Title: +135.01=370.001-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Vid vattentemperaturer mellan 10 °C och 90 °C, kan integreringsverket vara kvar på flödesmätardelen eller kan monteras på väggen (frontmontering).Vid vattentemperaturer över 90 °C eller under 10 °C, måste integreringsverket sättas fast på väggen (splitmontering). For att montera integreringsverket på väggen, ta bort den från flödesmätardelen och skruva loss adapterplattan från flödesmätardelen. Adapterplattan måste sedan skruvas fast på väggen och integreringsverket kan tryckas tillbaka på adapterplattan tills den snäpps fast på plats.Mätaren UH50.. kan matas via en nätmodul (power pack) eller via ett batteri.