Title: +038=370.104-OE003T_16-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Produktdatablad.pdf
ULTRAFLOW® V1: 9-10-11 V2: 9-69-11 1xx-2xx-4xx-5xx-8xx 0xx IC 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 1 ms > 2,5 V i > 4 ms < 128 Hz < 1 Hz Nej 10 m 30 mIB 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 300 ms > 2,5 V i > 100 ms < 1 Hz < 1 Hz Nej 10 m 30 mFET-kontakter V1: 10-11 V2: 69-11 9xx IB 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 30 ms > 2,5 V i > 70 ms < 8 Hz < 1 Hz Nej 10 m 30 m24 V aktive pulser V1: 10B-11B2xx og 9xx (IA) 12 mA ved 24 V< 4 V i > 3 ms > 12 V i > 4 ms < 128 Hz < 1 Hz 2 kV 100 m -Pulsindgange In-A/In-B Pulsindgang Puls ON Puls OFF Pulsfrekvens Elektrisk isolation Maks. kabellængde Krav til ekstern kontaktElektronisk kontakt 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 30 ms > 2,5 V i > 30 ms < 3 Hz Nej 25 m Lækstrøm ved funktion åben < 1 µAReed-kontakt 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 500 ms > 2,5 V i > 500 ms < 1 Hz Nej 25 mPulsudgange Out-C/Out-DPulsudgangstype Ekstern spænding Strøm Restspænding Elektrisk isolation Maks. kabellængde(før 2017-05) (før 2018-04)