Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
Standarddatalogningsdybde (RR = 10) 20 år 36 måneder 460 døgn 1400 timer 0 08Kamstrup A/S • 58101429_E1_DK_05.2017RegneværksfunktionerIntegrationsmode MULTICAL® 403 anvender tidsbaseret integration, hvilket betyder, at beregningerne af opsum- meret volumen og energi foretages med et fast tidsinterval. Tidsintervallet er konfigurerbart via L-koden og er uafhængigt af vandflowet. Vær opmærksom på, at valg af integrationsmode i kombination med valg af forsyning definerer målerens batterilevetid. Det er muligt at vælge mellem seks integrationsmodi; tre modi, hvor målerens display forbliver tændt, og tre modi, hvor målerens display slukkes 4 min. efter senest registrerede tastetryk. I perioden, hvor displayet er slukket, vil et dot (heart beat-indikation) blinke med 30 sekunders interval for at vise, at måleren er aktiv.L-kodeIntegrationsmode Adaptive mode (4-64 s) Normal mode (32 s) Fast mode (4 s)Display on 1 2 3Display off 5 6 7Adaptive mode (4-64 s)