Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
q: 2 °C…180 °C DΘ: 3 K…178 K qq: 2 °C…130 °CMID-betegnelseMekanisk miljø Klasse M1 og M2Elektromagnetisk miljø Klasse E1 (kapsling/lett industri) og klasse E2 (industri). Målerens styringskabel må legges med en avstand på minst 25 cm fra andre installasjoner.Klima Ikke-kondenserende, lukket lokasjon (montering innendørs), omgivelsestemperatur 5 ... 55 °C.Vedlikehold og reparasjon Energileverandøren kan erstatte temperaturfølere, flowmåler og forsynings- og kommunikasjonsmodulene. Andre reparasjoner krever en påfølgende gjenverifisering i et godkjent laboratorium.Velge et par med temperaturfølere MULTICAL® 603-A - Pt100 MULTICAL® 603-B - Pt100 MULTICAL® 603-C/E/F - Pt500 MULTICAL® 603-D/G - Pt500Pt100 - EN 60751, 2-tråds forbindelse Pt100 - EN 60751, 4-tråds forbindelse Pt500 - EN 60751, 2-tråds forbindelse Pt500 - EN 60751, 4-tråds forbindelseBatteri for utskiftning Kamstrup type HC-993-09 (2 x AA-celler) Kamstrup type HC-993-02 (1 x D-celle)