Title: Bruksanvisning for CK-CE.pdf
Viftens luftmengde kan bestemmes ved å måle den statiske trykkforskjellen mellom et målepunkt i innløpskonen og det statiske trykket på viftens sugeside.Luftmengden finnes da som:hvor:k = koeffisient som tas ut fra viftestørrelse og fabrikat,∆Ps = Målt statisk trykkdifferanse Pa Tabell 1: k- faktorer BPHM-vifterViftek-faktorMax. turtalltypek * √∆p [m³/h]rpmBPHM 225-63506400BPHM 250-71645800BPHM 280-80795200BPHM 315-901004600BPHM 355-1001284100BPHM 400-1121583600BPHM 450-1252093200BPHM 500-1402542900BPHM 560-1603302600BPHM 630-1804102300BPHM 710-2005262100BPHM 800-2246671850BPHM 900-2508551600BPHM 1000-28010681400Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelseSide 14 av 3310.4 Roterende varmegjenvinnerInnjustering