Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
DK-0200-MI004-037, varmemåler TS 27.02 009, kølemåler og varme-/kølemåler EN 1434:2007 og EN 1434:2015 Measuring Instruments Directive, Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibity Directive, Pressurised equipment DirectiveVarmemåler Temperaturområde DifferensområdeKølemåler og varme-/kølemåler Temperaturområde DifferensområdeDK-0200-MI004-037 θ: 2 °C…180 °C ∆Θ: 3 K…178 KTS 27.02 009 θ: 2 °C…180 °C ∆Θ: 3 K…178 KDe anførte minimumstemperaturer er kun re- lateret til typegodkendelsen. Måleren har ingen afskæring for lav temperatur og måler dermed ned til 0,01 °C og 0,01 K.Medietemperaturθq: 2 °C…130 °CNøjagtighed - Regneværk - Flowsensor Temperaturfølertilslutning - Type 403-V - Type 403-W/T EN 1434-betegnelse MID-betegnelseEC = ± (0,5 + ∆Θ min/∆Θ) % Ef = ± (2 + 0,02 qp/q), men ikke over ±5 %