Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
NB. Ved ønske om anvendelse af pulsindgange A2 og B2 anvendes METERTOOL HCW til preset af registre.18. + 19. Målernummer for input A1 og B1 Det er muligt at indstille målernummeret for de vand- og/eller elmåler(e), som er tilsluttet pulsindgangene A1 og B1, i ”SETUP loop”. Det viste eksempel er målernummer tilsluttet på pulsindgang B1.NB. Ved ønske om anvendelse af pulsindgange A2 og B2 anvendes METERTOOL HCW til indstilling af målernumre.20. + 21. + 22. Tarifgrænser (TL2, TL3 og TL4) Målerens tre tarifgrænser kan indstilles i ”SETUP loop”. Tarifgrænserne er kun aktive, når en tariftype er valgt ved konfiguration af måleren, dvs. EE-koden er forskellig fra ”00”. EE-koden vises i ”TECH loop”, se afsnit 6.2. Er en tariftype valgt, vil menupunkterne afspejle dette ved at vise de korrekte enheder for tarifgrænserne. Vælges ingen tariftype, vil menupunkter være uden enheder. Læs mere om tariftyperne i afsnit 3.2.5.