Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
Elektrisk sveising må alltid utføres med jordingen så tett som mulig på sveisepunktet. Skade på målere som følge av sveising er ikke dekket av fabrikkens garanti.10Kamstrup A/S • 55122084_B1_NO_2019-08MULTICAL® 6034 Montering av regneverkMULTICAL®-regneverket kan monteres på forskjellige måter. Enten direkte på ULTRAFLOW® (kompakt montering) eller på veggen (veggmontering).4.1 Kompakt montering Ved en kompakt montering monteres MULTICAL®-regneverket direkte på ULTRAFLOW® ved at man skyver regneverket ned på sporet i plastkapslingen til flowmåleren. Når den er montert blir regneverket forseglet med en forsegling og en låsewire eller en forseglingsetikett. Ved fare for kondens (f.eks. i kjøleanlegg) må regneverket monteres på veggen. I tillegg må en kondenssikker flowmåler brukes i kjøleapplikasjoner. Merk: Ved en kompakt montering kan det