Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Der er tilknyttet to typer af alarmer til pulsindgangene, hhv. koldtvandslæk og ekstern alarm. Medmindre andet er oplyst af kunden, leveres måleren som udgangspunkt med mulighed for ekstern alarm på alle fire indgange, men blot med en aktiv lækagealarm på indgang A1 og A2 (ligesom på MULTICAL® 602). Ønskes mulighed for lækagealarm på indgang B1 og B2, kontakt Kamstrup A/S. Læs mere om koldtvandslæk i afsnit 3.2.9 og mere om infokoder i afsnit 7.7.Krav til udstyr tilsluttet pulsindgangene:Pulsindgange A og BElektronisk kontaktReed-kontaktPulsindgang680 kΩ pull-up til 3,6 V680 kΩ pull-up til 3,6 VPuls ON< 0,4 V i > 30 ms< 0,4 V i > 500 msPuls OFF> 2,5 V i > 30 ms> 2,5 V i > 500 msPulsfrekvens< 3 Hz< 1 HzElektrisk isolationNejNejMaks. kabellængde25 m25 mKrav til ekstern kontakt Opdatering af displayLækstrøm ved åben kontakt < 1 µA Følger det valgte integrationsinterval (fra 2 til 64 s)Pulsindgangene er placeret på modulet med følgende terminalnummerering: