Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
Varmepumpes virkningsgrad (CP) I huse med varmepumper med en udgang er det formålstjenligt at måle både den afgivne termiske energi og den optagne elektriske energi, hvormed virkningsgraden (COP eller CP) kan beregnes. COP er en forkortelse for ”Coefficient Of Performance”. Beregningen er et simpelt forholdstal mellem den beregnede termiske energi (E1) og den elek- triske energi, som måles via pulsindgang B (Input B):CP=Termisk energi [E1] Elektrisk energi [Input B]Den elektriske energi (Input B) registreres altid i kWh, mens den termiske energi (E1) enten regi- streres i kWh, MWh eller i GJ afhængig af den valgte B-kode. Uanset valget vil måleren beregne CP korrekt. CP værdien bliver vist med 1 decimal og vil være en værdi i intervallet 0,0…19,9. CP kan også anvendes til måling på gasfyrede anlæg, hvor CP da udtrykkes som kWh/Nm³ gas.Kommunikationsmoduler I MULTICAL® 403 kan der monteres et kommunikationsmodul i modulområdet, hvormed måle- ren kan tilpasses en række forskellige applikationer.