Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
Appuyer et relâcher la touche on/sby/enter: le display affiche le set point courant pendant 5 secondes en modalité clignotante. Écoulé ce temps le display retourne à indiquer la température dans la chambrePendant le clignotement du display utiliser touches up et down pour augmenter ou diminuer le set point de température désiré13Appuyer à nouveau la touche on/sby/enter pour confirmer le nouveau set point: L’acquisition de la nouvelle valeur est signalée par l’émission acoustique de 3 beep brefs consécutifsFONCTIONS SMART – Fonctionnalité à accès rapideDÉGIVRAGE MANUEL FORCÉAppuyer sur la touche menu pour un temps supérieur à 3 secondes pour entrer dans la fonctionnalité à accès rapide.Sur le display apparaît la première option correspondant à une fonction smart exécutable. Affichage clignotant à fréquence élevée de la fonction [Def / nDf].Appuyer sur la touche on/sby/enter pour confirmer le choix et activer/désactiver la fonction.