Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
Pulsudgange C og D MULTICAL® 403 har to pulsudgange (C og D), der er placeret på udvalgte kommunikationsmo- duler. Pulsudgangene udsender output fra udvalgte tællestandsregistre, hvilket konfigureres af den valgte landekode. Eftersom måleren har to pulsudgange er det muligt at udsende output fra to af følgende tællerstandsregistre på hhv. pulsudgang C og pulsudgang D: • E1 (Varmeenergi) • E3 (Køleenergi) • V1 (Volumen)Bemærk: Eftersom valgte tællerstandsregistre konfigureres af landekoden, er det ikke muligt at ændre dette efter levering. Pulsudgangene er som standard konfigureret med følgende registre:Målerfunktion Varmemåler Varme-/kølemåler Kølemåler VolumenmålerUdgang C Udgang DE1 E1 E3 V1V1 E3 V1 V1Målertype 1, 2, 4 3, 6 5 7Opløsningen på pulsudgangene følger altid det mindst betydende ciffer i displayet, hvilket fastsættes af CCC-koden f.eks. ved CCC=119: 1 puls/kWh og 1 puls/0,01 m³.