Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Tilslutningskablet bør have en yderdiameter på 5-6 mm for at opnå optimal tætning i både MULTICAL 603 og forskruningen på 4-lederføleren. Kablets isolationsmateriale/yderkappe bør vælges ud fra den maksimale temperatur i installationen. PVC-kabler anvendes typisk op til 80 °C, og ved højere temperaturer anvendes ofte silikonekabler.NB. Ved preset af temperaturer på 4-ledermålere er det vigtigt at isætte jumpere i klemmerne på de 4- lederfølerindgange, der har preset (eksempelvis jumper mellem klemme 4-8 og jumper mellem klemme 7-3 ved preset på t2).Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021135MULTICAL® 6039.2 Følertyper MULTICAL® 603 kan leveres med både Pt100- og Pt500-følersæt. Det ønskede følersæt vælges gennem målerens typenummer. Tabellen nedenfor viser de tilgængelige følersæt. Se hele målerens typenummer i afsnit 3.1.