Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Responstid til aktiv INFO Forsyningsspænding mangler 1 - < 3 minutter Lavt batteriniveau < 1 sekund Ekstern alarm (f.eks. via KMP) t1 Over måleområde eller frakoblet 3 < 3 minutter t2 Over måleområde eller frakoblet 3 < 3 minutter t3 Over måleområde eller frakoblet 3 < 3 minutter t1 Under måleområde eller kortsluttet 3 < 3 minutter t2 Under måleområde eller kortsluttet 3 < 3 minutter t3 Under måleområde eller kortsluttet 3 < 3 minutter < 3 minutter t1-t2 Ugyldig temperaturdifferens < 1 døgn V1 Kommunikationsfejl < 1 døgn V2 Kommunikationsfejl < 1 døgn V1 Forkert pulstal < 1 døgn V2 Forkert pulstal < 1 døgn V1 Luft < 1 døgn V2 Luft < 1 døgn V1 Forkert flowretning < 1 døgn V2 Forkert flowretning < 1 time V1 Forhøjet flow (flow1 > qs, i mere end 1 time) < 1 time V2 Forhøjet flow (flow2 > qs, i mere end 1 time) V1/V2 Sprængning, vandtab (flow1 > flow2) < 120 sekunder V1/V2 Sprængning, vandindtrængning (flow1 < flow2) < 120 sekunder V1/V2 Lækage, vandtab (M1 > M2) V1/V2 Lækage, vandindtrængning (M1 < M2) In-A2