Gas detector
எரிவாயு கண்டறிதல் கருவி என்பது பெரும்பாலும் பாதுகாப்பு அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக ஒரு பகுதியில் வாயுக்கள் இருப்பதை கண்டறியும் ஒரு சாதனமாகும். ஒரு எரிவாயு கண்டறிதல் கருவி கசிவு ஏற்படும் பகுதியில் உள்ள ஆபரேட்டர்களுக்கு ஒரு அலாரத்தை ஒலிக்கச் செய்து, அவர்கள் வெளியேறுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. மனிதர்கள் அல்லது விலங்குகள் போன்ற கரிம உயிர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பல வாயுக்கள் இருப்பதால் இந்த வகை சாதனம் முக்கியமானது. எரிபொருள், எரியக்கூடிய மற்றும் நச்சு வாயுக்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் குறைப்பு ஆகியவற்றைக் கண்டறிய எரிவாயு கண்டறிதல்களைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த வகை சாதனம் தொழில்துறையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் உற்பத்தி செயல்முறைகள் மற்றும் ஒளிமின்னழுத்தம் போன்ற வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களைக் கண்காணிக்க எண்ணெய் ரிங்குகள் போன்ற இடங்களில் காணலாம். அவை தீயணைப்பு நடவடிக்கைகளில் பயன்படுத்தப்படலாம். வாயு கசிவு கண்டறிதல் என்பது சென்சார்கள் மூலம் அபாயகரமான வாயு கசிவுகளை அடையாளம் காணும் செயல்முறையாகும். கூடுதலாக ஒரு தெர்மல் கேமராவைப் பயன்படுத்தி ஒரு காட்சி அடையாளத்தை செய்ய முடியும் இந்த சென்சார்கள் பொதுவாக ஒரு ஆபத்தான வாயு கண்டறியப்பட்டபோது மக்களை எச்சரிக்க ஒரு கேட்கக்கூடிய அலாரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஓவியம் வரைதல், புகைமூட்டல், எரிபொருள் நிரப்புதல், கட்டுமானம், அசுத்தமான மண்ணை அகழ்வாராய்ச்சி செய்தல், நிலநிரப்பல் செயல்பாடுகள், வரையறுக்கப்பட்ட இடங்களுக்குள் நுழைவது போன்ற செயல்பாடுகளிலும் நச்சு வாயுக்களின் வெளிப்பாடு ஏற்படலாம். எரியக்கூடிய எரிவாயு சென்சார்கள், ஒளி அயனியாக்கம் கண்டறிதல்கள், அகச்சிவப்பு புள்ளி சென்சார்கள், மீயொலி சென்சார்கள், மின் வேதியியல் எரிவாயு சென்சார்கள் மற்றும் உலோக-ஆக்சைடு-குறைக்கடத்தி (எம்ஓஎஸ்) சென்சார்கள் ஆகியவை பொதுவான சென்சார்களில் அடங்கும். மிக சமீபத்தில், அகச்சிவப்பு இமேஜிங் சென்சார்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளன. இந்த சென்சார்கள் அனைத்தும் பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் தொழில்துறை ஆலைகள், சுத்திகரிப்பு ஆலைகள், மருந்து உற்பத்தி, புகைமூட்டும் வசதிகள், காகித கூழ் ஆலைகள், விமானம் மற்றும் கப்பல் கட்டும் வசதிகள், ஹஸ்மத் செயல்பாடுகள், கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு வசதிகள், வாகனங்கள், உட்புற காற்றின் தர சோதனை மற்றும் வீடுகளில் காணப்படுகின்றன. மனித ஆரோக்கியத்தில் தீங்கு விளைவிக்கும் வாயுக்களின் விளைவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் வாயு கசிவு கண்டறிதல் முறைகள் ஒரு கவலையாக மாறியது. நவீன மின்னணு சென்சார்களுக்கு முன்பு, ஆரம்பகால கண்டறிதல் முறைகள் குறைவான துல்லியமான கண்டறிதல்களை நம்பியிருந்தன. 19 ஆம் மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், நிலக்கரி சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் மீத்தேன் போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தான வாயுக்களுக்கு எதிரான ஆரம்பகால கண்டறிதல் அமைப்பாக கேனரிகளை சுரங்கங்களுக்கு கொண்டு வருவார்கள். கேனரி, பொதுவாக மிகவும் பாடும் பறவை, பாடுவதை நிறுத்திவிட்டு, இந்த வாயுக்களிலிருந்து அகற்றப்படாவிட்டால் இறுதியில் இறந்துவிடும், சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் விரைவாக சுரங்கத்திலிருந்து வெளியேற சமிக்ஞை செய்கிறார்கள். தொழில்துறை யுகத்தில் முதல் எரிவாயு கண்டறிதல் இயந்திரம் சுடர் பாதுகாப்பு விளக்கு (அல்லது டேவி விளக்கு) 1815 ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தின் சர் ஹம்ப்ரி டேவி (நிலக்கரி சுரங்கங்களில் மீத்தேன் (ஃபயர்டாம்ப்) இருப்பதைக் கண்டறியக் கண்டுபிடித்தார். சுடர் பாதுகாப்பு விளக்கு புதிய காற்றில் குறிப்பிட்ட உயரத்திற்கு சரிசெய்யப்பட்ட எண்ணெய் சுடர் கொண்டிருந்தது. இந்த விளக்குகள் பற்றவைக்கப்படுவதைத் தடுக்க, மெஷ் ஃப்ளேம் அரேஸ்டருடன் ஒரு கண்ணாடி ஸ்லீவுக்குள் தீப்பிழம்பு இருந்தது. தீப்பிழம்புகளின் உயரம் மீத்தேன் (அதிகமாக) அல்லது ஆக்ஸிஜனின் பற்றாக்குறை (குறைவாக) ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடும். இன்றுவரை, உலகின் சில பகுதிகளில் சுடர் பாதுகாப்பு விளக்குகள் இன்னும் சேவையில் உள்ளன. வாயு கண்டறிதலின் நவீன சகாப்தம் 1926-1927 இல் Dr.Oliver ஜான்சனின் வினையூக்கி எரிப்பு (LEL) சென்சாரின் வளர்ச்சியுடன் தொடங்கியது. கலிபோர்னியாவில் (இப்போது செவ்ரான்) உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் ஆயில் நிறுவனத்தில் ஊழியராக இருந்த டாக்டர் ஜான்சன், எரிபொருள் சேமிப்பு தொட்டிகளில் வெடிப்புகளைத் தடுக்க உதவும் வகையில் காற்றில் எரியக்கூடிய கலவைகளைக் கண்டறியும் முறை குறித்து ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டைத் தொடங்கினார். 1926 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் மாதிரி ஏ என குறிக்கப்பட்டது. முதல் நடைமுறை "மின்சார நீராவி காட்டி" மீட்டர் 1927 ஆம் ஆண்டில் மாடல் பி வெளியீட்டுடன் உற்பத்தியைத் தொடங்கியது. உலகின் முதல் எரிவாயு கண்டறிதல் நிறுவனமான ஜான்சன்-வில்லியம்ஸ் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் (அல்லது ஜே. டபிள்யூ இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ்) 1928 ஆம் ஆண்டில் பாலோ ஆல்டோ, சி. ஏ. வில் டாக்டர் ஆலிவர் ஜான்சன் மற்றும் பில் வில்லியம்ஸ் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டது. சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கின் முதல் மின்னணு நிறுவனமாக ஜே-டபிள்யூ இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த 40 ஆண்டுகளில் ஜே-டபிள்யூ இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் எரிவாயு கண்டறிதலின் நவீன யுகத்தில் பல "முதல்களை" முன்னெடுத்தது, இதில் கருவிகளை சிறியதாகவும் மேலும் எளிதில் எடுத்துச் செல்லக்கூடியதாகவும் மாற்றுவது, கையடக்க ஆக்ஸிஜன் டிடெக்டரை உருவாக்குவது மற்றும் எரியக்கூடிய வாயுக்கள்/நீராவிகள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனைக் கண்டறியக்கூடிய முதல் கலவை கருவி ஆகியவை அடங்கும். 1980 கள் மற்றும் 1990 களில் எலக்ட்ரானிக் வீட்டு கார்பன் மோனாக்சைடு டிடெக்டர்கள் வளர்ச்சியடைவதற்கு முன்பு, கார்பன் மோனாக்சைடு இருப்பது வேதியியல் ரீதியாக உட்செலுத்தப்பட்ட காகிதத்துடன் கண்டறியப்பட்டது, இது வாயுவுக்கு வெளிப்படும்போது பழுப்பு நிறமாக மாறியது. அப்போதிருந்து, பரந்த அளவிலான வாயுக்களின் கசிவைக் கண்டறியவும், கண்காணிக்கவும், எச்சரிக்கவும் பல மின்னணு தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சாதனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மின்னணு எரிவாயு சென்சார்களின் விலை மற்றும் செயல்திறன் மேம்பட்டதால், அவை பரந்த அளவிலான அமைப்புகளில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆட்டோமொபைல்களில் அவற்றின் பயன்பாடு ஆரம்பத்தில் என்ஜின் உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டிற்காக இருந்தது, ஆனால் இப்போது பயணிகளின் ஆறுதல் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த எரிவாயு சென்சார்களும் பயன்படுத்தப்படலாம். தேவையைக் கட்டுப்படுத்தும் காற்றோட்டம் அமைப்புகளின் ஒரு பகுதியாக கட்டிடங்களில் கார்பன் டை ஆக்சைடு சென்சார்கள் நிறுவப்பட்டு வருகின்றன. அறுவைசிகிச்சை அறைகளில் அவற்றின் ஆரம்ப பயன்பாட்டிற்கு அப்பால், மருத்துவ நோயறிதல், கண்காணிப்பு மற்றும் சிகிச்சை அமைப்புகளில் பயன்படுத்த அதிநவீன எரிவாயு சென்சார் அமைப்புகள் ஆராய்ச்சி செய்யப்படுகின்றன. கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் பிற தீங்கு விளைவிக்கும் வாயுக்களுக்கான எரிவாயு மானிட்டர்கள் மற்றும் அலாரங்கள் அலுவலக மற்றும் வீட்டு பயன்பாட்டிற்கு பெருகிய முறையில் கிடைக்கின்றன, மேலும் சில அதிகார வரம்புகளில் சட்டப்பூர்வமாக தேவைப்படுகின்றன. முதலில், ஒரு வாயுவைக் கண்டறிய டிடெக்டர்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. நவீன அலகுகள் பல நச்சு அல்லது எரியக்கூடிய வாயுக்கள் அல்லது ஒரு கலவையைக் கூட கண்டறியலாம். புதிய வாயு பகுப்பாய்வாளர்கள் ஒரே நேரத்தில் பல வாயுக்களை அடையாளம் காண ஒரு சிக்கலான நறுமணத்திலிருந்து கூறு சமிக்ஞைகளை உடைக்க முடியும். உலோக-ஆக்சைடு-குறைக்கடத்தி (எம்ஓஎஸ்) சென்சார்கள் 1990களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. முதன்முதலில் அறியப்பட்ட எம்ஓஎஸ் எரிவாயு சென்சார் 1990 ஆம் ஆண்டில் ஜி. ஸ்பெர்வெக்லேரி, ஜி. ஃபாக்லியா, எஸ். கிரோபெல்லி, பி. நெல்லி மற்றும் ஏ. கமன்ஸி ஆகியோரால் நிரூபிக்கப்பட்டது. எம்ஓஎஸ் சென்சார்கள் பின்னர் முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் எரிவாயு கண்டறிதல்களாக மாறிவிட்டன. வாயு கண்டறிதல்களை செயல்பாட்டு பொறிமுறையின்படி வகைப்படுத்தலாம் (குறைக்கடத்திகள், ஆக்சிஜனேற்றம், வினையூக்கி, ஒளி அயனியாக்கம், அகச்சிவப்பு போன்றவை). எரிவாயு கண்டறிதல்கள் இரண்டு முக்கிய வடிவ காரணிகளாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளனஃ சிறிய சாதனங்கள் மற்றும் நிலையான எரிவாயு கண்டறிதல்கள். போர்ட்டபிள் டிடெக்டர்கள் பணியாளர்களைச் சுற்றியுள்ள வளிமண்டலத்தைக் கண்காணிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் அவை கையால் பிடிக்கப்படுகின்றன அல்லது ஆடைகளில் அல்லது பெல்ட்/சேணத்தில் அணியப்படுகின்றன. இந்த எரிவாயு கண்டறிதல்கள் பொதுவாக பேட்டரியால் இயக்கப்படுகின்றன. ஆபத்தான அளவிலான வாயு நீராவிகள் கண்டறியப்படும்போது அவை அலாரங்கள் மற்றும் ஒளிரும் விளக்குகள் போன்ற கேட்கக்கூடிய மற்றும் புலப்படும் சமிக்ஞைகள் மூலம் எச்சரிக்கைகளை அனுப்புகின்றன. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எரிவாயு வகைகளைக் கண்டறிய நிலையான வகை எரிவாயு கண்டறிதல்கள் பயன்படுத்தப்படலாம். நிலையான வகை கண்டறிதல்கள் பொதுவாக ஒரு ஆலை அல்லது கட்டுப்பாட்டு அறையின் செயல்முறை பகுதிக்கு அருகில் அல்லது குடியிருப்பு படுக்கையறை போன்ற பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பகுதிக்கு அருகில் பொருத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக, தொழில்துறை சென்சார்கள் நிலையான வகை லேசான எஃகு கட்டமைப்புகளில் நிறுவப்படுகின்றன மற்றும் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பிற்காக ஒரு கேபிள் கண்டறிதல்களை மேற்பார்வை கட்டுப்பாடு மற்றும் தரவு கையகப்படுத்தல் (SCADA) அமைப்புடன் இணைக்கிறது. ஒரு அவசர சூழ்நிலைக்கு ஒரு டிரிபிங் இன்டர்லாக் செயல்படுத்தப்படலாம். எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கேஸ் டிடெக்டர்கள் ஒரு நுண்ணிய சவ்வு வழியாக வாயுக்களை ஒரு மின்முனைக்கு பரவ அனுமதிப்பதன் மூலம் செயல்படுகின்றன, அங்கு அது வேதியியல் ரீதியாக ஆக்சிஜனேற்றப்படுகிறது அல்லது குறைக்கப்படுகிறது. மின்முனையில் எவ்வளவு வாயு ஆக்சிஜனேற்றப்படுகிறது என்பதன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்னோட்டத்தின் அளவு தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இது வாயுவின் செறிவைக் குறிக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வாயு செறிவு வரம்பைக் கண்டறிய அனுமதிக்கும் வகையில் நுண்ணிய தடையை மாற்றுவதன் மூலம் உற்பத்தியாளர்கள் மின் வேதியியல் வாயு கண்டறிதல்களைத் தனிப்பயனாக்கலாம். மேலும், பரவல் தடை ஒரு உடல்/இயந்திரத் தடையாக இருப்பதால், கண்டறிதல்கள் சென்சாரின் காலப்பகுதியில் மிகவும் நிலையானதாகவும் நம்பகமானதாகவும் இருக்கும், இதனால் மற்ற ஆரம்பகால கண்டறிதல் தொழில்நுட்பங்களை விட குறைவான பராமரிப்பு தேவைப்படுகிறது. இருப்பினும், சென்சார்கள் அரிக்கும் கூறுகள் அல்லது இரசாயன மாசுபாட்டிற்கு உட்பட்டவை, மேலும் ஒரு மாற்று தேவைப்படுவதற்கு முன்பு 1 முதல் 2 ஆண்டுகள் மட்டுமே நீடிக்கும். மின் வேதியியல் எரிவாயு கண்டறிதல்கள் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், எரிவாயு விசையாழிகள், இரசாயன ஆலைகள், நிலத்தடி எரிவாயு சேமிப்பு வசதிகள் மற்றும் பல போன்ற பல்வேறு சூழல்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வினையூக்கி மணிகள் வினையூக்கி மணிகள் (பெல்லிஸ்டர்) சென்சார்கள் பொதுவாக குறைந்த வெடிப்பு வரம்பு (எல்இஎல்) மற்றும் மேல் வெடிப்பு வரம்பு (யுஇஎல்) இடையே செறிவுகள் இருக்கும்போது வெடிப்பு அபாயத்தை ஏற்படுத்தும் எரியக்கூடிய வாயுக்களை அளவிட பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிளாட்டினம் கம்பி சுருள்களைக் கொண்ட செயலில் மற்றும் குறிப்பு மணிகள் ஒரு வீட்ஸ்டோன் பாலம் சுற்றுவட்டத்தின் எதிர் கரங்களில் அமைந்துள்ளன மற்றும் மின்சாரத்தால் சில நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பப்படுத்தப்படுகின்றன. செயலில் உள்ள மணியில் ஒரு வினையூக்கி உள்ளது, இது எரியக்கூடிய சேர்மங்களை ஆக்சிஜனேற்ற அனுமதிக்கிறது, இதன் மூலம் மணியை மேலும் சூடாக்கி அதன் மின் எதிர்ப்பை மாற்றுகிறது. செயலில் உள்ள மற்றும் செயலற்ற மணிகளுக்கு இடையிலான மின்னழுத்த வேறுபாடு அனைத்து எரியக்கூடிய வாயுக்கள் மற்றும் நீராவிகளின் செறிவுக்கு விகிதாசாரமாகும். மாதிரி வாயு ஒரு சின்டர்டு உலோக ஃப்ரிட் வழியாக சென்சாருக்குள் நுழைகிறது, இது எரியக்கூடிய வாயுக்களைக் கொண்ட வளிமண்டலத்தில் கருவி கொண்டு செல்லப்படும்போது வெடிப்பைத் தடுக்க ஒரு தடையை வழங்குகிறது. பெல்லிஸ்டர்கள் அடிப்படையில் அனைத்து எரியக்கூடிய வாயுக்களையும் அளவிடுகின்றன, ஆனால் அவை சிறிய மூலக்கூறுகளுக்கு மிகவும் உணர்திறன் கொண்டவை, அவை சிண்டர் வழியாக விரைவாக பரவுகின்றன. அளவிடக்கூடிய செறிவு வரம்புகள் பொதுவாக சில நூறு பிபிஎம் முதல் சில தொகுதி சதவீதம் வரை இருக்கும். இத்தகைய சென்சார்கள் மலிவானவை மற்றும் வலுவானவை, ஆனால் வளிமண்டலத்தில் குறைந்தபட்சம் ஒரு சில சதவீத ஆக்ஸிஜனை சோதிக்க வேண்டும், மேலும் அவை சிலிகான்கள், கனிம அமிலங்கள், குளோரினேட்டட் கரிம சேர்மங்கள் மற்றும் கந்தக சேர்மங்கள் போன்ற சேர்மங்களால் விஷம் அல்லது தடுக்கப்படலாம். ஃபோட்டோயனைசேஷன் ஃபோட்டோயனைசேஷன் டிடெக்டர்கள் (பிஐடி) மாதிரி வாயுவில் உள்ள இரசாயனங்களை அயனியாக்க உயர்-ஃபோட்டான்-ஆற்றல் புற ஊதா விளக்கைப் பயன்படுத்துகின்றன. கலவை விளக்கு ஃபோட்டான்களுக்குக் கீழே ஒரு அயனியாக்க ஆற்றலைக் கொண்டிருந்தால், ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியேற்றப்படும், இதன் விளைவாக வரும் மின்னோட்டம் கலவையின் செறிவுக்கு விகிதாசாரமாக இருக்கும். பொதுவான விளக்கு ஃபோட்டான் ஆற்றல்களில் 10.0 eV, 10.6 eV மற்றும் 11.7 eV அடங்கும்; நிலையான 10.6 eV விளக்கு பல ஆண்டுகள் நீடிக்கும், அதே நேரத்தில் 11.7 eV விளக்கு பொதுவாக சில மாதங்கள் மட்டுமே நீடிக்கும் மற்றும் வேறு எந்த விருப்பமும் இல்லாதபோது மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு பில்லியனுக்கு சில பாகங்கள் (பிபிபி) முதல் மில்லியனுக்கு பல ஆயிரம் பாகங்கள் (பிபிஎம்) வரையிலான நிலைகளில் பரந்த அளவிலான சேர்மங்களைக் கண்டறிய முடியும். குறைந்த உணர்திறன் வரிசையில் கண்டறியக்கூடிய கலவை வகுப்புகள் பின்வருமாறுஃ நறுமணம் மற்றும் அல்கைல் அயோடைடுகள்; ஒலிஃபின்கள், கந்தக சேர்மங்கள், அமைன்கள், கீட்டோன்கள், ஈதர்கள், அல்கைல் புரோமைடுகள் மற்றும் சிலிகேட் எஸ்டர்கள்; கரிம எஸ்டர்கள், ஆல்கஹால்கள், ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் ஆல்கேன்கள்; ஹைட்ரஜன் சல்பைடு, அம்மோனியா, பாஸ்பைன் மற்றும் கரிம அமிலங்கள். காற்றின் நிலையான கூறுகள் அல்லது கனிம அமிலங்களுக்கு எந்த பதிலும் இல்லை. பிஐடிகளின் முக்கிய நன்மைகள் அவற்றின் சிறந்த உணர்திறன் மற்றும் பயன்பாட்டின் எளிமை ஆகும்; முக்கிய வரம்பு அளவீடுகள் கலவை-குறிப்பிட்டவை அல்ல. பென்சீன் அல்லது பியூட்டாடைன் போன்ற சேர்மங்களுக்கான தனித்துவத்தை மேம்படுத்தும் முன்-வடிகட்டி குழாய்கள் கொண்ட பிஐடிக்கள் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நிலையான, கையால் பிடிக்கப்பட்ட மற்றும் மினியேச்சர் ஆடை-கிளிப்பட் பிஐடிக்கள் தொழில்துறை சுகாதாரம், ஹஸ்மத் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அகச்சிவப்பு புள்ளி அகச்சிவப்பு புள்ளி சென்சார்கள் அறியப்பட்ட அளவு வாயு வழியாக செல்லும் கதிர்வீச்சைப் பயன்படுத்துகின்றன; குறிப்பிட்ட வாயுவின் பண்புகளைப் பொறுத்து, சென்சார் கற்றை ஆற்றல் சில அலைநீளங்களில் உறிஞ்சப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, கார்பன் மோனாக்சைடு சுமார் 4.2-4.5 μm அலைநீளங்களை உறிஞ்சுகிறது. இந்த அலைநீளத்தில் உள்ள ஆற்றல் உறிஞ்சுதல் வரம்பிற்கு வெளியே உள்ள அலைநீளத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது; இந்த இரண்டு அலைநீளங்களுக்கு இடையிலான ஆற்றலில் உள்ள வேறுபாடு தற்போதுள்ள வாயுவின் செறிவுக்கு விகிதாசாரமாகும். இந்த வகை சென்சார் சாதகமானது, ஏனெனில் அதைக் கண்டறிய வாயுவில் வைக்க வேண்டியதில்லை, மேலும் ரிமோட் சென்சிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்படலாம். ஹைட்ரோகார்பன்கள் மற்றும் நீராவி மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற பிற அகச்சிவப்பு செயலில் உள்ள வாயுக்களைக் கண்டறிய அகச்சிவப்பு புள்ளி சென்சார்களைப் பயன்படுத்தலாம். ஐஆர் சென்சார்கள் பொதுவாக கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு வசதிகள், சுத்திகரிப்பு ஆலைகள், எரிவாயு விசையாழிகள், இரசாயன ஆலைகள் மற்றும் எரியக்கூடிய வாயுக்கள் இருக்கும் பிற வசதிகளில் காணப்படுகின்றன மற்றும் வெடிப்புக்கான வாய்ப்பு உள்ளது. ரிமோட் சென்சிங் திறன் பெரிய அளவிலான இடத்தை கண்காணிக்க அனுமதிக்கிறது. என்ஜின் உமிழ்வுகள் ஐஆர் சென்சார்கள் ஆராய்ச்சி செய்யப்படும் மற்றொரு பகுதியாகும். இந்த சென்சார் வாகன வெளியேற்றத்தில் அதிக அளவு கார்பன் மோனாக்சைடு அல்லது பிற அசாதாரண வாயுக்களைக் கண்டறிந்து, ஓட்டுநர்களுக்கு அறிவிக்க வாகன மின்னணு அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படும். அகச்சிவப்பு இமேஜிங் அகச்சிவப்பு பட சென்சார்களில் செயலில் மற்றும் செயலற்ற அமைப்புகள் அடங்கும். செயலில் உணர்தலுக்காக, ஐஆர் இமேஜிங் சென்சார்கள் பொதுவாக ஒரு காட்சியின் பார்வை புலம் முழுவதும் ஒரு லேசரை ஸ்கேன் செய்கின்றன மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கு வாயுவின் உறிஞ்சுதல் கோடு அலைநீளத்தில் பின்னோக்கி சிதறிய ஒளியைத் தேடுகின்றன. செயலற்ற ஐஆர் இமேஜிங் சென்சார்கள் ஒரு படத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பிக்சலிலும் நிறமாலை மாற்றங்களை அளவிடுகின்றன மற்றும் இலக்கு வாயுக்களின் இருப்பைக் குறிக்கும் குறிப்பிட்ட நிறமாலை கையொப்பங்களைத் தேடுகின்றன. படம்பிடிக்கக்கூடிய சேர்மங்களின் வகைகள் அகச்சிவப்பு புள்ளி கண்டறிதல்கள் மூலம் கண்டறியக்கூடியவையே, ஆனால் ஒரு வாயுவின் மூலத்தை அடையாளம் காண படங்கள் உதவியாக இருக்கலாம். உலோக-ஆக்சைடு-குறைக்கடத்தி (எம்ஓஎஸ்) சென்சார்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் குறைக்கடத்தி குறைக்கடத்தி சென்சார்கள், வாயு சென்சாருடன் நேரடி தொடர்பில் வரும்போது ஏற்படும் இரசாயன எதிர்வினை மூலம் வாயுக்களைக் கண்டறிகின்றன. டின் டை ஆக்சைடு என்பது குறைக்கடத்தி சென்சார்களில் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பொதுவான பொருள், மேலும் கண்காணிக்கப்பட்ட வாயுவுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது சென்சாரில் உள்ள மின் எதிர்ப்பு குறைகிறது. டின் டை ஆக்சைடின் எதிர்ப்பு பொதுவாக காற்றில் சுமார் 50 கி. ஓ. எம் ஆகும், ஆனால் 1 சதவீதம் மீத்தேன் முன்னிலையில் சுமார் 3.5 கி. ஓ. எம் வரை குறையக்கூடும். எதிர்ப்பின் இந்த மாற்றம் வாயு செறிவைக் கணக்கிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன், ஆல்கஹால் நீராவி மற்றும் கார்பன் மோனாக்சைடு போன்ற தீங்கு விளைவிக்கும் வாயுக்களைக் கண்டறிய செமிகண்டக்டர் சென்சார்கள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறைக்கடத்தி சென்சார்களுக்கான மிகவும் பொதுவான பயன்பாடுகளில் ஒன்று கார்பன் மோனாக்சைடு சென்சார்களில் உள்ளது. அவை மூச்சுப் பகுப்பாய்வுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சென்சார் வாயுவைக் கண்டறிய அதனுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதால், குறைக்கடத்தி சென்சார்கள் அகச்சிவப்பு புள்ளி அல்லது மீயொலி கண்டறிதல்களை விட சிறிய தூரத்தில் வேலை செய்கின்றன. எம்ஓஎஸ் சென்சார்கள் கார்பன் மோனாக்சைடு, சல்பர் டை ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன் சல்பைடு மற்றும் அம்மோனியா போன்ற பல்வேறு வாயுக்களைக் கண்டறிய முடியும். 1990 களில் இருந்து, எம்ஓஎஸ் சென்சார்கள் முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் எரிவாயு கண்டறிதல்களாக மாறிவிட்டன. எம்ஓஎஸ் சென்சார்கள் மிகவும் பல்துறை என்றாலும், ஈரப்பதத்துடன் குறுக்கு உணர்திறன் பிரச்சினையால் பாதிக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய நடத்தைக்கான காரணம் ஆக்சைடு மேற்பரப்புடன் ஹைட்ராக்சில் அயனிகளின் தொடர்பு ஆகும். வழிமுறை உகப்பாக்கங்களைப் பயன்படுத்தி இத்தகைய குறுக்கீட்டைக் குறைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மீயொலி மீயொலி வாயு கசிவு கண்டறிதல்கள் எரிவாயு கண்டறிதல்கள் அல்ல. ஒரு சிறிய துளை (கசிவு) வழியாக குறைந்த அழுத்தப் பகுதியில் ஒரு அழுத்த வாயு விரிவடையும் போது உருவாக்கப்படும் ஒலி உமிழ்வை அவை கண்டறிகின்றன. அதன் சூழலின் பின்னணி சத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கண்டறிய அவை ஒலி சென்சார்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. பெரும்பாலான உயர் அழுத்த வாயு கசிவுகள் 25 கிலோஹெர்ட்ஸ் முதல் 10 மெகா ஹெர்ட்ஸ் வரையிலான மீயொலி வரம்பில் ஒலியை உருவாக்குவதால், சென்சார்கள் இந்த அதிர்வெண்களை 20 ஹெர்ட்ஸ் முதல் 20 கிலோஹெர்ட்ஸ் வரையிலான கேட்கக்கூடிய வரம்பில் ஏற்படும் பின்னணி ஒலி சத்தத்திலிருந்து எளிதில் வேறுபடுத்திக் காட்ட முடியும். பின்னணி சத்தத்தின் இயல்பான நிலையில் இருந்து மீயொலி விலகல் இருக்கும்போது மீயொலி வாயு கசிவு கண்டறிதல் அலாரத்தை உருவாக்குகிறது. அல்ட்ராசோனிக் வாயு கசிவு கண்டறிதல்கள் வாயு செறிவை அளவிட முடியாது, ஆனால் சாதனம் ஒரு தப்பிக்கும் வாயுவின் கசிவு விகிதத்தை தீர்மானிக்க முடியும், ஏனெனில் அல்ட்ராசோனிக் ஒலி நிலை வாயு அழுத்தம் மற்றும் கசிவு அளவைப் பொறுத்தது. அல்ட்ராசோனிக் கேஸ் டிடெக்டர்கள் முக்கியமாக வெளிப்புற சூழல்களில் ரிமோட் சென்சிங்கிற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு வானிலை நிலைமைகள் கசிவு கண்டறிதல்களை அடைய அனுமதிப்பதற்கு முன்பு தப்பிக்கும் வாயுவை எளிதில் சிதறடிக்கும், அவை வாயுவைக் கண்டறிந்து அலாரத்தை ஒலிக்க வேண்டும். இந்த கண்டறிதல்கள் பொதுவாக கடல் மற்றும் கடலோர எண்ணெய்/எரிவாயு தளங்கள், எரிவாயு அமுக்கி மற்றும் அளவீட்டு நிலையங்கள், எரிவாயு விசையாழி மின் நிலையங்கள் மற்றும் ஏராளமான வெளிப்புற குழாய்களைக் கொண்ட பிற வசதிகளில் காணப்படுகின்றன. ஹாலோகிராஃபிக் ஹாலோகிராஃபிக் வாயு சென்சார்கள் ஒரு ஹாலோகிராம் கொண்ட பாலிமர் ஃபிலிம் மேட்ரிக்ஸில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கண்டறிய ஒளி பிரதிபலிப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஹாலோகிராம்கள் குறிப்பிட்ட அலைநீளங்களில் ஒளியைப் பிரதிபலிப்பதால், அவற்றின் கலவையில் ஏற்படும் மாற்றம் ஒரு வாயு மூலக்கூறு இருப்பதைக் குறிக்கும் வண்ணமயமான பிரதிபலிப்பை உருவாக்க முடியும். இருப்பினும், ஹாலோகிராஃபிக் சென்சார்களுக்கு வெள்ளை ஒளி அல்லது லேசர்கள் போன்ற ஒளிரும் ஆதாரங்கள் மற்றும் ஒரு பார்வையாளர் அல்லது சிசிடி டிடெக்டர் தேவைப்படுகிறது. அளவுத்திருத்தம் அனைத்து எரிவாயு கண்டறிதல்களும் ஒரு அட்டவணையில் அளவீடு செய்யப்பட வேண்டும். எரிவாயு கண்டறிதலின் இரண்டு வடிவ காரணிகளில், போர்ட்டபிள்கள் அவை அனுபவிக்கும் சூழலில் வழக்கமான மாற்றங்கள் காரணமாக அடிக்கடி அளவீடு செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு நிலையான அமைப்பிற்கான ஒரு பொதுவான அளவுத்திருத்த அட்டவணை காலாண்டு, இரு வருடாந்திர அல்லது ஆண்டுதோறும் கூட அதிக வலுவான அலகுகளுடன் இருக்கலாம். கையடக்க எரிவாயு கண்டறிதலுக்கான ஒரு பொதுவான அளவுத்திருத்த அட்டவணை மாதாந்திர அளவுத்திருத்தத்துடன் கூடிய தினசரி "பம்ப் சோதனை" ஆகும். ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு சிறிய எரிவாயு கண்டறிதலுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுத்திருத்த வாயு தேவைப்படுகிறது அமெரிக்காவில், தொழில்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நிர்வாகம் (ஓஎஸ்ஹெச்ஏ) காலமுறை மறு அளவீட்டிற்கான குறைந்தபட்ச தரநிலைகளை அமைக்கலாம். சவால் (பம்ப்) சோதனை ஒரு எரிவாயு கண்டறிதல் ஊழியர்/தொழிலாளி பாதுகாப்பிற்காகப் பயன்படுத்தப்படுவதால், அது உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம். எந்தவொரு எரிவாயு கண்டறிதலை இயக்கும் ஒரு நபர் ஒவ்வொரு நாளும் எரிவாயு கண்டறிதலின் செயல்திறனை சரிபார்க்க கடுமையாக அறிவுறுத்தப்படுகிறார் என்றும் அது உற்பத்தியாளர்களின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் எச்சரிக்கைகளுக்கு ஏற்ப பராமரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும் ஆஸ்திரேலிய தரநிலைகள் குறிப்பிடுகின்றன. ஒரு சவால் சோதனையில் எரிவாயு கண்டுபிடிப்பாளர் வாயுவின் அறியப்பட்ட செறிவுக்கு வெளிப்படும் வகையில் இருக்க வேண்டும், இது எரிவாயு கண்டறிதல் பதிலளிக்கும் மற்றும் கேட்கக்கூடிய மற்றும் காட்சி அலாரங்கள் செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்யும். எந்தவொரு திரவ நுழைவதையும் தடுக்க வீட்டுவசதி மற்றும் திருகுகள் அப்படியே உள்ளனவா என்பதையும், வடிகட்டி சுத்தமாக உள்ளதா என்பதையும் சரிபார்த்து, ஏதேனும் தற்செயலான அல்லது வேண்டுமென்றே சேதம் ஏற்பட்டால் எரிவாயு கண்டறிதலை ஆய்வு செய்வதும் முக்கியம், இவை அனைத்தும் எரிவாயு கண்டறிதலின் செயல்பாட்டை பாதிக்கலாம். அடிப்படை அளவுத்திருத்தம் அல்லது சவால் சோதனைக் கருவியில் அளவுத்திருத்த வாயு/ஒழுங்குமுறை/அளவுத்திருத்த தொப்பி மற்றும் குழாய் (பொதுவாக எரிவாயு கண்டறிதலுடன் வழங்கப்படுகிறது) மற்றும் சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்துக்கான ஒரு வழக்கு இருக்கும். சோதனை செய்யப்படாத ஒவ்வொரு 2,500 கருவிகளில் 1 ஆபத்தான எரிவாயு செறிவுக்கு பதிலளிக்கத் தவறும் என்பதால், பல பெரிய வணிகங்கள் பம்ப் சோதனைகளுக்கு தானியங்கி சோதனை/அளவுத்திருத்த நிலையத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் தினசரி தங்கள் எரிவாயு கண்டறிதல்களை அளவீடு செய்கின்றன. ஆக்ஸிஜன் செறிவு ஆக்ஸிஜன் குறைபாடு எரிவாயு மானிட்டர்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. திரவ நைட்ரஜன் (LN2), திரவ ஹீலியம் (He) மற்றும் திரவ ஆர்கான் (Ar) போன்ற கிரையோஜெனிக் பொருட்கள் செயலற்றவை மற்றும் கசிவு இருந்தால் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட இடத்தில் ஆக்ஸிஜனை (O2) இடமாற்றம் செய்யலாம். ஆக்ஸிஜனின் விரைவான குறைப்பு ஊழியர்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தான சூழலை வழங்கும், அவர்கள் திடீரென்று சுயநினைவை இழப்பதற்கு முன்பு இந்த சிக்கலை கவனிக்காமல் இருக்கலாம். இதைக் கருத்தில் கொண்டு, கிரையோஜெனிக்ஸ் இருக்கும்போது ஆக்ஸிஜன் வாயு மானிட்டர் வைத்திருப்பது முக்கியம். ஆய்வகங்கள், எம்ஆர்ஐ அறைகள், மருந்து, குறைக்கடத்தி மற்றும் கிரையோஜெனிக் சப்ளையர்கள் ஆக்ஸிஜன் மானிட்டர்களின் வழக்கமான பயனர்கள். சுவாச வாயுவில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் பின்னம் மின்-கால்வனிக் ஆக்ஸிஜன் சென்சார்கள் மூலம் அளவிடப்படுகிறது. அவை தனித்தனியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம், எடுத்துக்காட்டாக ஸ்கூபா டைவிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் நைட்ராக்ஸ் கலவையில் ஆக்ஸிஜனின் விகிதத்தைத் தீர்மானிக்க, அல்லது பின்னூட்ட சுழற்சியின் ஒரு பகுதியாக, இது ஒரு ரீப்ரேதரில் ஆக்ஸிஜனின் நிலையான பகுதி அழுத்தத்தை பராமரிக்கிறது. அம்மோனியா வாயு அம்மோனியா தொழில்துறை குளிர்பதன செயல்முறைகள் மற்றும் சுவாசம் உட்பட உயிரியல் சீரழிவு செயல்முறைகளில் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது. தேவையான உணர்திறனைப் பொறுத்து, பல்வேறு வகையான சென்சார்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன (எ. கா., ஃப்ளேம் அயனியாக்கம் கண்டறிதல், குறைக்கடத்தி, மின் வேதியியல், ஃபோட்டோனிக் சவ்வுகள்). டிடெக்டர்கள் வழக்கமாக 25 பிபிஎம் என்ற குறைந்த வெளிப்பாடு வரம்பிற்கு அருகில் செயல்படுகின்றன, இருப்பினும், தொழில்துறை பாதுகாப்பிற்கான அம்மோனியா கண்டறிதலுக்கு 0.1 சதவீதம் என்ற அபாயகரமான வெளிப்பாடு வரம்பிற்கு மேல் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு தேவைப்படுகிறது. எரியக்கூடிய கேட்டலிஸ்ட் பீட் சென்சார் எக்ஸ்ப்லோசிமீட்டர் அகச்சிவப்பு புள்ளி சென்சார் அகச்சிவப்பு திறந்த பாதை கண்டறிதல் பிற ஃப்ளேம் அயனியாக்கம் கண்டறிதல் அல்லாத அகச்சிவப்பு சென்சார் ஃபோட்டியோனைசேஷன் டிடெக்டர் சிர்கோனியம் ஆக்சைடு சென்சார் செல் கேட்டலிஸ்ட் சென்சார்கள் உலோக ஆக்சைடு குறைக்கடத்தி தங்கம் படம் வண்ண அளவீட்டு கண்டறிதல் குழாய்கள் மாதிரி சேகரிப்பு மற்றும் வேதியியல் பகுப்பாய்வு பைசோ எலக்ட்ரிக் மைக்ரோகாண்டிலிவர் ஹாலோகிராஃபிக் சென்சார் வெப்ப கடத்துத்திறன் கண்டறிதல் மின் வேதியியல் எரிவாயு சென்சார் வீட்டு பாதுகாப்பு ஒரு வீட்டில் அபாயகரமான வாயுக்களைக் கண்டறிய பல்வேறு சென்சார்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. கார்பன் மோனாக்சைடு மிகவும் ஆபத்தானது, ஆனால் மணமற்ற, நிறமற்ற வாயு, இது மனிதர்களுக்கு கண்டறிவது கடினம். கார்பன் மோனாக்சைடு கண்டறிதல்களை சுமார் US $20-60 க்கு வாங்கலாம். அமெரிக்காவில் உள்ள பல உள்ளூர் அதிகார வரம்புகளுக்கு இப்போது குடியிருப்புகளில் புகை கண்டறிதல்களைத் தவிர கார்பன் மோனாக்சைடு கண்டறிதல்களை நிறுவ வேண்டும். இயற்கை எரிவாயுக் குழாய்கள், புரோபேன் தொட்டிகள், பியூட்டேன் தொட்டிகள் அல்லது வேறு ஏதேனும் எரியக்கூடிய வாயுவிலிருந்து கசிவுகளைக் கண்டறிய கையால் பிடிக்கக்கூடிய எரியக்கூடிய எரிவாயு கண்டறிதல்களைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த சென்சார்களை US $35-100 க்கு வாங்கலாம். பின்லாந்தின் வி. டி. டி தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மையத்தால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மினிகாஸ் திட்டம் என்ற ஆராய்ச்சிக்கு ஐரோப்பிய சமூகம் ஆதரவளித்துள்ளது. இந்த ஆராய்ச்சி திட்டம் புதிய வகையான ஃபோட்டோனிக்ஸ் அடிப்படையிலான எரிவாயு சென்சார்களை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, மேலும் வழக்கமான ஆய்வக-தர எரிவாயு கண்டறிதல்களை விட சமமான அல்லது அதிக வேகம் மற்றும் உணர்திறன் கொண்ட சிறிய கருவிகளை உருவாக்குவதை ஆதரிக்கிறது. எரிவாயு கசிவு ஹைட்ரஜன் சென்சார் சென்சார்களின் பட்டியலையும் பார்க்கவும் குறிப்புகள் ப்ரூயர், டபிள்யூ, பெக்கர், டபிள்யூ, டெப்ரெஸ், ஜே, ட்ரோப், ஈ, ஷ்மாச், எச். (1979) யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் காப்புரிமை 4141800: மின் வேதியியல் எரிவாயு கண்டறிதல் மற்றும் அதைப் பயன்படுத்துவதற்கான முறை. பெறப்பட்டது பிப்ரவரி 27,2010, இலிருந்து http://www.freepatentsonline.com/4141800.html ஃபிகாரோ சென்சார். (2003). டி. ஜி. எஸ் சென்சார்களுக்கான பொதுவான தகவல்கள். பெறப்பட்டது பிப்ரவரி 28,2010, இலிருந்து http://www.figarosensor.com/products/general.pdf வெளிப்புற இணைப்புகள் தி கேஸ் டிடெக்ஷன் என்சைக்ளோபீடியா, எடாஃபிக் சயின்டிபிக் நாலெட்ஜ் பேஸ் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் டிடெக்டர்கள் கேஸ் சென்சார்கள் கேஸ் டெக்னாலஜிஸ்