Diffusion tube
ஒரு பரவல் குழாய் என்பது காற்றில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வாயுக்களின் செறிவை செயலற்ற முறையில் மாதிரியாகக் கொண்ட ஒரு அறிவியல் சாதனமாகும், இது பொதுவாக நாட்கள் முதல் ஒரு மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில் சராசரி காற்று மாசுபாடு அளவைக் கண்காணிக்கப் பயன்படுகிறது. நகர்ப்புறங்களில் காற்றின் தரத்தைக் கண்காணிக்கவும், சமூகக் குழுக்கள் மற்றும் பள்ளிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் குடிமக்கள் அறிவியல் மாசு-கண்காணிப்பு திட்டங்களிலும், சுரங்கங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் போன்ற உட்புற சூழல்களிலும் பரவலான குழாய்கள் உள்ளூர் அதிகாரிகளால் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கட்டுமானம் மற்றும் செயல்பாடு ஒரு பரவல் குழாய் ஒரு சிறிய, வெற்று, பொதுவாக வெளிப்படையான, அக்ரிலிக் அல்லது பாலிப்ரொப்பிலீன் பிளாஸ்டிக் குழாயைக் கொண்டுள்ளது, தோராயமாக 70 மிமீ நீளம், ஒவ்வொரு முனையிலும் ஒரு தொப்பி உள்ளது. தொப்பிகளில் ஒன்று (வண்ண வெள்ளை) குழாயைச் செயல்படுத்த முழுமையாக அகற்றப்படுகிறது (நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு மாதிரி விஷயத்தில்) அல்லது ஆய்வு செய்யப்படும் வாயுவை மட்டுமே அனுமதிக்கும் வடிகட்டியைக் கொண்டுள்ளது. மற்ற தொப்பியில் (வேறு நிறம்) ஒரு இரசாயன வினைப்பொருளுடன் பூசப்பட்ட உலோக வலை வட்டுகள் உள்ளன, அவை குழாய்க்குள் நுழையும் போது ஆய்வு செய்யப்படும் வாயுவை உறிஞ்சுகின்றன. இந்த வழியில் செயல்படும் குழாய்கள் பாம்ஸ் குழாய்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, அவற்றின் கண்டுபிடிப்பாளரான அமெரிக்க வேதியியலாளர் எட்வர்ட் பாம்ஸ், 1976 ஆம் ஆண்டில் தனிப்பட்ட காற்றின் தர சென்சாராக அத்தகைய குழாயைப் பயன்படுத்துவதை விவரித்தார். செயல்பாட்டின் போது, குழாய் திறக்கப்பட்டு, ஒரு விளக்கு-போஸ்ட் அல்லது சாலை அடையாளம் போன்றவற்றுடன் கேபிள் பிணைப்புகளுடன் செங்குத்தாக இணைக்கப்படுகிறது, திறந்த முனை கீழே எதிர்கொள்ளும், மற்றும் மூடப்பட்ட, வண்ண தொப்பி மேலே உள்ளது. வளிமண்டலத்தில் அதிக செறிவில் இருக்கும் வாயு கண்காணிக்கப்பட்டு, குழாயின் அடிப்பகுதியில் பரவுகிறது மற்றும் இரசாயன தொப்பியால் விரைவாக உறிஞ்சப்படுகிறது. இது உறிஞ்சப்படுவதால், பரவல் செயல்முறை தொடர்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு (பொதுவாக இரண்டு வாரங்கள் முதல் ஒரு மாதம் வரை), குழாய் சீல் வைக்கப்பட்டு பகுப்பாய்விற்காக ஒரு ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. ஆய்வு செய்யப்படும் வாயுவின் வளிமண்டல செறிவு கைப்பற்றப்பட்ட அளவு மற்றும் ஃபிக்கின் பரவல் விதிகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படலாம். நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் (நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரிக் ஆக்சைடு), சல்பர் டை ஆக்சைடு, அம்மோனியா மற்றும் ஓசோன் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாயுக்களை மாதிரியாகப் பரிமாற்றக் குழாய்களைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த வாயுக்களை மாதிரியாகக் கொண்ட குழாய்கள் அனைத்தும் மூலக்கூறு பரவலின் ஒரே செயல்முறையின் மூலம் செயல்படுகின்றன என்றாலும், முக்கியமான வேறுபாடுகள் உள்ளன. நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு குழாய்கள் ட்ரைஎத்தனோலமைன், டிஇஏவை உறிஞ்சும் (உலை) இரசாயனமாகப் பயன்படுத்துகின்றன, எடுத்துக்காட்டாக, ஹைட்ரஜன் சல்பைடு குழாய்கள் ஒளிபுகா (வெளிப்படையானவை அல்ல) புற ஊதா ஒளி உள்ளே உள்ள இரசாயனங்களை சிதைப்பதைத் தடுக்கின்றன. சில வகையான குழாய்கள் ஒரே நேரத்தில் பல வாயுக்களை மாதிரி செய்ய முடியும். நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பரவல் குழாய்கள் நியாயமான துல்லியமானவை, ஒப்பீட்டளவில் மலிவானவை, பயன்படுத்த எளிதானவை, மிகவும் கச்சிதமானவை, செயலற்றவை (அவற்றுக்கு மின் ஆதாரம் தேவையில்லை), மற்றும் மிகவும் நீண்ட அடுக்கு ஆயுளைக் கொண்டுள்ளன; கவனமாக நிலைநிறுத்துவதன் மூலம், அவற்றை உட்புறத்திலோ அல்லது வெளிப்புறத்திலோ அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ பயன்படுத்தலாம். நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு போன்ற மாசுபடுத்தும் வாயுவின் நீண்ட கால, சராசரி செறிவு பற்றிய நியாயமான குறிப்பை அவை வழங்குகின்றன, மேலும் அவை வெவ்வேறு இடங்களில் அல்லது வெவ்வேறு நேரங்களில் சராசரி மாசு அளவை ஒப்பிடுவதை எளிதாக்குகின்றன. பெரும்பாலும், மாசு அளவுகளை நீண்ட கால ஒப்பீடுகளைச் செய்ய வருடத்தின் தொடர்ச்சியான மாதங்களுக்கு ஒரே இடத்தில் தொடர்ச்சியான குழாய்கள் பொருத்தப்படுகின்றன. உள்ளூர் அதிகாரிகள் ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் பல குழாய்களை ஏற்றுவதும் பொதுவானது, இதனால் நகரங்கள் மற்றும் நகரங்களில் மாசு ஹாட்ஸ்பாட்களை அடையாளம் காணலாம். பரவல் குழாய்கள் ஒரே நேரத்தில் நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்கு விடப்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதால், அவை ஆய்வு செய்யப்படும் மாசுபடுத்திகளின் குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களைக் குறிக்கவில்லை, அதாவது பகலில் எரிவாயு அளவு உயர்வது மற்றும் வீழ்ச்சியடைவது, ஒரு நாளுக்கும் அடுத்த நாளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு அல்லது வார நாட்கள் மற்றும் வார இறுதி நாட்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு அல்லது வழிகாட்டுதல் மாசு அளவுகள் அவை இருக்கும்போது எத்தனை முறை மீறப்படுகின்றன. சாலையோர மாசு கண்காணிப்பு அறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் உணர்திறன், தானியங்கி கண்காணிப்பு கருவிகளை விட அவை மிகவும் குறைவான துல்லியமானவை. பிழையின் ஆதாரங்களில் காற்று கொந்தளிப்பு (காற்று இயக்கங்கள் அல்லது ஏர் கண்டிஷனர்கள் போன்றவற்றால் ஏற்படுகிறது), கட்டிட காற்றோட்டம் அமைப்புகளிலிருந்து மாசுபடுதல், புற ஊதா ஒளி (கோட்பாட்டளவில் பிளாஸ்டிக் குழாயால் உறிஞ்சப்படுகிறது) மற்றும் பிற மாசுபடுத்திகள் அடங்கும். குறிப்புகள் காற்று மாசுபாடு வளிமண்டல வேதியியல் அளவீட்டு கருவிகள்