Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
8.8 M-Bus + termisk frakobling, type HC-003-22 M-Bus-modul med primær, sekundær og forbedret sekundær adressering. Modulen er koblet til en M-Bus master via klemme 24 og 25 ved hjelp av ”twisted pair”. Polariteten er ikke viktig for funksjonaliteten. Måleren må forsynes med 24 VAC eller 230 VAC. Modulen krever en ekstern 24 VAC strømforsyning for drift av den tilkoblede aktuatoren.8.9 Wireless M-Bus + pulsinnganger, type HC-003-30* Den wireless M-Bus-modulen er utformet for å være en del av Kamstrups håndholdte Wireless M-Bus Reader System, som opererer innenfor det ulisensierte frekvensbåndet i området 868 MHz. Radiomodulen er tilgjengelig med en intern eller ekstern antenne. Merk at begge antennetypene bruker den samme tilkoblingen.