Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
MULTICAL® 403 beregner energi ud fra formlen i EN 1434-1, hvori den internationale tem- peraturskala fra 1990 ITS-90 og trykdefinition på 16 bar anvendes. Energiberegningen kan i forenklet form udtrykkes som: Energi = V x ∆Θ x k. V ∆Θ k Regneværket beregner altid energi i [Wh]. Derefter omregnes denne til den valgte måleenhed.er den tilførte vandvolumen er den målte temperaturdifference er vandets varmekoefficientE [Wh] = E [kWh] = E [MWh] = E [GJ] =V x ∆Θ x k x 1000 E [Wh] / 1.000 E [Wh] / 1.000.000 E [Wh] / 277.800MULTICAL® 403 opererer med en række forskellige energiregistre. Alle energityper datalogges og kan vises på displayet afhængig af målerkonfigurationen. Såvel i displayet som under da- taaflæsningen er de enkelte energityper entydigt defineret. Energierne beregnes på følgende måde: