Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Vær opmærksom på at indprogrammere den ønskede offsetjustering og ikke temperaturfølerparrets fejl. Bidrager det valgte temperaturfølerpar med en fejl på -0,20 K, skal målerens offset sættes til 0,20 K.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021107MULTICAL® 6037.4 Bi-funktionel varme-/kølemåling MULTICAL® 603 kan leveres som varmemåler (målertype 2), kølemåler (målertype 5) eller som bi-funktionel varme- /kølemåler (målertype 3 og 6).Målertype Varmemåler (MID modul B+D) Varme-/kølemåler (MID modul B+D & TS27.02+DK268) Kølemåler (TS27.02+DK268) Varme-/kølemåler (MID modul B+D & TS27.02+DK268)Θhc = OFFΘhc = ON2 3 5 6Landekode (sprog på label mv.)XXHvis MULTICAL® 603 er leveret som varme-/kølemåler (målertype 3 og 6), måles varmeenergi (E1) ved en positiv differenstemperatur (t1>t2), mens køleenergi (E3) måles ved negativ differenstemperatur (t1<t2). Temperaturføler t1 (markeret med rød) er monteret i fremløb, mens t2 (markeret med blå) er monteret i returløb.