Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Generelt må der anvendes op til 10 m kabel mellem MULTICAL® og ULTRAFLOW®. Ved behov for længere kabel kan Kamstrup levere to løsninger, enten Cable Extender Box (6699-036) eller Pulse Transmitter (6699-903). Med disse løsninger kan kabellængden forøges op til henholdsvis 30 m eller 100 m. Begge løsninger har en række fordele og ulemper, som er skitseret i tabellen herunder.AnvendelsesmulighederCable Extender BoxPulse TransmitterOp til 30 m kabel mellem ULTRAFLOW® og MULTICAL®JaJaOp til 100 m kabel mellem ULTRAFLOW® og MULTICAL®NejJaInfokoder og datakommunikation mellem ULTRAFLOW® og MULTICAL® Galvanisk adskillelse mellem ULTRAFLOW® og MULTICAL®JaNejNejJaIP-klasseIP 65IP 67