Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Grundopløsning (gemt i måleren):200 l/hAuto Detect -Auto Detect -qp = 1,5 m3/hqp = 1,5 m3/hTarifgrænse, TL2Tarifgrænse, TL2Anvendes/Display:350 l/hAnvendes/Display:200 l/hGrundopløsning (gemt i måleren):350 l/hGrundopløsning (gemt i måleren):200 l/hKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202141MULTICAL® 6033.2.6 Pulsindgange A og B >FF-GG<MULTICAL® 603 kan have op til fire ekstra pulsindgange (A1, A2, B1 og B2), der er placeret på kommunikationsmodulerne (se afsnit 11 for yderligere oplysninger om modulerne). Disse pulsindgange anvendes til opsamling og fjernopsummering af pulser fra f.eks. mekaniske vandmålere og elmålere. Pulsindgangene fungerer uafhængigt af selve måleren og indgår således heller ikke i nogen form for energiberegning. De fire pulsindgange er identisk opbyggede og kan konfigureres til at modtage pulser fra vand- og elmålere.