Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
q: 2 °C…180 °C DΘ: 3 K…178 K qq: 2 °C…130 °CVarme-/kjølemåler for blandede væsker i henhold til EN1434: Temperaturområdeq: -40 °C…140 °C DΘ: 3 K…178 KMID-betegnelseMekanisk miljø Klasse M1 og M2Elektromagnetisk miljø Klasse E1 (kapsling/lett industri) og klasse E2 (industri). Målerens styringskabel må legges med en avstand på minst 25 cm fra andre installasjoner.Klima Ikke-kondenserende, lukket lokasjon (montering innendørs), omgivelsestemperatur 5 ... 55 °C.Vedlikehold og reparasjon Energileverandøren kan erstatte temperaturfølere, flowmåler og forsynings- og kommunikasjonsmodulene. Andre reparasjoner krever en påfølgende gjenverifisering i et godkjent laboratorium.Velge et par med temperaturfølere MULTICAL® 603-A MULTICAL® 603-B MULTICAL® 603-C/E/F MULTICAL® 603-D/G/H MULTICAL® 603-MPt100 - EN 60751, 2-tråds forbindelse Pt100 - EN 60751, 4-tråds forbindelse Pt500 - EN 60751, 2-tråds forbindelse Pt500 - EN 60751, 4-tråds forbindelse Pt500 - EN 60751, 2-tråds forbindelse