Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
I fast mode fastsættes integrationsintervallet til 4 sekunder, hvilket betyder at måleren for hvert 4. sekund beregner opsummeret volumen og energi. Fast mode anbefales til alle anlæg, også anlæg med brugsvandsveksler.Tariffer MULTICAL® 403 har tre ekstra tarifregistre TA2, TA3 og TA4, der kan opsummere varmeenergi eller køleenergi (EE=20 opsummerer volumen) parallelt med hovedregistret ud fra de pro- grammerede tarifbetingelser (angives ved bestilling af måleren). Uanset den valgte tarifform angives tarifregistrene som TA2, TA3 og TA4 i displayet. Hovedregistret opsummeres altid, da det betragtes som legalt afregningsregister uanset den valgte tariffunktion. Tarifbetingelserne TL2, TL3 og TL4 bliver overvåget ved hver integration. Når tarifbetingelserne er opfyldt, bliver den forbrugte varmeenergi, køleenergi eller volumen optalt i enten TA2, TA3 eller TA4 parallelt med hovedregistret.Kamstrup A/S • 58101429_E1_DK_05.20179Regneværksfunktioner