Title: Sjekkliste Hande 2.pdf
Avlest verdi korrigeres mot sensorens kalibreringskur- ve. Fuktsensorer kan vise en hystereseeffekt, det vil si at avlest verdi under samme fuktforhold er lavere der- som sensoren er under oppfukting enn om den er un- der uttørking. For målinger med høye krav til nøyak- tighet kan det lages separate kalibreringskurver for oppfukting og uttørking. Det er arbeidskrevende og vanskelig å holde full kontroll på uttørking og oppfuk- ting av sensorer under måleforberedelsene. Velg der- for heller sensorer med dokumentert liten hystereseef- fekt, og legg til effekten som en ekstra usikkerhet.Ved å ta ut prøvebiter slipper man å reise tilbake til prøvestedet én eller flere ganger for å plassere senso- rer og gjøre avlesninger. Ved å måle på biter fra flere lag nedover i konstruksjonen kan man vise hvordan fuktinnholdet varierer med dybden. For avrettings- masser er det kun måling i uttatte prøver som gir påli- telige resultater.