429_E1_DK_05.201713TryktabTryktabet i en flowsensor oplyses som det maksimale tryktab ved qp. I henhold til EN 1434 må det maksimale tryktab ikke overstige 0,25 bar.Kurve Nom. flowA B C D E F Fqp [m³/h] 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10 15