Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstrup Multical_602.pdf
Minimal og maksimal flow og effekt MULTICAL® 602 registrerer såvel minimal som maksimal flow og effekt på både måneds- og årsbasis. Registreringen, der både kan aflæses på displayet og via datakommunikationen, rummer maksimal- og minimalværdier for flow og effekt, alle med datoangivelse. Alle maksimal- og minimalværdier beregnes som henholds- vis største eller mindste gennemsnit af et antal aktuelle flow- eller effektmålinger. Gennemsnitsperioden, der anvendes for alle beregningerne, kan vælges i intervallet 1…1440 min.4Kamstrup A/S • 5810938_L1_DK_11.2015RegneværksfunktionerTemperaturmåling MULTICAL® 602 kan leveres i flere forskellige udgaver til enten Pt100 eller Pt500 følere og i 2-leder og 4-leder udgaver. Målekredsløbet har en højopløselig analog/digital konverter med et temperaturområde på 0,00…185,00 °C. Udover aktuelle temperaturer til energiberegningen kan der også vises gennemsnitstemperaturer på års- og månedsba- sis.