Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
Ved hjelp av en 24 VAC/VDC strømforsyning med ”høy effekt” kan MULTICAL® også få strøm fra en 24 VDC strømkilde.Ved hjelp av en 24 VAC/VDC strømforsyning med ”høy effekt” kan MULTICAL® også få strøm fra en 24 VDC strømkilde.Kamstrup A/S • 55122084_B1_NO_2019-0813MULTICAL® 603Intern kommunikasjon5.7 I henhold til typen har MULTICAL® 603 muligheten til intern M-Bus-kommunikasjon, og M-Bus er koblet til via tilkoblingskortet ved hjelp av terminal 24 og 25.6 Testing av funksjonUtfør en operasjonskontroll når energimåleren er montert. Åpne termoregulatorene og ventilene slik at vannet strømmer gjennom varmesystemet. Aktiver den fremre knappen på MULTICAL® for å bytte mellom skjerminformasjonen, og kontroller at de viste verdiene for temperatur og flow er sanne verdier.14Kamstrup A/S • 55122084_B1_NO_2019-08MULTICAL® 6037Informasjonskode