Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
5.6.2 Strømforsyning MULTICAL® er tilgjengelig med strømforsyninger for enten 24 VAC* eller 230 VAC. Modulene er i beskyttelsesklasse II og er koblet til med en to-tråds ledning (uten jording) igjennom den store kabelbøssingen i bunnen av tilkoblingsbasen. Bruk en tilkoblingskabel med en utvendig diameter på 5-8 mm, og sørg for korrekt kabelstripping og korrekt montering av kabelfestene. Hvis strømtilkoblingen er 230 VAC er det viktig å kontrollere at hele installasjonen er i henhold til gjeldende regler. MULTICAL® kan leveres med 2 x 0,75 mm² tilførselskabel. Tilførselskabelen til måleren må aldri være beskyttet av en sikring som er større en den tillatte. Hvis det er tvil så anbefales det at det innhentes anbefaling fra en autorisert elektriker for å få en individuell vurdering av utførelsen av den aktuelle installasjonen. I tillegg må du merke deg at arbeid på det faste anlegget, inkludert endringer i sikringsskapet, må utføres av en godkjent elektriker. For installasjoner i Danmark: Se “Installation of