Title: +135.01=370.003-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Via max. tre tröskelvärden kan tariffregister 1, 2 och 3 styras. Tröskelvärdena kan härledas via flödet (Tariff T2), värmeeffekten (Tariff T3), returtemperaturen (Tariff T4), framledningstemperaturen (Tariff T5) eller temperaturdifferensen (Tariff T6).Utlevererad värmemängd (tariff T7)I tariffregister 1 adderas värmemängden som beräknas via framledningstemperaturen (istället för ur temperaturdifferensen).Återlevererad värmemängd (tariff T7)I tariffregister 1 adderas värmemängden som beräknas via returtemperaturen (istället för ur temperaturdifferensen).Värme-/Kyla (tariff T9)I tariffregister 1 adderas den uppmätta kylamängden, i tariffregister 2 adderas den uppmätta värmemängden. I båda fallen kan var för sig via framledningstemperaturen en tröskel ("kylatröskel“, "värmetröskel“) definieras. "Värmetröskel“ överskriden och temperaturdifferensen > +0,2 K --> värmemängden registreras „Kylatröskel“ underskriden och temperaturdifferensen < -0,2 K --> kylamängden registreras.