_:nc12a2fd2a6ff4f27bb2c22bf89cf0a1cxb0
<http://schema.org/description>
"\n\n購入をお勧めします 素晴らしい壁KWD-808 I その出力エネルギーはYingdi KWD808-Iより大きいためです。\n\n製品について\n\n\n\n\n\t私たちはあなたに3年間の製造保証を与えるものだけです。 UPC医療\n\t6チャンネル、5波形、Acupoint検出＆治療\n\t世界的に販売されている新しい鍼治療刺激装置の紹介\n\t3年間の製造保証 -  ISO 9001/2000認定 -  FDA 510Kリスト\n\n\n説明 最近、機械を受け取った後、彼らは機械を振ったとき、彼らは機械を揺さぶるとき、彼らはそれが品質の問題であると思います。\n\n このマシンの使い方については、Google 'KWD 808 i'をお願いします、あなたは多くのビデオを得ることができます。\n KWD 808 I鍼治療機械多目的健康デバイスは、国内外でも優れた優位性の利益を組み込んだ新製品です。これは、新しいイメージを伝統的な鍼治療、穿刺の概念、保証された治療結果を持つニードルなし。 KWD-808 I ElceTronic鍼治療6チャンネルを搭載した多目的健康デバイスは、鍼治療や手のマッサージの代替品として使用できます。それは一般的に血液循環を改善し、痛みや痙攣を排除し、疾患に対する体の耐性を強化し、それが染色関節炎、堅い首、腰痛の頭痛、歯痛のインポテンス、不眠症、肩の痛みのしびれ、坐骨神経球局神経痛、目の疲れ、一般的な疲労性の一方、それは新しいタイプの自然治療と健康的な製品です。\n\n関数 1.機密性を検出するための援助。 2.針鍼治療パルス電気治療 3.電気針療法をする 3.手マッサージを囲む。 治療用の5.Musicタイマースイッチ 6.出力保護装置を開く 特徴 1.The装置は、その出力パルスのために治療が非常に安全で効率的です。低電圧、低周波数、および本体と同じ周波数範囲を有する波。 2.選択されるべき5種類の脈波があります。 連続波 密集した波 断続的な波 リップルウェーブ 呼吸波 3.FOUR種類の波の組み合わせは別々にORTで使用することができ、それぞれの出力を独立して調整することができます。効果を強化するために、2つの出力を使用して使用して使用してください。\n\n付属品に含まれています 1つのAcupointの検出ペン 2.6出力電極ワイヤー 3.2出力スレクトドワイヤーを挿入する際に 4.4個のElectordeステッカー（サイズ50mm * 90mm） 5.取扱説明書のセット、AQUPONTのセットです 6. 9V（DC）アダプターFor110- 220V電源\n\n多くの人が起動する方法がわからない、使用前にこのビデオを見てください。\nhttps://youtu.be/sVSNnRSawAc\n\n（ノブの前の起動とボタンが閉じている場合は、アラームモードを開始すると、アラーム音楽のみが発生しません） また、この商品は利益なしではありません。割引をお願いしません。ありがとう。\n\n \n\n\n\n\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\tKWD808I鍼治療刺激装置は、鍼治療点、マッサージ（TENS）、および鍼治療（電気針療法）および磁気療法の適用のために設計された専門レベルの鍼治療上の見えないものです。\n\n\t\t\tKW080-Iは、その姉妹モデル、KW080-IIが内蔵タイマーを備えており、選択したときに点灯するシンボルで示された5種類の波形を出力することができます。ただし、このモデルのみに固有の固有の機能には、2つの検出ジャック、6つの出力、および主に診療所や病院のための設計が含まれています。\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t \n\n\t\t\tKWD808-Iの使用\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t電気針療法を提供します\n\t\t\t\t手のマッサージの代替案\n\t\t\t\t針鍼治療パルス電気療法を可能にします\n\t\t\t\tくぼみの検出を助けます\n\t\t\t\t多目的健康デバイス\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t特徴\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t調整可能な周波数と強度\n\t\t\t\t調整可能な感度プローブポイントロケーター\n\t\t\t\t照明波形グラフィックを持つ5つの波形選択ボタン\n\t\t\t\t周波数と電力のための2つの独立したインジケータライト\n\t\t\t\tアダプタまたは6 \"C\"電池で使用します\n\t\t\t\t誤った使用のためのエラー信号トーンによる動作出力保護\n\t\t\t\t6出力、2つの検出出力\n\t\t\t\t接着剤電極パッドとリード線、ACUPOUNT検出ペン、および出力ワイヤを含む。\n\t\t\t\t内蔵タイマー\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\tKWD808-I＆KWD808-IIの比較\n\n\t\t\t私たちは両方のモデルのACUPUNC-TURE刺激装置を運びますが、このモデルに特有の機能は次のとおりです。\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t6出力（長方形のメスプラグ）と2検出出力\n\t\t\t\t診療所での使用のために設計されています\n\t\t\t\t電池テスト/電圧計機能とゲージはありません。\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\tKWD808-Iの5つのパルス波形\n\n\t\t\tこの鍼治療刺激装置は、人体のそれに等しい周波数が低い5種類の波形を特徴としています。以下の5つの波形は、同時にまたは別々に使用されてもよく、それぞれの出力は独立して登録されてもよい。効果を高めるために、2つ以上の出力を同時に使用することができます。\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t連続波\n\n\t\t\t\t\t\tパルス幅R =（0.5±0.15）MS。繰り返しパルス周波数：F1 =（1 + /  -  0.5）Hz~（100 +/- 10）Hz。そしてFREQ1は連続的に調整することができ、最大出力パルス振幅：40V±10V（負荷500 O.）\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t密集した波\n\n\t\t\t\t\t\t密集して分散している波を交互に表示します。分散周波数：F1（基本波と同じ）。高密度周波数：100 Hz。パルス持続時間：0.5ms。 FREQ2は、1分あたりの（10 +/- 3）〜（50 = /  -  10）サイクルの周波数f 2をレギュレートします。最大出力パルス振幅：40V +/- 10V（負荷500 O）\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t断続的な波\n\n\t\t\t\t\t\tパルスは同じ周波数で定期的な間隔で表示されます。\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tリップルウェーブ\n\n\t\t\t\t\t\t振幅は最大値まで増加し、突然ゼロになり、繰り返します。周波数：（10 +/- 3）〜（50±10）サイクル/分。最大出力プラスアンプ範囲は5V~30V（負荷500 O）を超えています。\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t呼吸波\n\n\t\t\t\t\t\t振幅が最初に増加し、次にゼロに急速に落下し、繰り返します。 1ko負荷Vp3 = 24Vでは、他のパルスデータは上記と同じです。\n\n\t\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t仕様\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t電圧\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tA / C 110V-240V（グローバル使用）、D / C 9V\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t入力電力\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t最大消費電力\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t電池の要件\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t6 \"C\"サイズのバッテリー\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t寸法\n\t\t\t\t\t\t222mm x 172mm x 75mm\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t出力チャンネル\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t6\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tAcupoint検出出力\n\t\t\t\t\t\t2\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tエラートーン\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tトーン（歌）がエラーに聞こえます\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t付属品付属品\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t2つのリード線、1検出ペン、6アリゲータークリップ出力ワイヤー付き4電気パッド\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tプラグタイプ\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t長方形の女性\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\n\n\n\n\n\n\n"
<https://alisa.shop/ja/products/yingdi-kwd808-i-6-channels-output-patch-massager-machine-kwd808-i-kwd-808-i-kwd-808-i-d-1a-110v-240v-eu-us-uk-au-plug>