Traveling microscope
ஒரு பயண நுண்ணோக்கி என்பது பொதுவாக 0.01mm வரிசையில் ஒரு தெளிவுத்திறனுடன் நீளத்தை அளவிடுவதற்கான ஒரு கருவியாகும். துல்லியம் என்னவென்றால், வெப்ப விளைவுகள் காரணமாக தவறாகப் படிக்கப்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக சிறந்த தரமான கருவிகள் இன்வாரில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட அளவீட்டு அளவுகோல்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்த கருவி இரண்டு தண்டவாளங்களில் பொருத்தப்பட்ட ஒரு நுண்ணோக்கியைக் கொண்டுள்ளது, அல்லது மிகவும் கடினமான படுக்கையின் ஒரு பகுதி. நுண்ணோக்கியின் நிலை தண்டவாளங்களில் சறுக்குவதன் மூலமோ அல்லது ஒரு திருகு திருப்புவதன் மூலமோ கரடுமுரடாக மாறுபடும். கண்புரை ஒரு துல்லியமான நிலையை சரிசெய்ய சிறந்த குறுக்கு முடிகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, பின்னர் அது வெர்னியர் அளவுகோலில் இருந்து படிக்கப்படுகிறது. 1960 களில் இங்கிலாந்தின் சர்ரே, தோர்ன்டன் ஹீத்தின் துல்லிய கருவி மற்றும் கருவி நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட சில கருவிகளும் செங்குத்தாக அளவிடப்படுகின்றன. நுண்ணோக்கியின் நோக்கம் வெறும் கண்ணைப் பயன்படுத்துவதை விட மிக அதிக துல்லியத்துடன் குறிப்பு மதிப்பெண்களை இலக்காகக் கொண்டதாகும். கதிர் ஒளியியலின் வடிவியல் கருத்துகளைப் பயன்படுத்தி தட்டையான மாதிரிகளின் ஒளிவிலகல் குறியீட்டை அளவிட இது ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மிகக் குறுகிய தூரங்களை துல்லியமாக அளவிடவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கேபில்லரி குழாயின் விட்டம். இந்த இயந்திரக் கருவி இப்போது பெரும்பாலும் மின்னணு மற்றும் ஒளியியல் அடிப்படையிலான அளவீட்டு சாதனங்களால் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது, அவை மிகவும் துல்லியமானவை மற்றும் உற்பத்தி செய்ய கணிசமாக மலிவானவை. பயண நுண்ணோக்கி இயந்திர-வீ-மேல் மேற்பரப்புடன் ஒரு வார்ப்பிரும்பு தளத்தைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் மூன்று சமன் செய்யும் திருகுகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு உலோக வண்டி, ஒரு ஸ்பிரிங்-ஏற்றப்பட்ட பட்டியில் பிணைக்கப்பட்டு, அதன் இணைக்கப்பட்ட வெர்னியர் மற்றும் ரீடிங் லென்ஸுடன் உலோக அளவிலான ஒரு பொறிக்கப்பட்ட துண்டு வழியாக சறுக்குகிறது. அளவுகோல் அரை மில்லிமீட்டர்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான வாசிப்பை எடுக்க மைக்ரோமீட்டர் திருகு மூலம் சிறந்த மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. வெர்னியர் வாசிப்பு இரண்டுமே 0.01mm அல்லது 0.02mm. நுண்ணோக்கி குழாய் 10x கண் இமைகள் மற்றும் 15 மிமீ அல்லது 50 மிமீ அல்லது 75 மிமீ குறிக்கோள்களைக் கொண்டுள்ளது. நுண்ணோக்கி, அதன் ரேக் மற்றும் பினியன் இணைப்புடன் செங்குத்து ஸ்லைடில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, இதுவும் செங்குத்து அளவுகோலில் இணைக்கப்பட்ட வெர்னியருடன் இயங்குகிறது. நுண்ணோக்கி n செங்குத்து தளத்தை சுழற்ற இலவசம். செங்குத்து வழிகாட்டி பட்டை நுண்ணோக்கியின் கிடைமட்ட வண்டியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பொருட்களை வைத்திருப்பதற்கு ஒரு மில்கி கொனோலைட் தாளால் செய்யப்பட்ட ஒரு கிடைமட்ட நிலை அடிப்பகுதியில் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் காண்கஃ கேத்தேட்டோமீட்டர் குறிப்புகள் நுண்ணோக்கிகள் நுண்ணுயிரியல் உபகரணங்கள் நீளம், தூரம் அல்லது வரம்பு அளவீட்டு சாதனங்கள்