Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
765display er aktive8 ”OK” vises, når ændring af værdi er gemt 9 Målerens radiokommunikation er tændt eller slukketVed hjælp af målerens primærtast er det muligt at vælge og skifte mellem målerens fire displayloops. Ved levering er måleren i transportmodus, hvormed USER-, TECH- og SETUP- loop er tilgængelig. Afhængig af landekoden kan SETUP-loop være låst i transportmodus og vil dermed ikke være tilgængelig ved levering. Der er kun adgang til TEST-loop, når testplomben brydes. Målerens fire displayloops er rettet mod fire forskellige brugssituationer:USER-loopMålerens konfigurerbare displayloop, som er rettet mod brugeren. Visningen i dette loop kan via DDD-koden tilpasses brugerens behov.TECH-loop