Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Ved test af delt måler kan der foretages separat test af regneværket ved hjælp af Kamstrup-kalibreringsudstyr til MULTICAL® 603 og METERTOOL HCW. Flowsensoren og temperaturfølerne testes også separat.IntegrationshastighedVed konfiguration af måleren vælges det under ”Integrationsmode >L<”, hvilken integrationsmode måleren kan anvende. Uanset valgt integrationsmode kan målerens sættes i ”Test mode”, når testplomben brydes, og testkontakten aktiveres. I ”Test mode” anvender måleren 2 sekunders integrationsinterval ligesom i ”Fast mode (2 s)”. Måleren forbliver i test-mode, indtil forsyningen afbrydes, og måleren genstartes eller efter 9 timer.Når måleren er i ”Test mode” kan man initiere en Auto-integration ved at anvende tvangsopkald (begge piletaster holdes nede, indtil ”CALL” vises i displayet).IntegrationsmodeIntervalL=Adaptiv mode2-64 s1Normal mode32 s2Fast mode8 s3Fast mode2s4Adaptiv mode2-64 s5Normal mode32 s6Fast mode8 s7Temperaturkalibrering