Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
5.2.2 Type 67-07: RTC + M-Bus M-Bus kan tilsluttes i stjerne, ring og bus topologi. Afhængigt af M-Bus Master og kabellængde/tværsnit, kan der tilsluttes op til 250 målere med primæradressering og endnu flere, hvis der anvendes sekundær adressering. Kabelmodstand i netværk: < 29 ohm Kabelkapacitet i netværk: < 180 nF Tilslutningspolariteten på klemme 24-25 er ligegyldig. Med mindre andet er bestilt ved ordreafgivelse, er primæradressen de 3 sidste cifre af kunde- nummeret, men dette kan ændres via PC-programmet METERTOOL. Modulet må kun anvendes i netforsynede målere.5.2.3 Type 67-0B: RTC + pulsudgang for CV +prog. dataloggerRTC- og Pulsudgangsfunktionerne på dette topmodul er identiske med funktionerne tidligere beskrevet for topmodul 67-08. Topmodulet er forberedt for at kunne indgå i et Kamstrup radionetværk sammen med et RadioRouter bundmodul 67-00-21-000-3xx, hvor de aflæste data overføres til systemsoftwaren via netværksenheden, RF Concentrator.1112