Title: Sjekkliste Hande 2.pdf
Tett toppen av målehylsa, og vent i minst tre døgn. Dersom leverandøren kan dokumentere at sensoren tåler nær 100 % fuktighet i minst tre døgn uten at det oppstår unøyaktigheter i avlesning, kan dette punktet sløyfes.5Plasser sensorenheten nedi hylsa og tett mellom sensor- enheten og hylsa. Man må sørge for at instrumentet får stå i fred og ikke blir skadet i måleperioden.6Koble til avlesningsenheten og les av fuktigheten i hullet når det er likevekt mellom målehull og betong. Å oppnå likevekt tar flere døgn. Etter ca. seks døgn er RF normalt nede igjen på nivået fra før boringen. Tidligere, for ek- sempel etter tre døgn, vil man normalt lese av litt for høy RF. Utviklingen i RF og temperatur under målingen kan med fordel registreres, slik at man kan dokumentere stabile verdier eller en stabil trend.