RadBall
ராட்பால் என்பது ஒரு விட்டம் கொண்ட வரிசைப்படுத்தக்கூடிய, செயலற்ற, மின்சாரம் அல்லாத காமா ஹாட்-ஸ்பாட் இமேஜிங் சாதனமாகும், இது வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் 360 டிகிரி பார்வையை வழங்குகிறது. ஒரு அணுசக்தி நிலையத்திற்குள் உள்ள கதிர்வீச்சு புலங்கள் அறியப்படாத சந்தர்ப்பங்களில் இந்த சாதனம் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் பொருத்தமான அணுசக்தி பணிநீக்க மூலோபாயத்தைத் திட்டமிடுவதற்கு இது தேவைப்படுகிறது. இந்த சாதனம் இங்கிலாந்தின் தேசிய அணு ஆய்வகத்தால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் கதிர்வீச்சு உணர்திறன் பொருள் மற்றும் வெளிப்புற டங்ஸ்டன் அடிப்படையிலான கொலிமேஷன் உறையால் செய்யப்பட்ட உள் கோள மையத்தைக் கொண்டுள்ளது. சாதனத்திற்கு எந்த மின் வழங்கல் அல்லது தகவல் தொடர்பு இணைப்பு தேவையில்லை, மேலும் தொலைதூரத்தில் பயன்படுத்தப்படலாம், இதனால் பணியாளர்களுக்கு கதிர்வீச்சு வெளிப்பாட்டின் தேவையை நீக்குகிறது. இது தவிர, இந்த சாதனம் 2 முதல் 5,000 ரேட்ஸ் (20 mGy முதல் 50 Gy வரை) வரை மிகவும் பரந்த இலக்கு டோஸ் வரம்பைக் கொண்டுள்ளது, இது அணுசக்தி பணிநீக்க பயன்பாடுகளுக்கு தொழில்நுட்பத்தை பரவலாகப் பயன்படுத்துகிறது. சாதனம் இந்த சாதனம் இரண்டு உறுப்பு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது, ஒரு காமா கதிர்வீச்சு உணர்திறன் உட்புற மையப்பகுதி இது கோள டங்ஸ்டன் வெளிப்புற கொலிமேஷன் உறையின் உள்ளே பொருந்துகிறது. சாதனத்தின் வெளிப்புற விட்டம் 140 மிமீ (தோராயமாக 51⁄2 அங்குலம்) ஆகும், இது 360 டிகிரி பார்வையை வழங்கும் அதே நேரத்தில் பகுதிகளை அடைய கடினமாக பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. உட்புற மையப்பகுதி காமா கதிர்வீச்சுக்கு ஆளாகும்போது நிறத்தை மாற்றும் பொருளால் ஆனது. எனவே, கதிரியக்க சூழலுக்குள் சாதனம் பயன்படுத்தப்படும்போது, கொலிமேஷன் சாதனம் முன்னுரிமை அடிப்படையில் காமா கதிர்வீச்சை கொலிமேஷன் துளைகள் வழியாக செல்ல அனுமதிக்கிறது, இது உள் மையத்திற்குள் தடமறிதல்களை டெபாசிட் செய்கிறது. இந்த தடங்கள் பின்னர் மூல இருப்பிடம் மற்றும் தீவிரம் இரண்டையும் கணிக்கும் கதிரியக்க சூழலின் 3D காட்சிப்படுத்தலை வழங்க பகுப்பாய்வு செய்யப்படலாம். வரிசைப்படுத்தல் மற்றும் மீட்டெடுப்பு சாதனத்தின் அடிப்படையில் ஒட்டுமொத்த கதிர்வீச்சு வரைபட சேவை ஆறு தனிப்பட்ட படிகளைக் கொண்டுள்ளது. படி 1 என்பது கொடுக்கப்பட்ட அசுத்தமான பகுதிக்குள் அறியப்பட்ட நிலை மற்றும் நோக்குநிலையுடன் சாதனத்தை வைப்பதை உள்ளடக்கியது. கிரேன், ரோபோ, ஒரு ஆபரேட்டர் அல்லது (பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில்) தொலைதூரத்தில் இயக்கப்படும் கையாளும் கை மூலம் பயன்படுத்துவது உட்பட பல வழிகளில் இதை அடைய முடியும். சாதனத்தை நேராகவோ அல்லது தலைகீழாகவோ நோக்கலாம். சாதனம் நிலைநிறுத்தப்பட்டவுடன், படி 2 என்பது டோஸ் உறிஞ்சுதலை இயக்க சாதனத்தை அந்த இடத்திலேயே விட்டுவிடுவதை உள்ளடக்கியது. சாதனம் அந்த இடத்திலேயே விடப்பட்டு, பொருத்தமான அளவை (2 முதல் 5,000 ரேட்ஸ் வரை) அடைந்தவுடன், படி 3 என்பது அசுத்தமான பகுதியிலிருந்து சாதனத்தை அகற்றுவதை உள்ளடக்கியது. அனுமதி வழங்கப்பட்டவுடன், படி 4 என்பது கொலிமேஷன் சாதனத்திற்குள் இருந்து கதிர்வீச்சு உணர்திறன் மையத்தை அகற்றுவதை உள்ளடக்கியது, இது வரிசைப்படுத்தல் காலத்தில் சுழற்றப்படவில்லை அல்லது நகரவில்லை என்பதை உறுதிசெய்கிறது. பகுப்பாய்வு மற்றும் காட்சிப்படுத்தல் படி 5 இல் ஒளியியல் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி கதிர்வீச்சு உணர்திறன் மையத்தை ஸ்கேன் செய்வது அடங்கும், இது உள் மையத்தால் கைப்பற்றப்பட்ட தகவல்களை டிஜிட்டல் மயமாக்குகிறது. படி 6 ஒரு இறுதி காட்சிப்படுத்தலை உருவாக்க இந்த தரவு தொகுப்பின் விளக்கத்தை உள்ளடக்கியது. உள் மையத்திற்குள் கண்டறியப்பட்ட ஒவ்வொரு தடத்திற்கும் சிறப்பு மென்பொருள் வழங்கப்பட்ட தரவு புள்ளிகளுக்கு சிறந்த பொருத்தத்தின் வரிசையை உருவாக்குகிறது மற்றும் தீவிர மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி பாதையின் திசையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. சிறந்த பொருத்தத்தின் இந்த கோடு வரிசைப்படுத்தல் அளவின் சுவரில் வெட்டப்படும் வரை விரிவுபடுத்தப்படுகிறது. கதிர்வீச்சு ஆதாரம் இந்த இடத்தில் சுவரில் அல்லது சாதனத்திற்கும் சுவரில் உள்ள புள்ளிக்கும் இடையிலான பார்வைக் கோட்டில் எங்கும் உள்ளது என்பதை இது குறிக்கிறது. ஒரே வரிசைப்படுத்தல் பகுதிக்குள் வெவ்வேறு இடங்களில் இரண்டு சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டால், கதிர்வீச்சு ஆதாரம் எங்கு உள்ளது என்பதைக் கணிக்க முக்கோணத்தைப் பயன்படுத்தலாம். தற்போதுள்ள தொழில்நுட்பத்தை விட நன்மைகள் ஒரு கையாளியில் பொருத்தப்பட்ட GM அடிப்படையிலான டிடெக்டர்களைப் பயன்படுத்துவது முதல் கதிரியக்க கலத்தைச் சுற்றி நகர்வது முதல் பெரிதும் பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் இணைக்கப்பட்ட காமா அடிப்படையிலான கேமரா வரை பல மாற்று தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் உள்ளன. இங்கு சோதிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பம் மேற்கூறியதை விட பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. GM/கையாளுதல் அணுகுமுறையைப் பொறுத்தவரை, தொழில்நுட்பம் திசை விழிப்புணர்வைக் கொண்டுள்ளது, நெருக்கமாக இருக்கும் தனித்தனி ஆதாரங்களை வேறுபடுத்தும் திறன், ஒரு சக்தி அல்லது தரவு தொப்புள் தேவையில்லை மற்றும் ஒரு கையாளுதல் இல்லாத பகுதிகளில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தலாம். அதிக அளவில் இணைக்கப்பட்ட காமா கேமரா தொழில்நுட்பத்தைப் பொறுத்தவரை, தொழில்நுட்பம் மிகவும் சிறிய அளவு, குறைந்த எடை, மின்சாரம் மற்றும் தரவு தொப்புள் இல்லாதது மற்றும் உபகரணங்கள் மாசுபட்டால் குறைந்த நிதி அபாயத்தை வழங்குவது உள்ளிட்ட பல நன்மைகளையும் கொண்டுள்ளது. வரிசைப்படுத்தல் வரலாறு இந்த தொழில்நுட்பம் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து முழுவதும் பல முறை வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சவன்னா நதி தளம், அமெரிக்கா தொழில்நுட்பத்தின் அசல் பதிப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆரம்பகால ஆய்வக அடிப்படையிலான சோதனைகள் சவன்னா நதி தளம் (எஸ்ஆர்எஸ்) சுகாதார இயற்பியல் கருவி அளவுத்திருத்த ஆய்வகத்தில் (எச். பி. ஐ. சி. எல்) பல்வேறு காமா-கதிர் ஆதாரங்கள் மற்றும் அறியப்பட்ட கதிரியக்க பண்புகளைக் கொண்ட எக்ஸ்ரே இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நடத்தப்பட்டன. இந்த ஆரம்ப சோதனைகளின் நோக்கம் சாதனத்தின் உகந்த இலக்கு டோஸ் மற்றும் கோலிமேட்டர் தடிமன் ஆகியவற்றை அடையாளம் காண்பதாகும். இரண்டாவது செட் சோதனைகள் உள்ளே உள்ள கதிர்வீச்சு ஆதாரங்களை வகைப்படுத்துவதற்காக மாசுபட்ட ஹாட் செல்லில் சாதனத்தை பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது. இந்த வேலை பல முந்தைய வெளியீடுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, முதன்மையாக அமெரிக்க எரிசக்தித் துறையால் நியமிக்கப்பட்ட அறிக்கையில், ஆனால் பல பத்திரிகை வெளியீடுகளிலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் பொது தொழில்துறை செய்தி நிறுவனங்கள். ஹான்ஃபோர்ட் தளம், அமெரிக்கா தொழில்நுட்பம் நீரில் மூழ்கிய கதிரியக்க அபாயங்களைக் கண்டறிய முடியும் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக அசல் சாதனத்தின் மேலும் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த ஆய்வில், முதல் முறையாக, அமெரிக்க எரிசக்தி துறை ஹான்ஃபோர்ட் தளத்தில் நீருக்கடியில் வரிசைப்படுத்தல்கள் அடங்கும். இந்த ஆய்வு தொழில்நுட்பத்தின் முதல் வெற்றிகரமான நீருக்கடியில் வரிசைப்படுத்தலை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது மற்றும் தொழில்நுட்பம் அணுக கடினமான பகுதிகளுக்கு மின் பொருட்கள் இல்லாமல் தொலைதூரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் திறனைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் கதிர்வீச்சு அபாயங்களைக் கண்டறியும் திறனைக் கொண்டுள்ளது என்பதை நிரூபிக்கும் ஒரு படி. முன்பு விவரிக்கப்பட்டபடி தொழில்நுட்பத்தால் மிகவும் சிக்கலான கதிர்வீச்சு சூழல்களை வகைப்படுத்த முடியுமா என்பதை ஆராய்வதற்கான தொடர்ச்சியான பணியின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஆய்வு இருந்தது. ஓக் ரிட்ஜ் தேசிய ஆய்வகம், அமெரிக்கா முன்பு விவரித்தபடி டிசம்பர் 2010 இல் அமெரிக்க எரிசக்தி துறை ஓக் ரிட்ஜ் தேசிய ஆய்வகத்தில் (ஓஆர்என்எல்) பல சோதனைகள் நடைபெற்றன. இந்த சோதனைகளின் ஒட்டுமொத்த நோக்கம், இரண்டு தனித்தனி சூடான உயிரணுக்களுக்குள் (பி மற்றும் சி) கதிரியக்க அபாயங்களைக் கண்டறிந்து, அளவிட மற்றும் வகைப்படுத்த புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை நிரூபிப்பதாகும். ஹாட் செல் B ஐப் பொறுத்தவரை, 3 கதிரியக்க ஆதாரங்களைக் கண்டறிவதற்கும், அளவிடுவதற்கும், வகைப்படுத்துவதற்கும் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை நிரூபிப்பதற்கான முதன்மை நோக்கம் 100% வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. ஹாட் செல் சி இல் மிகவும் சவாலான நிலைமைகள் இருந்தபோதிலும், இரண்டு ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. சுருக்கமாகச் சொல்வதானால், கதிர்வீச்சு மூலங்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் கண்டறிதல் தொடர்பாக தொழில்நுட்பம் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டது, சவாலான நிலைமைகள் இருந்தபோதிலும், அந்த மூலங்களின் ஒப்பீட்டு ஆற்றல் மற்றும் தீவிரத்தை மதிப்பிடும்போது மிதமான அளவில் சிறப்பாக செயல்பட்டது. செல்லாஃபீல்ட் தளம், யு. கே. மேலும் சமீபத்தில் 2011 குளிர்காலத்தில் இங்கிலாந்தின் செல்லாஃபீல்ட் தளத்தில் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட செல் வசதிக்குள் ஏராளமான கதிரியக்க கொள்கலன்களின் இருப்பிடத்தை வரைபடமாக்குவதற்காக தொழில்நுட்பம் வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த குறிப்பிட்ட திட்டம் மூன்று சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது மற்றும் முக்கோணம் நிரூபிக்கப்பட்ட முதல் நிகழ்வைக் குறிக்கிறது. ஒட்டுமொத்த தொழில்நுட்பம் சுமார் ஒரு டஜன் ஆதாரங்களைக் கண்டறிந்து அளவிடுவதன் மூலம் சிறப்பாக செயல்பட்டது. இந்த பணி தொகுப்பு செல்லாஃபீல்ட் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்பட்டது. குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் தேசிய அணு ஆய்வகம் (என். என். எல்) முகப்பு பக்கம் தேசிய அணு ஆய்வக கழிவு மேலாண்மை மற்றும் ஆணையிடுதல் முகப்பு பக்கம் தேசிய அணு ஆய்வகம் ராட்பால் முகப்பு பக்கம் ராட்பால்-இரட்டை வெற்றியாளர்! ஸ்டான்லி மற்றும் லத்தீப் IChemeE விருதைப் பெற்றனர் கண்டுபிடிப்புகள் அணுசக்தியை சுத்தம் செய்ய உதவுகின்றன பந்தில் ராட்பால் 3D கதிர்வீச்சு வரைபடங்களை உருவாக்குகிறது துகள் கண்டறிதல்களை அளவிடுவதற்கான கருவிகளை உருட்ட ராட்பால் தயாராக உள்ளது