Title: +038=66.007-##009._02-UR200S-I - Brukermanual.pdf
Los modelos UF deben descongelarse manualmente. Es recomendable descongelar el congelador cada tres meses o si la capa de hielo supera los 5 mm.Los modelos UF/V: El aparato descongela automáticamente con intervalos fijos programados. Si la puerta del aparato está abierta o el contenido del aparato se cambia con frecuencia, puede llegar a ser necesario descongelar el aparato manualmente.Apriete esta tecla continuamente, más de 3 segundos, esto activará una descongelaciónmanual, y después volverá a operar normalmente.No utilice nunca objetos metálicos ni otros objetos afilados para rascar las caras internas porque pueden dañar el congelador7. Desconecte el congelador 8. Vacíe el congelador 9. Deje el congelador con la puerta abierta 10. Coloque una bandeja en el fondo del armario para recoger el agua procedente de la descongelación.