Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Maks. kabellængde[m]Temperaturforøgelse [K/m]Maks. kabellængde [m]Temperaturforøgelse [K/m]Iht. EN 1434-2:2015Kobber @ 20 °CIht. EN 1434-2:2015Kobber @ 20 °C0,252,50,45012,50,0900,505,00,20025,00,0400,757,50,13337,50,0271,5015,00,06775,00,013Tabel 64-lederfølersætTil installationer, der kræver længere kabellængder end skemaet ovenfor angiver, anbefales det at anvende 4- lederfølersæt samt MULTICAL 603 type 603-B/D/G med 4-ledertilslutning.4-lederkonstruktionen anvender to ledere til målestrøm og de to andre ledere til målesignal, hvormed konstruktionen i teorien er upåvirket af lange følerkabler. I praksis bør der dog ikke anvendes længere end 100 m kabel, og det anbefales at anvende 4 x 0,25 mm2.