Positive displacement meter
ஒரு நேர்மறை இடப்பெயர்ச்சி மீட்டர் என்பது ஒரு வகை ஓட்ட மீட்டராகும், இது ஓட்ட அளவீட்டிற்காக மீட்டரில் உள்ள கூறுகளை இயந்திர ரீதியாக இடமாற்றம் செய்ய திரவம் தேவைப்படுகிறது. நேர்மறை இடப்பெயர்ச்சி (பி. டி) ஓட்ட மீட்டர்கள் ஒரு நகரும் திரவம் அல்லது வாயுவின் அளவீட்டு ஓட்ட விகிதத்தை ஊடகத்தை நிலையான, மீட்டர் செய்யப்பட்ட தொகுதிகளாக (திரவத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட அதிகரிப்புகள் அல்லது தொகுதிகள்) பிரிப்பதன் மூலம் அளவிடுகின்றன. ஒரு அடிப்படை ஒப்புமை என்னவென்றால், ஒரு வாளியை ஒரு குழாய்க்கு கீழே வைத்திருப்பது, அதை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு நிரப்புவது, பின்னர் அதை விரைவாக மற்றொரு வாளியுடன் மாற்றுவது மற்றும் வாளிகள் நிரப்பப்படும் விகிதத்தை (அல்லது "மொத்தப்படுத்தப்பட்ட" ஓட்டத்திற்கான மொத்த வாளிகளின் எண்ணிக்கை). பொருத்தமான அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை இழப்பீடு மூலம், வெகுஜன ஓட்ட விகிதத்தை துல்லியமாக தீர்மானிக்க முடியும். இந்த சாதனங்கள் ஊடக ஓட்டத்தைத் தடுக்கும் ஒரு அறை (களை) மற்றும் நிலையான தொகுதி அளவுகளை கடந்து செல்ல அனுமதிக்கும் சுழலும் அல்லது பரஸ்பர பொறிமுறையைக் கொண்டுள்ளன. அறை வழியாக செல்லும் பார்சல்களின் எண்ணிக்கை ஊடக அளவை தீர்மானிக்கிறது. சுழற்சி அல்லது பரஸ்பர பரிமாற்ற விகிதம் ஓட்ட விகிதத்தை தீர்மானிக்கிறது. நேர்மறை இடப்பெயர்ச்சி ஓட்ட மீட்டர்களில் இரண்டு அடிப்படை வகைகள் உள்ளன. சென்சார்-ஒன்லி சிஸ்டம்ஸ் அல்லது டிரான்ஸ்யூசர்கள் என்பது செயலிகள், கட்டுப்படுத்திகள் அல்லது தரவு கையகப்படுத்தும் அமைப்புகளுக்கு மின்னணு வெளியீடுகளை வழங்கும் சுவிட்ச் போன்ற சாதனங்கள் ஆகும். முழுமையான சென்சார் அமைப்புகள் ஒருங்கிணைந்த காட்சி மற்றும்/அல்லது பயனர் இடைமுகம் போன்ற கூடுதல் திறன்களை வழங்குகின்றன. இரண்டு வகையான நேர்மறை இடப்பெயர்ச்சி ஓட்ட மீட்டர்களுக்கும், செயல்திறன் விவரக்குறிப்புகளில் குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச அளவிடக்கூடிய ஓட்ட விகிதம், இயக்க அழுத்தம், வெப்பநிலை வரம்பு, அதிகபட்சமாக அனுமதிக்கக்கூடிய பொருள் பாகுத்தன்மை, இணைப்பு அளவு மற்றும் சதவீதம் துல்லியம் (பொதுவாக உண்மையான வாசிப்பின் சதவீதமாக, முழு அளவு அல்ல) ஆகியவை அடங்கும். திரவம் அல்லது வாயுவை அளவிடுவதற்காக சாதனங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை சப்ளையர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். திருகு மீட்டரின் வகைகள் திருகு ஓட்டமானி என்பது திருகுகளின் தொகுப்பால் ஆனது (சுழல்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) இது ஓட்டமானிகளின் உறையின் அளவீட்டு அறையின் உள் கட்டமைப்புடன் உருவாகிறது. திருகு சுழற்சிக்குள் வரும், சாதனத்தின் வழியாக செல்லும் ஊடகத்திற்கு நன்றி, பின்னர் அளவீட்டு சாதனத்தின் ஒரு முனையிலிருந்து மறுமுனைக்கு கூறப்பட்ட திருகுகளால் மாற்றப்படும். இதைச் செய்ய, அழுத்த வீழ்ச்சி இன்றியமையாதது மற்றும் ஒரு "தேவையான தீமை" என்று கருதப்படுகிறது. இந்த சுழற்சியை ஒரு சென்சார் மூலம் பதிவு செய்யலாம், இது செயலாக்க அலகு (மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள்) உடன் இணைந்து, அளவீட்டு அறையின் ஓட்ட விகிதம், பாகுத்தன்மை மற்றும் அளவு ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப ஒரு அளவீட்டை வழங்க முடியும். திருகு ஓட்ட அளவீடுகள் அவற்றின் சிறந்த நேரியல் (± 0.001%), சிறந்த மறுசுழற்சி (0 வரை, 006%) மற்றும் துல்லியம் (± 0.1%) ஆகியவற்றிற்காக நன்கு அறியப்பட்டவை. அவற்றின் சிறந்த அம்சங்கள் மற்றும் நம்பகத்தன்மை காரணமாக, அவை அளவியல் சர்வதேச குறிப்பு மற்றும்/அல்லது அளவியல் நிறுவனங்களால் தரமாக பயன்படுத்தப்படுவதற்கான விருப்பத்தைக் கொண்டுள்ளன. திருகு மீட்டர்களுக்கு நன்றி, உலகெங்கிலும் உள்ள பொது மற்றும் சுயாதீன அளவியல் நிறுவனங்கள் அந்தந்த வேலை, வசதிகள் அல்லது பிற ஃப்லோமீட்டர்களை (எ. கா., மாஸ்டர் மீட்டரிங்) அளவீடு செய்யலாம் அல்லது வெவ்வேறு அளவீட்டுக் கொள்கைகளின்படி ஃப்லோமீட்டர்களின் செயல்திறனை ஒப்பிடலாம். திருகு ஓட்ட மீட்டர்களை சர்வதேச குறிப்பு மற்றும்/அல்லது தரமாக பயன்படுத்தும் பொது மற்றும் சுயாதீன அளவியல் நிறுவனங்களின் பட்டியல்ஃ ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரியா பெல்ஜியம் கனடா செக் குடியரசு டென்மார்க் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ஜப்பான் மெக்ஸிகோ ஸ்காட்லாந்து சுவீடன் சுவிட்சர்லாந்து தைவான் ஆர். ஓ. சி. நெதர்லாந்து தி யுனைடெட் கிங்டம் வியட்நாம் ரெசிப்ரோகேட்டிங் அல்லது ஊசலாடும் பிஸ்டன் ஒவ்வொரு பிஸ்டனும் இயந்திர ரீதியாகவோ அல்லது காந்த ரீதியாகவோ ஒரு சிலிண்டரை திரவத்தால் நிரப்பவும் பின்னர் திரவத்தை வெளியேற்றவும் இயக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பக்கவாதமும் திரவத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட அளவீட்டைக் குறிக்கிறது (ஒற்றை அல்லது பல-பிஸ்டன் சாதனமாக இருக்கலாம்). கியர் கியர் ஓட்ட மீட்டர்கள் அவற்றின் வழியாக திரவம் செல்லும்போது சுழலும் உள் கியர்களை நம்பியுள்ளன. உட்புற கூறுகளின் வடிவத்திற்காக பெரும்பாலும் பெயரிடப்பட்ட பல்வேறு வகையான கியர் மீட்டர்கள் உள்ளன ஓவல் கியர் ஒத்திசைக்கப்பட்ட பற்களுடன் இரண்டு சுழலும் ஓவல் கியர்கள் ஒவ்வொரு சுழற்சிக்கும் மீட்டரின் வழியாக ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அளவு திரவத்தை "கசக்கி" விடுகின்றன. ஓவல் கியர் ஃப்லோ மீட்டர்களுடன், இரண்டு ஓவல் கியர்கள் அல்லது ரோட்டர்கள் ஒரு சிலிண்டருக்குள் பொருத்தப்படுகின்றன. உருளை வழியாக திரவம் பாயும் போது, திரவத்தின் அழுத்தம் சுழற்சிகளை சுழற்ற காரணமாகிறது. ஓட்ட விகிதம் அதிகரிக்கும் போது, சுழற்சிகளின் சுழற்சி வேகமும் அதிகரிக்கிறது. ஹெலிகாப்டர் கியர் பாய்வு மீட்டர்கள் அவற்றின் கியர்கள் அல்லது ரோட்டர்களின் வடிவத்திலிருந்து அவற்றின் பெயரைப் பெறுகின்றன. இந்த சுழற்சிகள் ஒரு ஹெலிக்ஸ் வடிவத்தை ஒத்திருக்கின்றன, இது ஒரு சுழல் வடிவ அமைப்பு. மீட்டர் வழியாக திரவம் பாயும் போது, அது ரோட்டர்களில் உள்ள பெட்டிகளுக்குள் நுழைகிறது, இதனால் ரோட்டர்கள் சுழல்கின்றன. சுழற்சியின் வேகத்திலிருந்து ஓட்ட விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு கோளத்தில் பொருத்தப்பட்ட வட்டு திரவ ஓட்டத்தால் ஒரு அச்சில் "அசைகிறது" மற்றும் ஒவ்வொரு சுழற்சியும் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அளவு திரவ பரிமாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. ஒரு நட்டேட்டிங் வட்டு ஓட்ட மீட்டரில் ஒரு உருளை அறையில் ஒரு சுழற்சியில் பொருத்தப்பட்ட ஒரு வட்ட வட்டு உள்ளது. சுழற்சியின் இயக்கங்களைக் கண்காணிப்பதன் மூலம், ஓட்ட மீட்டர் அறை பொறிகளை எத்தனை முறை தீர்மானிக்கிறது மற்றும் திரவத்தை காலியாக்குகிறது. இந்த தகவல் ஓட்ட விகிதத்தை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ரோட்டரி வேன் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேன்களைக் கொண்ட ஒரு சுழலும் தூண்டுதல் வேன்களுக்கு இடையிலான இடைவெளிகளை தனித்தனி தொகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது மற்றும் ஒவ்வொரு சுழற்சியும் (அல்லது வேன் கடந்து செல்வது) கணக்கிடப்படுகிறது. ஓட்டம் = அளவீட்டு அறையின் அளவு × ஆர். பி. எம் × 4 டயாபிராம் திரவம் ஒரு ஊசலாடும் டயாபிராமின் நுழைவு பக்கத்திற்குள் இழுக்கப்பட்டு பின்னர் வெளியேறும் இடத்திற்கு வெளியேற்றப்படுகிறது. ஓட்ட விகிதத்தை தீர்மானிக்க உதரவிதானம் ஊசலாடும் சுழற்சிகள் கணக்கிடப்படுகின்றன. நன்மைகள் மற்றும் பரிசீலனைகள் நேர்மறை இடப்பெயர்ச்சி ஓட்ட அளவீடுகள் மிகவும் துல்லியமானவை மற்றும் அதிக வீழ்ச்சியைக் கொண்டுள்ளன. அவை மிகவும் பிசுபிசுப்பான, அழுக்கு மற்றும் அரிக்கும் திரவங்களில் பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் திரவ ஓட்ட ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனிங்கிற்கு நேரான குழாய் ஓட்டங்கள் தேவையில்லை, இருப்பினும் அழுத்தம் வீழ்ச்சி ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கலாம். அவை எண்ணெய்கள் மற்றும் திரவ திரவங்களின் (பெட்ரோல்) பாதுகாப்பு பரிமாற்றத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் அவை குடியிருப்பு வீட்டு இயற்கை எரிவாயு மற்றும் நீர் அளவீட்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பெரும்பாலான வீடுகளில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு உதரவிதானம் மீட்டர், ஒரு நேர்மறை இடப்பெயர்ச்சி மீட்டருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இந்த வகை மீட்டர் சில காவல் பரிமாற்ற ஓட்ட பயன்பாடுகளில் ஈர்க்கிறது, அங்கு எந்த ஓட்டமும் நடைபெறுவதற்கு அளவீடு செயல்படுவது முக்கியம். நேர்மறை இடப்பெயர்ச்சி ஃப்ளோமீட்டர்கள், உள் துடைக்கும் முத்திரைகளுடன், அனைத்து ஃப்ளோமீட்டர் வகைகளிலும் மிக உயர்ந்த வேறுபட்ட அழுத்தத்தை (பின்னர் மிகப்பெரிய அழுத்த வீழ்ச்சி தலை இழப்பு) உருவாக்குகின்றன. திரவ முத்திரையை நம்பியிருக்கும் மீட்டர்கள் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த அழுத்த வீழ்ச்சியை உருவாக்குகின்றன. நேர்மறை இடப்பெயர்ச்சி (பி. டி) மீட்டர்கள் திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்கள் இரண்டையும் அளவிட முடியும். விசையாழி மீட்டர்களைப் போலவே, பி. டி ஓட்ட மீட்டர்களும் சுத்தமான, அரிப்பு இல்லாத மற்றும் மண்ணற்ற திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களுடன் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன, இருப்பினும் சில மாதிரிகள் சில அசுத்தங்களை பொறுத்துக்கொள்ளும். அவற்றின் அதிக துல்லியம் காரணமாக, பி. டி மீட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படும் எரிவாயு அல்லது நீரின் அளவை அளவிட குடியிருப்புகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிற பயன்பாடுகளில் பின்வருவன அடங்கும்ஃ இரசாயன உட்செலுத்துதல், எரிபொருள் அளவீடு, துல்லிய சோதனை ஸ்டாண்டுகள், உயர் அழுத்தம், ஹைட்ராலிக் சோதனை மற்றும் ஒத்த துல்லிய பயன்பாடுகள். சில வடிவமைப்புகளுக்கு உயவூட்டும் திரவம் மட்டுமே அளவிடப்பட வேண்டும், ஏனெனில் சுழற்சிகள் திரவத்திற்கு வெளிப்படுகின்றன. பி. டி மீட்டர்கள் விசையாழி மீட்டர்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன, அவை நடுத்தர மற்றும் அதிக பிசுபிசுப்பு திரவங்களை நன்கு கையாளுகின்றன. இந்த காரணத்திற்காக, அவை பெரும்பாலும் ஹைட்ராலிக் திரவங்களின் ஓட்டத்தை அளவிட பயன்படுத்தப்படுகின்றன. துளை-வகை மீட்டர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, பி. டி மீட்டர்களுக்கு நேராக மேல்நோக்கி குழாய் தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் அவை குழாயின் பகுதி முழுவதும் சீரற்ற ஓட்ட விநியோகத்திற்கு உணர்திறன் இல்லை. நேர்மறை இடப்பெயர்ச்சி ஓட்ட மீட்டர்கள் துளை வகை ஓட்ட மீட்டர்களை விட குறைந்த ஓட்டங்களில் சிறந்த ஒப்பீட்டு துல்லியத்தை வழங்க முடியும். இருப்பினும், ஒரு நேர்மறை இடப்பெயர்ச்சி மீட்டர் துளைத் தகடுகள், காந்த அல்லது சுழல் ஓட்ட மீட்டர்கள் போன்ற நேர்மறை அல்லாத இடப்பெயர்ச்சி வகைகளை விட கணிசமாக கனமாகவும் விலையுயர்ந்ததாகவும் இருக்கலாம். நீர் மீட்டர் வாயு மீட்டர் ஓட்ட அளவீட்டு இடப்பெயர்ச்சி அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீட்டு அளவீ