Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
10Aktuelle værdier Ludwig11 12Madrid13Peter14Test Kiev15 17Information sensitive18Krypteringsniveau Individuel nøgle Kundelabel Se afsnit 3.2.133000013.3 Tariffer Da mixed fluid-regneværket MULTICAL® 603-M har et temperaturområde, der kommer under 0 °C, er tarifgrænserne og den tilhørende funktionalitet blevet tilpasset for at afspejle dette i forhold til resten af MULTICAL® 603-porteføljen.I standardmålere, der er beregnet til brug med vand, hvor den varmeledende væske TA4 kan deaktiveres ved at indstille TL4 til 0,00 °C, vil dette fortsat være tilfældet for mixed fluid-regneværk. Dette betyder, at en tarifgrænse på 0,00 °C ikke kan opnås for TA4/TL4. Hvis dette kræves, skal den sættes til -0,01 °C eller 0,01 °C.