Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
1 time uden pulser22 timer uden pulser33.2.10 Pulsudgange C og D >PP<MULTICAL® 603 kan have op til fire pulsudgange (C1, C2, D1 og D2), der er placeret på kommunikationsmodulerne (se afsnit 11 for yderligere oplysninger om modulerne). Pulsudgangene har tre anvendelsesmuligheder:Udsendelse af udvalgte tællerstandsregistre (hvilket styres af den valgte landekode). Styret udgang, hvilket betyder, at pulsudgangene kan styres via datakommandoer. - - Pulstransmitter/divider, således at pulssignalet fra V1 og V2 udsendes via pulsudgangene.Pulsudgangene C og D er placeret på udvalgte kommunikationsmoduler. Installeres modulet på modulplads 1 i MULTICAL® 603, identificeres udgangene C1 og D1, og ligeledes for modulplads 2; C2 og D2.C2C1D2D1