Title: +135.01=370.003-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Noggrannhet (utan givare)(0,5 + ∆Tmin./∆T) %, Max. 1,5% vid ∆T = 3 KMätelementPt500 enligt EN 60751Temperaturområde0…150 °C (upp till 45 mm instickslängd)0…180 °C (från 100 mm instickslängd)Uppbyggnad ProtokollLik EN 62056-21 enligt EN 62056-21Styrkabel1,5 m 3,0 mDimensionerDS M10x1 mm, givarlängd 27,5 mmDS M10x1 mm, givarlängd 38 mmDykrör kort Ø 5,2x45 mmDykrör lång Ø 6x100 mmDykrör lång Ø 6x150 mm25 / 30Ultraljudsmätare för värme och kyla UH50..CE2N5324sv 2015-09-16FlödesmätardelFunktionsdata26 / 30Siemens Building TechnologiesTemperaturområde5…130 °C(Nationella godkännanden kan skilja)Rekommenderat temperaturområdeVärme10…130 °CKyla5…50 °CMax. temperatur150 °C(för 2 000 timmar)Nominellt tryck1,6 MPa (PN 16)/2,5 MPa (PN 25)MonteringslägeValfrittMonteringsplatsRetur- eller framledningp qe d ö l ft l le n m o Nid g n ä s k c i t s nlIg n n u s n Aitls qe d öl f. x a Ms qe d öl f.n Mi