Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
21 Wired M-Bus, outputs11Data Pulse, outputs as pulstransmitter"22Wired M-Bus, Thermal Disconnect40Analog outputs41Analog inputs43PQT Controller6667BACnet MS/TP, inputsModbus RTU, inputs$56… 8556,60,82,83,84 og 85! " $BatteriforsyningNetforsyningHigh power SMPSOversigt over batterilevetider ved forskelligt konfigurerede MULTICAL® 603 er vist i afsnit 10.3.166Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 60312 Datakommunikation12.1 MULTICAL 603-dataprotokol Datakommunikationen internt i MULTICAL 603 er opbygget med Kamstrup Meter Protocol (KMP), der dels giver en hurtig og fleksibel aflæsningsstruktur, dels opfylder de fremtidige krav til datapålidelighed.KMP-protokollen er fælles for alle Kamstrups forbrugsmålere, lanceret i 2006 og derefter. Protokollen benyttes på det optiske læsehoved og via stikben til modulområdet. Moduler med f.eks. M-Bus interface anvender således KMP protokollen internt og M-Bus-protokollen eksternt.