Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
MULTICAL® 603-regneværk variant ”M” (Mixed fluid) kan fungere i minustemperaturer, med et temperaturområde på -40…+140 °C. I applikationer, hvor minustemperaturer kan forventes, er det vigtigt at vælge temperatursensorer og flowsensorer med et passende temperaturområde. Mixed fluid har en lavere varmefylde end vand. Kamstrups Mixed fluid-regneværksvariant kan kompensere for dette og dermed give præcise målinger uanset den kemiske sammensætning i installationen.MULTICAL® 603 kan i henhold til EN 1434 og MID betegnes som et "regneværk" med separat typegodkendelse og verifikation, og den kan leveres enten som separat regneværk eller som komplet måler, med påmonterede temperaturfølere og flowsensor efter kundeønske.MULTICAL® 603-regneværkstoppen kan adskilles tilslutningsbunden uden brug af værktøj, når fra installationsplomberne er brudt. Hermed er der fri adgang til installation af flowsensor, temperaturfølere, strømforsyning/batteri og kommunikationsmoduler.