Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Et platin modstandstermometer udnytter at ædelmetallet platin har en meget veldefineret sammenhæng mellem dets modstand og temperaturen. Sammenhængen mellem modstanden og temperaturen er defineret i standarden EN 60751 (DIN/IEC 751) og tabeller med eksempler på sammenhængen kan ses i afsnit 9.7. På MULTICAL® 603 kan der anvendes Pt100 og Pt500 temperaturfølere, hvor den nominelle modstand ved 0 °C er hhv. 100 Ω og 500 Ω.Sammenhængen mellem modstanden Rt og temperaturen ter defineret ved:2𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑅𝑅0(1 + 𝐴𝐴𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝑡𝑡hvor R0 angiver modstanden ved 0,00 °C, mens A og B er konstanter. Værdierne R0, A og B bestemmes ved verifikationen af temperaturføleren, som foretages jf. EN1434-5.)