Title: BfS-report-2019 (1).pdf
Tabelle: Messbedingungen/ Table: Operating conditionsMessgréRe/ Mittelwert / Mean value | Messunsicherheit (k=2) Measurement quantity Measurement uncertainty (k=2) Temperatur / Temperature (T) 24°C 1°CLuftdruck / Air pressure (p) 993 hPa 3 hPa Luftfeuchtigkeit / Relative humidity (r.H.) 36 % 8%Dauer der Kalibrierperiode / Duration of calibration period (tm): 96 Stunden / hoursSeite 4Page1529DK150630100201911Einstellungen des Kalibriergegenstandes® / Settings of the calibration object’Betriebsmodus / Operating mode: DiffusionIntegrationszeit / Integration time: 60 Minuten / minutesAuslesen der Anzeigewerte / Readout of indication valuesDie Anzeigewerte der Kalibriergegenstande wurden vom Auftraggeber ausgelesen und dem Kalibrierlaborato- rium vor Bekanntgabe der Referenzwerte mitgeteilt. The indication values of the calibration objects have been read-out by the customer and submitted to the cali-bration laboratory before the reference values were disclosed.