Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 603.pdf
til at opnå lang levetid og høj kontrast i et stort temperatur- område. MULTICAL® 603 kan endvidere leveres i en udgave med baggrundsbelyst display (type 603-F). MULTICAL® 603 spændingsforsynes af et internt D-celle lithiumbatteri med op til 16 års levetid eller en 2xA lithi- umpakke med op til 9 års levetid. Alternativt kan måleren spændingsforsynes enten fra 24 VAC/VDC eller 230 VAC. I opbygningen af MULTICAL® 603 er der lagt stor vægt på fleksibilitet via programmerbare funktioner og indstiks- moduler for at sikre optimal anvendelse i en lang række applikationer. Måleren leveres færdigkonfigureret klar til brug fra fabrikken, men kan også ombygges og omkonfigu- reres efter installation via målerens fronttaster, READy eller METERTOOL HCW. Auto Detect giver mulighed for at udskifte ULTRAFLOW® X4 på MULTICAL® 603 uden behov for omkonfiguration (ændring af CCC-koden). MULTICAL® 603 kan automa- tisk tilpasse pulstal og qp til at matche den tilsluttede ULTRAFLOW® X4 via Auto Detect. Auto Detect er aktiv med