Title: +038=310.101-RF010._01-Produktdatablad - AxFlow AS - VA_VVS 4020989 med flere - Sensus 420.pdf
1. HRI Puls Unit (A-versjon) Literviseren aktiverer HRI, som gis en grunnleggende oppløsning på én liter pr. puls. Utgangspulsverdien kan bli fabrikkinnstilt ved å benytte divisor D (for eksempel D = 100 betyr 1 puls per 100 liter). De mulige utgangspuls D-verdiene er (blant flere): 1 / 10 / 100 / 1000 / 2.5 / 25 / 250 / 2502. HRI Data Unit (B-versjon) HRI Data Unit er et data-grensesnitt somleverer måleravlesningen og serie- eller kundenummer. Denne versjonen kan i tillegg levere utgangspulser, som beskrevet ovenfor. HRI Data Unit kan tilknyttes et M-Bus nettverk for fjernavlesning eller en MiniPad for mobil induktiv avlesning (MiniBus), begge i henhold til IEC 870-pro- tokollen.