Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Frem- eller returløbstemperaturer under 0 °C og over 185 °C vises som streger i displayet, men serielt aflæses hhv. 0,00 °C og 185,00 °C. Når en eller begge temperaturfølere ligger uden for måleområdet, sættes infokoden som vist i afsnit 7.7. Ved negativ temperaturdifferens (fremløb < returløb) vises temperaturdifferencen med negativt fortegn, og der beregnes køleenergi. Om temperaturdifferencen vises i displayet, afhænger af den valgte DDD-kode. Målestrøm og -effekt Der sendes kun målestrøm gennem temperaturfølerne i det korte tidsrum, som temperaturmålingen varer. Den effektive effekt, der afsættes i følerelementerne, er dermed minimal, og indflydelsen på temperaturfølernes selvopvarmning er typisk mindre end 1/1000 K.Målestrøm Peakeffekt RMS-effekt (”fast mode”) RMS-effekt (normal mode)Pt100 < 2,5 mA < 1,0 mW< 10 µW< 2 µWPt500 < 0,5 mA < 0,2 mW< 2 µW< 0,4 µW