Title: +038=66.007-##008._02-M-iClean UM+ - Brukermanual NO.pdf
Innen gyldighetsområdet til VDE 0160 / EN 50178 er det et krav at man når det gjel- der elektrisk utstyr skal det kobles inn jordfeilbryter. Ved bruk av frekvensomformer skal det hvor det er planlagt eller eksisterer en jordfeilbryter, benyttes en fullstrømfølende jordfeilbryter type B foran / i stedet for den eksisterende A. fullstrømfølendejordfeilbryterenavtype9721751Forbeholdt endringer i utførelse og konstruksjon. Oppdatering:Side 17 av 48Bruksanvisning glass-, oppvask og universaloppvaskmaskin M-iCleanInformasjon til kundenOppvaskmaskiner, oppvaskmaskin for stikkbekken og anlegg er konstruert for fast tilkobling til strømforsyningen og tilkobling til den lokale potensialutligningen, og er utstyrt med en tilsvarende tilkoblingsmulighet.Etter eget skjønn og på eget ansvar kan eieren alternativt bestemme å realisere personsikkerheten lokalt i samarbeid med en autorisert elektriker ved hjelp av:Allstrømsensitiv jordfeilbryter med maks. 30mA EN 62423eller