Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Fast mode (8 s) I fast mode (8 s) fastsættes integrationsintervallet til 8 sekunder, hvilket betyder, at måleren for hvert 8. sekund beregner opsummeret volumen og energi.Fast mode (8 s) anbefales til alle anlæg, også anlæg med brugsvandsveksler.Fast mode (2 s) I Fast mode (2 s) fastsættes integrationsintervallet til 2 sekunder, hvilket betyder, at måleren for hvert 2. sekund beregner opsummeret volumen og energi.Fast mode (2 s) anbefales til alle anlæg, også anlæg med brugsvandsveksler. Fast mode (2 s) er særligt egnet til applikationer, hvor måleren udstyres med analoge udgange. Fast mode (2 s) opfylder, sammen med ULTRAFLOW® X4 kravene til ”Fast response meter” i EN 1434.Batterilevetiden er typisk 14 år i Fast mode (2 s) med 1 x D celle. Læs mere i afsnit 10.3 Batterilevetider.Integrationskoncept Integrationskonceptet for MULTICAL® 603 er illustreret i figuren herunder.48Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603