Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
1.2 Elektronisk opbygning Elektronisk er MULTICAL® 603 opbygget som vist i nedenstående blokdiagram. Modulpladserne i MULTICAL® 603 kan anvendes til 1 eller 2 af de beskrevne moduler, som foruden datakommunikation også indeholder pulsindgange eller pulsudgange. Endvidere indeholder MULTICAL® 603, under drift, kun én af de seks forsyningsmodultyper.1 Microcontroller10 Wireless M-Bus2 Display, ottecifret 7-segment + symboler11Pulsudgange3 Non-volatile hukommelse, E²PROM12 M-Bus4 Temperaturfølere, Pt100 eller Pt500, 2- eller 4-leder13 Datakommunikation5 Pulsindgang(e) for flowsensor(er)14 RS 485, Modbus og BACnet6 Batteri, 2 x A-celle eller 1 x D-celle15LonWorks7Lineær strømforsyning, 24 VAC eller 230 VAC16 … og endnu flere kommunikationsmuligheder8 High power SMPS, 24 VAC/VDC eller 230 VAC17 Galvanisk adskillelse, strømforsyninger9 Pulsindgange18 Galvanisk adskillelse, kommunikationsmodulerNB. Pilene på figuren angiver signalretningen.10