Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
5.6 Tilkobling av strømforsyning 5.6.1 Batteri MULTICAL® kan få strøm fra et batteri, og kan leveres med flere forskjellige batterier. Optimal levetid til batteriet oppnås ved at batteriets temperatur holdes under 30 °C, f.eks. ved veggmontering. Spenningen til et litium-batteri er nesten konstant hele levetiden (omtrent 3,65 V DC). Derfor er det ikke mulig å avgjøre gjenværende kapasitet på batteriet ved å måle spenningen. Men informasjonskoden til måleren viser om batterispenningen er lav. Se avsnittet ”Informasjonskode”. Batteriet kan ikke og må ikke lades, og det må ikke kortsluttes. Brukte batterier må innleveres for destruksjon, f.eks. til Kamstrup A/S. Mer informasjon se dokumentet om håndtering og kassering av litiumbatterier (5510-408).