Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Indstillingen af negative temperaturgrænser for tariffer sker under bestillingsprocessen eller i METERTOOL HCW med tydelig markering af et minustegn foran tarifgrænseværdien. Da tarifgrænserne implementeres i ”SETUP loop”, er det nødvendigt at angive positive/negative værdier i displayet. Angivelsen laves med et - foran negative værdier og _ foran positive værdier. Underscoren blinker, når du indstiller tegnet, _ angiver markørens position i ”SETUP loop”. Se eksempler i Figur 14 og Figur 15.Figur 16 – Indstilling af positiv TL2 i ”SETUP loop”, _ blinker, når markøren er på tegnets position, men forsvinder, når der flyttes til et andet ciffer.Figur 17 – Indstilling af negativ TL2 i ”SETUP loop”, - blinker, når markøren er på tegnets position og forbliver tændt, når der flyttes til et andet ciffer.Benærk: Området for t5 og θhc forbliver uændret i MULTICAL® 603-M i forhold til den eksisterende MULTICAL® 603- portefølje (t5 = 0,01…185,00 °C og θhc = 2,00…185,00 °C).