Clinostat
கிளினோஸ்டேட் என்பது தாவர வளர்ச்சி (ஈர்ப்பு விசை) மற்றும் வளர்ச்சி (ஈர்ப்பு விசை) ஆகியவற்றில் ஈர்ப்பு விசையின் விளைவுகளை நிராகரிக்க சுழற்சியைப் பயன்படுத்தும் ஒரு சாதனமாகும். செல் கலாச்சாரங்கள், விலங்கு கருக்கள் மற்றும் சிலந்தி வலைகளின் மீது மைக்ரோகிராவிட்டியின் விளைவுகளை ஆய்வு செய்வதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒற்றை அச்சு (அல்லது கிடைமட்ட) க்ளினோஸ்டேட் ஒரு மோட்டருடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு வட்டைக் கொண்டுள்ளது. அவை முதலில் கடிகார வேலையாக இருந்தன, ஆனால் இப்போதெல்லாம் ஒரு மின்சார மோட்டார் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வட்டு செங்குத்தாக வைக்கப்பட்டு, மோட்டார் நிமிடத்திற்கு ஒரு சுழற்சியின் வரிசையில் மெதுவாக சுழல்கிறது. ஒரு ஆலை வட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் அது கிடைமட்டமாக வைக்கப்படுகிறது. மெதுவான சுழற்சி என்பது தாவரம் சராசரியாக 360 டிகிரிக்கு மேல் ஈர்ப்பு விசையை அனுபவிப்பதைக் குறிக்கிறது, இதனால் எடை இல்லாத சூழலை தோராயமாக மதிப்பிடுகிறது. ஈர்ப்பு விசையைத் தவிர சூரிய ஒளி மற்றும் பிற தூண்டுதல்களின் விளைவுகளை ரத்து செய்ய க்ளினோஸ்டேட்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஈர்ப்பு இல்லாததை உருவகப்படுத்த இந்த வகை க்ளினோஸ்டேட் சரியாக கிடைமட்டமாக இருக்க வேண்டும். க்ளினோஸ்டேட் கிடைமட்டத்திலிருந்து ஒரு கோணத்தில் இருந்தால், ஒரு நிகர ஈர்ப்பு திசையன் உணரப்படுகிறது, அதன் அளவு கோணத்தைப் பொறுத்தது. இது சந்திர ஈர்ப்பு விசையை உருவகப்படுத்த பயன்படுத்தப்படலாம் (ca. 1/6 கிராம்) இதற்கு ca இன் கிடைமட்டத்திலிருந்து ஒரு கோணம் தேவைப்படுகிறது. 10 டிகிரி, அதாவது. sin −1 (1/6). குறைந்தபட்ச விளக்கக்காட்சி நேரம் (எம். பி. டி) என்று அழைக்கப்படும் ஒரு முக்கியமான நேரத்தை விட அதிக நேரம் ஈர்ப்பு விசை பராமரிக்கப்பட்டால் மட்டுமே ஒரு ஆலை ஈர்ப்பு விசைக்கு வினைபுரிகிறது. பல தாவர உறுப்புகளுக்கு எம். பி. டி 10 முதல் 200 விநாடிகளுக்கு இடையில் எங்காவது உள்ளது, எனவே ஒரு கிளினோஸ்டேட் ஒரு ஈர்ப்பு எதிர்வினையைத் தவிர்ப்பதற்காக ஒப்பிடக்கூடிய நேர அளவில் சுழற்ற வேண்டும். இருப்பினும், வழங்கல் நேரம் ஒட்டுமொத்தமானது, மேலும் ஒரு கிளினோஸ்டேட்டின் சுழற்சி ஒரே நிலையில் மீண்டும் மீண்டும் நிறுத்தப்பட்டால், 0,5 செ வரை குறுகிய காலத்திற்கு கூட, ஒரு ஈர்ப்பு எதிர்வினை ஏற்படலாம். விலங்குகளுக்கான வழங்கல் நேரம் இதை விட ஒன்று அல்லது இரண்டு வரிசைகளின் அளவு வேகமாக உள்ளது, இதனால் பெரும்பாலான விலங்கு ஆய்வுகளுக்கு மெதுவான சுழற்சி கிளினோஸ்டேட்டைப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கிறது. இருப்பினும், விரைவான சுழற்சி க்ளினோஸ்டேட் விலங்கு செல் கலாச்சாரங்கள் மற்றும் கருக்கள் பற்றிய ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வகைகள் மற்றும் பயன்பாடு மையவிலக்கு விளைவுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக வழக்கமான வகை க்ளினோஸ்டேட் மெதுவாக மாறுகிறது, இது "மெதுவான சுழற்சி க்ளினோஸ்டேட்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. சுழற்சியின் மிகவும் பொருத்தமான வேகம் குறித்து விவாதம் நடந்துள்ளதுஃ இது மிகவும் மெதுவாக இருந்தால் தாவரத்திற்கு ஈர்ப்பு விசைக்கு உடலியல் பதில்களைத் தொடங்க நேரம் உள்ளது; அது மிக வேகமாக இருந்தால், மையவிலக்கு சக்திகள் மற்றும் இயந்திர விகாரங்கள் கலைப்பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றன. விண்வெளியில் வளர்க்கப்படும் தாவரங்களில் காணப்படும் மைக்ரோகிராவிட்டிக்கு 'உண்மையான' பதில்களுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் உகந்த சுழற்சி வேகம் ஆராயப்பட்டுள்ளது, மேலும் பெரும்பாலான தாவர அமைப்புகளுக்கு 0.3 முதல் 3 ஆர். பி. எம் வரை இருக்கும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. வேகமாக சுழலும் க்ளினோஸ்டேட் (பொதுவாக 30 முதல் 150 ஆர். பி. எம் வரை திரும்பும்) பொதுவாக திரவ ஊடகங்களில் சிறிய மாதிரிகளுக்கு (சில மிமீ விட்டம் கொண்ட குப்பிகளில் உள்ள செல் கலாச்சாரங்கள்) மட்டுமே பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த நிலைமைகளின் கீழ், பெரிய மாதிரிகளில் அதன் பயன்பாட்டைத் தடுக்கும் அதிகப்படியான மையவிலக்கு விளைவுகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன. ஒரு ஒற்றை-அச்சு க்ளினோஸ்டேட் அதன் சுழற்சி அச்சில் எடையற்ற விளைவை மட்டுமே உருவாக்குகிறது. ஒரு 3டி அல்லது இரண்டு-அச்சு க்ளினோஸ்டேட் (பொதுவாக சீரற்ற நிலைப்படுத்தும் இயந்திரம் அல்லது ஆர்பிஎம் என்று அழைக்கப்படுகிறது), அனைத்து திசைகளிலும் ஈர்ப்பு விசையை சராசரியாக இழுக்க முடியும். இந்த இயந்திரங்கள் பெரும்பாலும் இரண்டு பிரேம்களைக் கொண்டுள்ளன, ஒன்று மற்றொன்றுக்குள் வைக்கப்பட்டு, ஒவ்வொன்றும் சுயாதீனமாக சுழல்கின்றன. மைக்ரோகிராவிட்டியை உருவகப்படுத்துவதற்கான க்ளினோஸ்டேட்டுக்கு மாற்றாக ஃப்ரீ ஃபால் மெஷின் (எஃப். எஃப். எம்) உள்ளது. சிறிய மாதிரிகள் (செல் சஸ்பென்ஷன்கள் போன்றவை) சுமார் ஒரு மீட்டருக்கு ஈர்ப்பு விசையின் கீழ் சுதந்திரமாக விழ அனுமதிக்கப்படுகிறது, இலவச வீழ்ச்சியின் காலம் ஒரு வினாடிக்குள் நீடிக்கும். பின்னர் அவை சுருக்கமாக பயன்படுத்தப்பட்ட பெரிய சக்தியால் (20 மில்லி மீட்டருக்கு 20 கிராம்-"பவுன்ஸ்") கருவியின் மேற்புறத்திற்குத் தள்ளப்பட்டு, மீண்டும் விழ அனுமதிக்கப்படுகிறது. இயந்திரத்தின் கொள்கை என்னவென்றால், பெரும்பாலான நேரம் பூஜ்ஜிய கிராம் இலவச வீழ்ச்சியில் செலவிடப்படுகிறது. உயர் g இன் கீழ் கழித்த காலங்கள் உயிரியல் மாதிரிகளின் உடலியல் பொறிமுறையால் கண்டறிய முடியாத அளவுக்கு மிகக் குறுகியதாக கருதப்படுகின்றன, இதன் விளைவாக இலவச வீழ்ச்சியில் கழித்த நேரத்தை மட்டுமே உணர்கின்றன. கிடைமட்ட க்ளினோஸ்டேட்டின் பயன்பாட்டுடன் தொடர்புடைய சிக்கல்கள் மைக்ரோகிராவிட்டியை உருவகப்படுத்த க்ளினோஸ்டேட்டுகளின் பயன்பாட்டில் பல சிக்கல்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளனஃ ஈர்ப்பு விளைவுகள் இன்னும் நிகழ்கின்றன, அவை நிகர திசையைக் கொண்டிருக்கவில்லை. எனவே மைக்ரோகிராவிட்டியை உருவகப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக அவை சுழலும் போது பெரிய தாவரங்களின் அனைத்து பக்க ஈர்ப்பு விசை தூண்டுதல் இலைகளைத் தூண்டுவதாகக் கருதப்படுகின்றன; இது எத்திலீன் உற்பத்தியில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும், இது அக்ராவிட்ரோபிசத்திற்கு காரணமான சில நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த விளக்கத்தை கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர், மேலும் மோட்டரிலிருந்து ஈர்ப்பு எதிர்வினை அதிர்வுகளில் எத்திலீன் ஒரு பங்கைக் கொண்டிருக்கலாம் என்றும் பிற இயக்க விளைவுகள் கலைப்பொருட்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. க்ளினோஸ்டேட் 1879 ஆம் ஆண்டில் ஜூலியஸ் வான் சாக்ஸ் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, அவர் கடிகார வேலை மூலம் இயங்கும் இயந்திரத்தை உருவாக்கினார். இருப்பினும், இதேபோன்ற கருத்தை 1703 ஆம் ஆண்டிலேயே டெனிஸ் டோடார்ட் முன்னெடுத்தார். முதல் மின்சாரத்தால் இயங்கும் க்ளினோஸ்டேட் (1897) நியூகோம்பேவால் உருவாக்கப்பட்டது. கிராவிட்ரோபிசம் பெரிய விட்டம் கொண்ட மையவிலக்கு சீரற்ற நிலைப்படுத்தும் இயந்திரம் இலவச வீழ்ச்சி இயந்திர குறிப்புகள் மேற்கோள்கள் வெளிப்புற இணைப்புகள் கிளினோஸ்டேட் பக்கம்ஃ பூமியில் விண்வெளி உயிரியல் ஆய்வுகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வலைத்தளம் கிளினோஸ்டேட்ஸ் காப்புரிமை செல் கலாச்சாரம் (வகுப்பு 435/297.400), ரோட்ஸ், பெர்சி எச். (ஹண்ட்ஸ்வில்லே, ஏஎல்), மில்லர், தெரசா ஒய். (ஃபாக்வில்லே, ஏஎல்), ஸ்னைடர், ராபர்ட் எஸ். (ஹண்ட்ஸ்வில்லே, ஏஎல்), "செல் கலாச்சாரத்தில் மைக்ரோகிராவிட்டியை உருவகப்படுத்துவதற்கான ஹாலோ ஃபைபர் கிளினோஸ்டேட்" ஈர்ப்பு கருவிகள் ஆய்வக உபகரணங்கள்