Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 603.pdf
MULTICAL® 603 er et alsidigt regneværk, der er velegnet som varmemåler, kølemåler eller kombineret varme-/ kølemåler sammen med 1 eller 2 flowmålere og 2 eller 3 temperaturfølere. Måleren er beregnet til energimåling på næsten alle typer termiske installationer med vand som energibærende medium. MULTICAL® 603 kan, foruden varme- og kølemåling, an- vendes til lækovervågning, permanent driftsovervågning (PDO), effekt- og flowbegrænsning med ventilstyring samt energimåling i både åbne og lukkede systemer. MULTICAL® 603 kan i henhold til EN 1434 og MID betegnes som et ”regneværk” med separat typegodkendelse og veri- fikation, og den kan leveres enten som separat regneværk eller som komplet måler med påmonterede temperaturfø- lere og flowmåler efter kundeønske. MULTICAL® 603 har 2 flowmålerindgange, som kan an- vendes til både elektroniske og mekaniske flowmålere. Pulsværdien kan programmeres fra 0,001 til 300 impulser/ liter, og regneværket kan programmeres til alle nominelle flowmålerstørrelser fra 0,6 til