Title: +135.01=370.003-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Vid behov, alternativt: DIFF nEGNegativ temperaturdifferensKontrollera givarnas installations- plats; flytta givaren vid behovVid behov, alternativt: F0Inget flödeLuft i mätdelen/rörledningen, avluf- ta rörledningen (liksom vid leve- rans) Kontrollera givaren; byt ut givaren vid behov Kontrollera givaren; byt ut givaren vid behov Byt mätareF1Avbrott i framledningsgivarenF2Avbrott i returledningsgivarenF3Fel i elektroniken för temperatur- detektering Batteriet är urladdat; problem med strömförsörjningen Kortslutning i framledningsgivaren Kontrollera givaren; byt ut givarenF4Byt batteri, kontrollera anslutning- enF5vid behovF6Kortslutning i returledningsgivaren Kontrollera givaren; byt ut givarenF7 F8F9Fel i internt minnet F1, F2, F3, F5 eller F6 kvarstår längre än 8 timmar, detektering av obehörig ingrepp. Inga ytterligare registreringar kan göras Fel i elektroniken