Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Radiokommunikation Når måleren leveres og er i transporttilstand, vil målerens radiokommunikation være deaktiveret. Radioen aktiveres, når måleren første gang har registreret et flow på 1 % af qp eller større. I transporttilstand, og når måleren er idriftsat, kan radioen aktiveres, enten via ”SETUP loop” eller ved at foretage et tvangsopkald (begge piletaster holdes nede, indtil ”CALL” vises i displayet). At radioen aktiveres, vil ikke få måleren til at forlade transporttilstanden. af radiokommunikation i afsnit 6.3 om ”SETUP loop”.Læs mereomdeaktivering”SETUP loop””SETUP loop” -”TEST loop” (kræver brud på testplombe) -TotalnulstillingEr måleren i ”TEST loop” vil radioen forblive slukket ved flow (integration) og tvangsopkaldTestmode Ved adgang til ”TEST loop” vil radiokommunikationen blive deaktiveret. I ”TEST loop” vil flow ikke aktivere radioen.NB. Testplomben skal brydes, før der er adgang til ”TEST loop”, og måleren skal efterfølgende reverificeres.