Title: +038=66.007-##009._02-UR200S-I - Brukermanual.pdf
Para indicar temperatura:Apriete esta tecla y la pantalla mostrará la temperatura fija. Apriete la tecla otra vez paranormalizar la lectura.Cambio a nueva temperatura:Apriete esta tecla continuamente, más de 3 segundos, la pantalla mostrará la temperatura fija.Apriete esta tecla para aumentar la temperatura fija.Apriete esta tecla para bajar la temperatura fija.Apriete esta tecla para guardar la nueva posición. La pantalla destellará con el nuevovalor, y después volverá a la lectura normal.33‘P1’ Destellando en la pantalla, indica que el sensor del aparato está defectuoso. El aparato se esforzará por mantener la temperatura fija hasta que haya sido reparado.‘P2’ Destellando en la pantalla, indica que el sensor de evaporación está defectuoso. Esto no influye en el funcionamiento del aparato, pero debe ser reparado, tan pronto como sea possible.DescongelaciónLos modelos UR se descongelan automáticamente cuando el compresor de detiene.