Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
7 år @ tBAT < 40 °CSe afsnit 10.3 for yderligere detaljer3,0 VDC, BR-celle lithium Levetid: 20 år @ tBAT < 40 °C Backup: 4 år @ tBAT < 40 °C230 VAC +15/-30 %, 50/60 Hz 24 VAC ±50 %, 50/60 Hz eller 24 VDC +75/-25 % (24 VDC kun High Power SMPS)3,75 kV< 1 WIndbygget super-cap eliminerer driftsstop ved kortvarige netudfald(kun forsyningsmoduler type 603-xxxxxxx7 og -8)Opfylder EN 1434 klasse A og C (MID klasse E1 og E2)Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603Temperaturmålingt1 Fremløbt2 Returløbt3 Kontrolt4 Ekstra∆Θ (t1-t2) Varmemåling∆Θ (t2-t1) Kølemålingt5 Preset til A1 og A2603-A 2-leder Pt100603-B 4-leder Pt100603-C/E/F 2-leder Pt500Måleområde0,00…185,00 °C (t1 og t2: Godkendt 2,00…180,00 °C)603-D/G/H 4-leder Pt500603-M 2-leder Pt50040,00…140,00 °COffsetjustering± 0,99 K fælles nulpunktsjustering for t1, t2 og t3 Se afsnit 7.3