Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
TL4 ≥ Q > TL3Optælling i TA3 og hovedregistretQ > TL4Optælling i TA4 og hovedregistretVed opsætning af data skal TL3 altid være større end TL2, og TL4 skal altid være større end TL3.Den flowstyrede tarif anvendes f.eks. som grundlag for den enkelte varmeforbrugers tilslutningsafgift. Endvidere kan denne tarifform give værdifulde statistiske data, når varmeværket vurderer nye anlægsaktiviteter.Når effekt- eller flowtariffen anvendes, opnås et samlet overblik over totalforbruget i forhold til den del af forbruget, som er anvendt over tarifgrænserne.EE=13 t1-t2-tarif (∆Θ)Når den aktuelle t1-t2 (∆Θ) er mindre end TL2, men større end/lig med TL3, tælles energien i TA2 parallelt med hovedregistret. Bliver den aktuelle afkøling mindre end TL3, men større end/lig med TL4, tælles energien i TA3 parallelt med hovedregistret. Når den aktuelle t1-t2 (∆Θ) er mindre end TL4, tælles energien i TA4 parallelt med hovedregistret.∆Θ ≥ TL2Kun optælling i hovedregistretTL3 ≤ ∆Θ < TL2