Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
Trykktrinn Kamstrup temperaturfølerpar, type DS: PN25 PN25 - Trykktrinn Kamstrup følerlommer, type PL:Ved medietemperaturer over 90 °C anbefaler vi flensmåler i tillegg til veggmontering av MULTICAL®. Ved medietemperaturer under romtemperaturen må MULTICAL® veggmonteres, og flowmåleren må være kondenssikker versjon.4Kamstrup A/S • 55122084_B1_NO_2019-08MULTICAL® 6032 Montering av temperaturfølereTemperaturfølere som benyttes til måling av tur- og returtemperaturen utgjør et følerpar som aldri må skilles. I henhold til EN 1434/OIML R75 må ikke kabellengden endres. Hvis dette blir nødvendig må begge temperaturfølerne byttes. Føleren som er merket med et rødt skilt må installeres i tur-røret. Den andre føleren, merket med et blått skilt, skal monteres i retur-røret. For montering i regneverket se avsnittet ”Elektriske tilkoblinger”. Merk: Følerkabelen må aldri utsettes for rykk eller trekkraft. Vær oppmerksom på dette når