Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
ULTRAFLOW® X4 på indgang V2 er forskellig fra ULTRAFLOW® X4 på indgang V1. Sørg for, at begge ULTRAFLOW® X4 er ens, og gentag procedure fra afsnit 8.1.1.1.Visningsvarighed 5 sKommunikationsfejl på både indgang V1 og indgang V2.Adskil regneværket, og kontrollér, at ULTRAFLOW® X4 er korrekt monteret i skrueklemmerne for indgang V1 og indgang V2. Gentag herefter procedure fra afsnit 8.1.1.1 fra punkt ③.Visningsvarighed 5 s124Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603InformationskodeBeskrivelseAfhjælpningKommunikationsfejl på indgang V1 samt forkert pulstal på indgang V2.Adskil regneværket, og kontrollér, at ULTRAFLOW® X4 er korrekt monteret i skrueklemmerne for indgang V1. Kontrollér, at begge ULTRAFLOW® X4 er ens. Gentag herefter procedure fra afsnit 8.1.1.1 fra punkt ③.Visningsvarighed 5 sVisningsvarighed 5 sForkert pulstal på indgang V1 samt kommunikationsfejl på indgang V2.