Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Allmänt Dimension 176 x 100 x 44 mm (LxBxH, exkl förskruvningar)Tryckmätning Tryckgivare CFL är utrustad med 1st digital tryckgivareIntervall Rekommenderat intervall: 5-500 PaTemperaturgränser Drift: 10oC till 40oC; <85% RF Lagring: -20oC till 50oC; <90% RFMaterial Kapsling i polystyrenTolerans ± 5 % eller minst ± 3 PaPrestanda Hastighet: Förändring reglerad inom 4 s (95% inom 3 s)Nettovikt 0,3 kgFärgkulör RAL 9003Flödesmätning Flödesgivare CFL är, förutom en tryckgivare, även utrustad med 1st flödesgivare integrerad i regulatorn.IP-klass Kapsling håller IP53Intervall Rekommenderat intervall: 0.5–6.0 m/s Maximalt intervall: 0.2 - 8.0 m/s Notera: I laboratorier bör man inte gå lägre än 0.5 m/sElsystem Matningsspänning 24 VACTolerans ± 5 % eller minst ± x l/s (x = kanalarean i dm2)Effekt 1,5 VAAnslutningar • 2 st 24 VAC + Kommunikationsslinga(CAN)CE-märkning Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet1 st 0-10 VDC analog ut för spjällmotor