Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
M2 = V2 (Kmass t3). V2 massekorrigeres med t3 ved valg af speciel DDD-kode.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202195MULTICAL® 603Applikation nr. 5Åbent system med aftapning fra returløbVarmeenergi: E1 = V1 (t1-t2)k t1Tappevandsenergi: E5 = V2 (t2-t3)k t2t3 er målt eller programmeret.Masse: M1 = V1 (Kmass t1) Masse: M2 = V2 (Kmass t2)Konfig A = 3 (fremløb)Applikation nr. 6Åbent system med separat flowsensor til aftapningVarmeenergi: E1 = V1 (t1-t2)k t2Tappevandsenergi: E6 = V2 (t3-t4)k t3t3 er målt eller programmeret. t4 er programmeret.Masse: M1 = V1 (Kmass t2) Masse: M2 = V2 (Kmass t3)*Konfig A = 4 (returløb)M2 = V2 (Kmass t3). V2 massekorrigeres med t3 ved valg af speciel DDD-kode.96Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603Applikation nr. 7Åbent system med 2 flowsensorerFremløbsenergi: E4 = V1 (t1-t3)k t1Returløbsenergi: E5 = V2 (t2-t3)k t2dE(ΔE) = E4-E5 kan beregnes af måleren.