Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
V2 Forkert pulstal2416777216V2 Luft2533554432V2 Forkert flowretning266710886427134217728V2 Forhøjet flow (flow2 > qs, i mere end 1 time)28268435456V1/V2 Sprængning, vandtab (flow1 > flow2)29536870912V1/V2 Sprængning, vandindtrængning (flow1 < flow2)301073741824V1/V2 Lækage, vandtab (M1 > M2)312147483648V1/V2 Lækage, vandindtrængning (M1 < M2)116Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 6037.8 Transporttilstand Før MULTICAL® 603 første gang har registreret et flow på 1 % af qp eller større, er måleren i transporttilstand. Transporttilstanden omfatter, at:- -Infokoder ikke lagres i målerens logger, og at infoeventtælleren ikke er aktiv. En strømbesparende målesekvens anvendes. ”SETUP loop” er tilgængeligt, hvormed det er muligt at konfigurere måleren, inden den idriftsættes NB. ”SETUP loop” er som udgangspunkt tilgængeligt, men kan være begrænset af den valgte landekode.