Title: Heraeus System UV CS 8.220.pdf
Side 15 av 255.1InnkoblingSett dreiebryteren på 1 UV Control System er kobletinn.Den hvite LED-en lyser. Den grønne LED-en lyser. Kjøleviften starter.Trykk på knappen kanaler å starte. Master Preselektion kanal må alltid trykkestrykk på Start-tasten. Den grønne LED-en blinker.Oppvarmingen av UV-lampen starter (varer ca. 20 sek.) Denblå LED-en lyser når minst én lampe arbeider.Drift som avviker fra det som angis i bruksanvisningen må godkjennesav Heraeus Noblelight.5.2 UtkoblingTrykk på Stopp/Reset-tasten.For utkobling i et kort tidsrom trykkes bare Stopp/Reset .ProduktbeskrivelseHvis driften skal stanses i noen tid, setter du dreiebryteren på0.3.2 Tekniske DataBetjeningMål og vektYtre mål (bredde x høyde x dybde)300 x 430 x 180 mm5.3 DriftstimetellerMonteringsmål260 x 360 mmDen integrerte driftstimetelleren måler driftstiden for UV-lampene og UV-styringen.Vekt6 kgNoter driftstimetallet for "UV -lys" når UV -lampene byttes.Elektrisk tilkobling�