Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
t1 > t2 og t1 ≥ θhcVolumen opsummeres i TA2 og V1 (varmeenergi)t1 > t2 og t1 ≤ θhcVolumen opsummeres kun i V1t2 > t1 og t1 ≤ θhcVolumen opsummeres i TA3 og V1 (køleenergi)t2 > t1 og t1 ≥ θhcVolumen opsummeres kun i V1TL2 og TL3 anvendes ikket1 = t2 og t1 ≥ θhct1 = t2 og t1 ≤ θhcVolumen opsummeres kun i V1 og ingen optælling i energiregistre Volumen opsummeres kun i V1 og ingen optælling i energiregistreEE=21 PQ-tarifPQ-tariffen er en kombineret effekt- og flowtarif. TA2 fungerer som effekttarif, og TA3 fungerer som flowtarif.P ≤ TL2 og Q ≤ TL3Kun optælling i hovedregistretP > TL2Optælling i TA2 og hovedregistretTL2 = effektgrænse (P)Q > TL3Optælling i TA3 og hovedregistretTL3 = flowgrænse (Q)P > TL2 og Q > TL3Optælling i TA2, TA3 og hovedregistretPQ-tariffen kan f.eks. anvendes til kunder, der betaler en fast afgift på baggrund af maks. effekt og maks. flow (TL4 og TA4 anvendes ikke i denne tariftype).40