Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
EndSetup er en vigtig funktion, når måleren er i transporttilstand, men når måleren er i drift, er EndSetup blot én af tre måder, hvorpå det er muligt at forlade ”SETUP loop”. Se afsnit 6.3.Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.202189MULTICAL® 6036.4 ”TEST loop””TEST loop” anvendes f.eks. af bemyndigede laboratorier til bl.a. reverificering af måleren.Før måleren kan bringes i ”TEST loop” og dermed i TEST-mode, skal verifikationsplomben mærket ”TEST” på målerens verifikationsdæksel brydes forsigtigt med en skruetrækker, og kontaktpunkterne bag plomben skal kortsluttes. Til dette kan der anvendes en kortslutningspen (6699-278) fra Kamstrup A/S.Kontaktpuderne skal kortsluttes, mens regneværkstoppen stadig er aktiv (display er tændt). Hvis det ikke er muligt at holde regneværkstoppen aktiv, anbefales det at fjerne kommunikationsmodulerne fra bunden, samle regneværket og derefter åbne regneværket igen og kortslutte kontaktpuderne.