Title: +038=433.003-OE002._01-Kamstrup 382M Produktblad.pdf
MID: Klasse A, Klasse B IEC: Klasse 2, Klasse 1 50/60 Hz ± 5 % Ubegrænset (ikke gældende for Aron-målere) -40 °C - +70 °C -40 °C - +85 °C IP54 II6Kamstrup A/S • 58101155_E1_DK_06.2016Technical dataRelativ luftfugtighedVægt Anvendelsesområde Egetforbrug< 75 % årsmiddel ved 21 °C < 95 % under 30 dage/år, ved 25 °C 1,10 kg med bryder/ 0,90 kg uden bryder Indendørs eller udendørs i egnet målerskabKamstrup 382M Current circuit Voltage circuitUden bryder 0,01 VA 0,4 VA 0,1 WMed bryder 0,02 VA 0,6 VA 0,1 WMaterialer Datalagring DisplayMålerkonstant S0-pulsdiodeS0-pulsudgangKortslutningsniveauGlasforstærket polycarbonat EEPROM, > 10 år uden spænding LCD, 7 mm cifferhøjde (værdi- og enhedsfelt) LCD, 5 mm cifferhøjde (identifikationsindikering) LCD, 3 mm cifferhøjde (spændings- og tarifindikering) 1000 imp/kWh 1000 imp/kWh, kvarh Pulstid 30 ms ± 10 % 1000 imp/kWh Pulstid 30 ms ± 10 % 4500 ARealtidsur (RTC) Nøjagtighed BackupSupercap driftstid