Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Tilsluttet målerMULTICAL® 603Input A1/A2:Terminal 65-66Input B1/B2:Terminal 67-68Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202143MULTICAL® 603Pulsindgangene konfigureres som en del af målerens konfigurationsnummer via FF- og GG-koderne. Ved bestilling konfigureres FF- og GG-koderne som standard til 24 (medmindre andet er oplyst af kunden). I tabellen nedenfor vises mulige FF- og GG-koder. Standardkoden 24 er markeret med grøn. Det er muligt at omkonfigurere FF- og GG-koderne ved hjælp af METERTOOL HCW. Se Teknisk Beskrivelse for METERTOOL HCW (5512-2096).Input A1/A2Input B1/B2FF- kodeMaks. flow VandmålerGG- kodeMaks. flow VandmålerFortællerWh/Imp.l/Imp.Måleenhed og kommaplacering01020304050607100 m³/h50 m³/h25 m³/h10 m³/h5 m³/h2,5 m³/h1 m³/h01020304050607100 m³/h50 m³/h25 m³/h10 m³/h5 m³/h2,5 m³/h1 m³/h12410204010010050251052,51