Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstrup Multical_602.pdf
og løsningerne BACnet MS/TP, Metasys N2, ModBus RTU og Ethernet/IP til trådet kommunikation. Hvis måleren skal integreres i et trådløst netværk, kan du vælge radio, Wireless M-Bus, ZigBee®, eller optioner som fx GSM/GPRS, 3G GSM/GPRS eller High Power Radio Router med High Power-forsyning. Regneværkets infokoder og dataloggere udgør et uvurderligt værktøj til at fejlsøge, fejlrette og analysere energi-forbruget. Infologgeren overvåger konstant en række nøglefunktio- ner i måleren, såsom fejl i målesystemet, strømsvigt, læk, sprængning, eller hvis måleren er installeret i forkert flowret- ning. I sådanne tilfælde fremkommer et blinkende ”INFO” og en infokode i displayet.