Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Nedenfor er vist et beregningseksempel af dE- og cE-registrene samt eksempler på displayvisningerne.120Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603300250200E4[kWh]150E5E4-E5dE (difference, ∆E)100cE (control)500024487296120144168192[h]I et scenarie, hvor der ikke er optælling i register E4 (fremført energi), f.eks. grundet luft i flowmåler V1, vil der ske optælling i cE (control). Dette er vist i ovenstående eksempel mellem datapunkt 24 og 48 [h].EnergiVolumenDifference energyDifference volumedEdVControl energyControl volumecEcVKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021121MULTICAL® 6038 Flowsensortilslutning