Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
Modulerne har beskyttelsesklasse II og tilsluttes via et to-ledet kabel (uden jordforbindelse) gennem regneværkets kabeltylle nederst til højre i tilslutningsbunden. Anvend tilslutningskabel med yderdiameter på 5-10 mm og vær opmærksom på korrekt afisolering samt korrekt kabelaflastning. Max. tilladt sikring: 6A Nationale regler for installation skal overholdes. For installation i Danmark: Se SIK-meddelelse 27/09, ”Installation til nettilsluttet udstyr til forbrugsregistrering” på www.sik.dk.24 VAC Der skal anvendes transformer, f.eks. type 66-99-403 til 24 VAC forsyningsmodul nB! Dette modul kan ikke forsynes230 VAC Til direkte nettilslutning.med 24 VDC.784. FunktionskontrolNår vandmåleren er installeret, skal der udføres en funktionskontrol. Tryk på trykknappen displayværdier for vandflow m.v.på MULTICAL® 62 og kontrollér, at der fremkommer troværdige5. Indstiksmoduler