Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
A Anbefalt posisjon. B Anbefalt posisjon. CIkke akseptabel plassering grunnet oppsamling av luft.BCD Akseptabel posisjon i lukkede systemer. E Bør ikke plasseres rett etter en ventil, medAunntak av stengeventil (kuleventiltype) som må være helt åpen når den ikke skal stenge.DF Bør ikke plasseres rett før eller etter enpumpe.G Bør ikke plasseres etter en dobbel bøy i toEnivå.FGFor å unngå kavitasjon må baktrykket på flowmåleren (trykket ved flowmålerens utgang) være min. 1,5 bar ved qp (nominell flow) og min. 2,5 bar ved qp (maks. flow). Dette gjelder temperaturer opp til ca. 80 °C. Flowmåleren må ikke utsettes for trykk som er lavere enn omgivelsestrykket (vakuum).Kamstrup A/S • 55122084_A1_NO_07.20179MULTICAL® 603Installasjoner med to ULTRAFLOW® flowmåler