Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Foruden energimålerens egne data kan MULTICAL® 603 vise opsummeret forbrug for to ekstra vandmålere, f.eks. koldt- og varmtvandsmålere, som via en reed-kontakt eller elektronisk udgang leverer et pulssignal til MULTICAL® 603. Kontaktsignalerne fra de ekstra vandmålere tilsluttes via kommunikationsmodulerne.Bag på topdækslet er der desuden placeret et multistik, som dels anvendes til kalibrering og justering under verifikation, dels anvendes i forbindelse med kommunikationsmoduler. MULTICAL® 603 kan leveres med 1 eller 2 kommunikationsmoduler til blandt andet Wireless M-Bus, M-Bus og RS232. Modulerne leveres med enten pulsindgange eller pulsudgange. Måleren kan endvidere leveret med integreret M-Bus, uafhængigt af modulerne.