Title: +135.01=370.004-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Kommunikationsmodulerna är anslutna via en 6-polig reaktionsfri kontakt, så att modulerna när som helst kan installeras eller bytas ut. Skyddsåtgärder för elektrostatisk urladdning (ESD) ska beaktas.Modul 1Modul 2Mätare UH50.. är utrustad med ett optiskt gränssnitt som standard. Utöver kan upp till 2 av följande kommunikationsmoduler användas för fjärravläsning: Pulsmodul M-bus-modul M-bus-modul med 2 pulsingångarWZU-P2/WZU-P2L WZU-MB-G4 WZU-MIDessa moduler har ingen inverkan på värmeregistreringen och kan dessutom monteras när som helst utan att fabriksplomberingarna skadas.Inom 30 sekunder efter monteringen (upp till 2 minuter vid analoga moduler), avkänner mätaren automatiskt den anslutna modulen och är sedan klar för kommunikation eller för leverans av pulser.Modultypen som används kan visas i serviceslingan (loop 4), beroende på parametersättning som gjorts för visning.Ultraljudsmätare för värme och kyla UH50..CE2N5324sv 2015-09-16Tillåtna modulkombinationerAnslutningsplintar