Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
Efter reset (eks. låget af og på) samt automatisk efter max. 24 timer (kl. 00:00)Hvis flere infokoder optræder samtidigt, vises summen af infokoderne. Eksempel: E2064 = E16 + E2048.7.1 Transportmode Når måleren forlader fabrikken, er den sat i transportmode, hvormed infokoderne kun er aktive på display og ikke i dataloggeren. Herved forhindres både ”infoevent” optælling under transport og ikke relevante data i Infologgeren. Når måleren har opsummeret volumenregistret første gang efter installation, sættes infokoden automatisk til aktiv.8. Fejlfinding