Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
MULTICAL® 603 kan leveres med CE-mærkning i henhold til MID (2014/32/EU), hvor certifikaterne har følgende numre:B-Modul: DK-0200-MI004-040D-Modul: DK-0200-MID-D-001Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021175MULTICAL® 60316 FejlfindingMULTICAL 603 er konstrueret med henblik på hurtig og enkel installation samt lang og pålidelig drift hos varmeforbrugeren.Skulle der imidlertid opstå et driftsproblem med måleren, kan nedenstående skema anvendes i fejlsøgningen.Ved evt. reparation af måleren kan det kun anbefales at udskifte dele som batteri, temperaturfølere og kommunikationsmoduler. Alternativt bør hele måleren udskiftes.Større reparationer kan kun foretages hos Kamstrup A/S.Før måleren indsendes til reparation eller kontrol, anbefales det at gennemgå nedenstående fejlmuligheder for at afdække den mulige årsag.SymptomMulig årsagForslag til korrektionIngen funktion på displayet (blankt display).Spændingsforsyning mangler.