Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
5.1.2 M-Bus, type 67-00-20/28/29 M-Bus kan monteres i stjerne, ring eller bus topologi. Antallet af tilsluttede målere kan være op til 250, afhængig af M-Bus Masterens spændingsforsyning og den samlede kabelmodstand. Kabelmodstand Kabelkapacitet < 180 nF M-Bus nettet tilsluttes på klemme 24 og 25. Polariteten er ligegyldig. M-Bus leveres med pulsindgange.< 29 ohm5.1.3 Radio + pulsindgange, type 67-00-21/25/26 Radiomodulet anvendes til trådløs kommunikation via licensfri radiofrekvens og kan leveres med intern antenne eller med tilslutning til ekstern antenne. For yderligere oplysninger om radio henvises til Teknisk beskrivelse for radio (5512-012 DK, 5512-013 GB). Pulsindgangene i dette modul er identiske med de tidligere beskrevne. nB! Type 67-00-21 inkluderer radio- og router-funktioner.RadioRouter modulet skal anvendes med netforsyning.5.1.4 Prog. datalogger + RTC + 4...20 mA indgange + pulsindgange,type 67-00-22