Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
[m] 12,5 25,0 37,5Fejlvisning 1 [K/m] 0,090 0,040 0,027Tabel 41 Fejlvisningen er beregnet for kobberkabel ved 20 °C. Ved højere kabeltemperaturer vil fejlvisningen være større.MULTICAL 603 har en temperaturføler-offsetfunktion, se afsnit 7.3, som kan anvendes til at reducere den fejlvisning, som stammer fra kabelmodstanden og følernes nulpunktsfejl.4-leder følersæt Til installationer, der kræver længere kabellængder end skemaet ovenfor angiver, anbefales det at anvende 4-leder følersæt. MULTICAL 603-B har 4-leder Pt100-tilslutning, mens MULTICAL 603-D/G/H har 4-leder Pt500-tilslutning.