Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
Flowmåleren bør monteres med plastkapslingen plassert på siden (ved horisontal montering). Flowmåleren kan vris ±45° i relasjon med rørets akse, hvis nødvendig*.Flowmålere av typen 65-5-XXHX-XXX i størrelsene qp 0,6...2,5 m3/t må snur oppover.Merk: I installasjoner der medietemperaturen er under romtemperaturen, må en kondenssikker versjon av ULTRAFLOW® benyttes. Samtidig må ikke ULTRAFLOW® monteres med plastkapslingen vridd under 0°. Det anbefales at plastkapslingen vris 45° oppover.3.3 Montering av ULTRAFLOW® 54 ≥ DN150 Se installasjons- og brukerveiledning 5512-8878Kamstrup A/S • 55122084_A1_NO_07.2017MULTICAL® 6033.4 Plassering av flowmåler Flowmålere fra Kamstrup krever hverken rettstrekk inngang eller utgang for å være i samsvar med Måleinstrumentdirektivet (MID) 2014/32/EC, OIML R75:2002 og EN 1434:2015. En rettstrekk tur- seksjon vil bare være nødvendig ved kraftig strømningsforstyrrelse før måleren. Det anbefales at retningslinjene i CEN CR 13582 følges.