Title: 370.011 RF500 Cimberio måleblende.pdf
punktet monteres på primærsiden av nevnte ventil. Hvis CIM 3723B monteres separat uten innreguerings-ventil, påse at det finnes rett rørstrekk tilsvarende 2 ganger DN på sekundærsiden.Skjøter mellom ventil og flenser må være perfekte og passende for de påkrevede arbeidsforhold. Ved instal-lasjon, kontroller at flens og relevant skjøt er koaksiale for å unngå redusert løp. Stram mutterne progressivtpå kryss (først en mutter, så den diametralt motsatte osv), for å unngå bøyde flenser.Ved horisontal installasjon skal CIM 3723B ha målepunktene vendende opp i 45° for å unngå avleiringer,som kan blokkere hullene i målepunktene. Ved installasjon i tak og følgelig ingen mulighet for slik installasjon,(manglende plass til innsetting av sensorer i målepunktene), kan CIM 3723B installeres med målepunktenevendende nedover, men alltid i 45° vinkel. Dersom CIM 3723 installeres vertikalt er alle posisjoner akseptable,