Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
8.3 Flowsensor med transistorudgang (Connection type 7-8-C-J) Typisk er flowsensorudgangen konstrueret som en optokobler med BJT- eller FET-transistorudgang. Flowsensorer tilsluttes indgang V1 på skrueterminalerne 10 (+) og 11 (-), og indgang V2 på skrueterminalerne 10 (+) og 69 (-). Skrueterminal 9 anvendes ikke i denne applikation.Lækstrømmen i transistoren må ikke overstige 1 µA i OFF-tilstand, og spændingen over transistoren må ikke overstige 0,4 V i ON-tilstand.Det skal sikres, at MULTICAL® 603 er konfigureret med en CCC-kode, hvis pulstal (imp./l eller l/imp.) passer til de tilsluttede flowsensorer.Eksempel: CCC = 201 anvendes til en elektronisk måler med 1 l/imp. og qp = 4…150 m³/h.