Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
TL2 skal have lavere timetal end TL3 og TL3 skal have lavere timetal end TL4.Fra og med TL2 til TL3 Optælling i TA2 og hovedregistretFra og med TL3 til TL4 Optælling i TA3 og hovedregistretTL3 skal komme efter TL2TL4 skal komme efter TL3Fra og med TL4 til TL2 Optælling i TA4 og hovedregistretTidsstyret tarif er velegnet til afregning i boligområder tæt på industriområder med stort fjernvarmeforbrug samt til afregning af industrikunder.EE=20 Varme-/kølevolumentarifVarme-/kølevolumentariffen anvendes til opdeling af volumen i varme- og køleforbrug på kombinerede varme- /kølemålere, dvs. tariffen opdeler det forbrugte volumen i varme- og kølevolumen for kombinerede varme- /kølemålere. Det totale volumen opsummeres i V1-registret, mens TA2 opsummerer det volumen, der er forbrugt sammen med E1 (varmeenergi), og TA3 opsummerer det volumen, der er forbrugt sammen med E3 (køleenergi).EE=20 fungerer kun sammen med varme-/kølemålere af målertypen 3 og 6.(TA4 anvendes ikke i denne tariftype.)