Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6032 Tekniske data2.1 Godkendte målerdata GodkendelserDK-0200-MI004-040, varmemåler i henhold til MID 2014/32 EU og EN 1434:2015TS 27.02 012, kølemåler og køle-/varmemåler i henhold til DK-BEK 1178 og EN 1434:2015EU-direktiverMeasuring Instrument Directive, Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility Directive, Pressurized Equipment Directive, Radio Equipment Directive, RoHS DirectiveVarmemålergodkendelse Temperaturområde DifferensområdeKølemåler og køle-/varmemåler Temperaturområde Differensområde Differensområde, cut-offDK-0200-MI004-040 θ: 2 °C…180 °C ∆Θ: 3 K…178 KTS 27.02 012 θ: 2 °C…180 °C ∆Θ: 3 K…178 K 0,00…2,50 KDe anførte minimumstemperaturer er kun relaterede til typegodkendelsen. Måleren har ingen afskæring for lav temperatur og måler dermed ned til 0,01 °C og 0,01 K.Medietemperatur, ULTRAFLOW®θq: 2 °C…130 °CNøjagtighed - Regneværk - Flowsensor, ULTRAFLOW®