Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Pulsindgangene A og B er placeret på udvalgte kommunikationsmoduler. Installeres modulet på modulplads 1 i MULTICAL® 603, identificeres indgangene A1 og B1, og ligeledes for modulplads 2; A2 og B2.A2A1B2B1Bemærk: Pulsindgangene A1 og A2 vil altid være identisk konfigureret gennem FF-koden, og ligeledes vil indgangene B1 og B2 altid være identisk konfigureret gennem GG-koden. Vær derfor særlig opmærksom på dette, når modulerne installeres i måleren, så de får den rigtige modulplads i forhold til det udstyr, de skal kobles til.Alle moduler med puls indgange er påtrykt ”Pulse inputs”.Skrueklemmer for In-A og skrueklemmer for In-B er ligeledes tydeligt angivet.Se afsnit 11.2 for flere detaljer omkring tilgængelige moduler.42Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603