<https://echipamentedelaborator.ro/produs/tester-de-dezintegrare-dtg-4000/#product>
<http://schema.org/description>
"Tester de dezintegrare DTG 4000\r\nDTG 4000 este un tester de dezintegrare fiabil si modern fiind rezultatul cercetarii de peste 50 de ani in domeniul farmaceutic pentru testarea tabletelor a companiei Copley Scientific.\r\nAparatul a fost proiectat in scopul de a avea ca utilizare principala controlul calitatii tabletelor normale sau acoperite si a capsulelor gelatinoase, in conformitate cu farmacopeele EP si USP\r\nDTG 4000 este un tester de dezintegrare disponibil cu 4 posturi de testare. Fiecare post individual are posibilitatea de a accepta un lot de 6 tablete sau capsule.\r\nCaracteristici generale\r\nTesterul de dezintegrare tablete are in compunere un motor care functioneaza la o viteza fixa de 30 rpm si o cursa de 55 mm. Controlul tuturor modelelor este asigurat de o tastatură cu membrană legata de un ecran LCD cu 4-linii 20 de caractere cu iluminare din spate. O problema comuna a producatorilor de testere de dezintegrare este aceea a bailor de incalzire si a prevenirii scurgerilor din acestea. Copley a eliminat acest deficit prin introducerea unei bai monobloc din PETG care dispune de un capac de 8 mm securizat si se fixeaza de baza echipamentului cu ajutorul a 4 suruburi cu cap striat. Temperatura soluției de încălzire este controlata prin intermediul unui sistem independent, avand o pompă de circulație cu o precizie de 0,2 grade. Alarma pentru nivelul scazut de apa din unitate previne posibilele accidente.\r\nModul de operare\r\nO atenție considerabilă a fost acordată designului seriei DTG astfel ca numarul de comenzi necesare pentru a efectua un test sa fie mentinut la un nivel minim. Tastatura permite selectarea timpului de functionare pana la 99 ore 59 minute si 59 secunde. Ulterior, este necesar  doar  să apăsați tasta START pentru a readuce automat coșul  în mediile de testare sau pentru a repeta un test. În timpul testului, timpul scurs de la început (sau dacă se preferă, timpul rămas până la sfârșit) este afișat pe ecranul LCD. La sfarsitul testului ansamblul cosului este automat scos din mediile de testare si o alarma sonora avertizeaza operatorul ca testul  a fost finalizat. Temperatura din baie si din pahar este monitorizata constant utilizand o sonda de temperatura Pt100 si este afisata permanent pe ecranul LCD atunci cand unitatea este pornita.\r\nDimensiuni: DTG 4000 =700mm(w)x450mm(d)x720mm(h)\r\nCaracteristici tehnice - Tester de dezintegrare DTG 4000\r\n-indeplineste toate cerintele si specificatiile USP si Farmacopeea Europeana\r\n-coboara si ridica automat cosurile in mediul de testare la inceputul si la finalul testarii\r\n-usor de curatat, baie foarte compacta care inlatura eventualele scurgeri\r\n-circulator independent; baie de apa cu vid\r\n-senzor de nivel al lichidului; panou de control usor de utilizat\r\n-semnal acustic la sfarsitul testului; senzor de temperatura PT100 in configuratia standard\r\n-monitorizare continua a temperaturii si timpului pe afisajul LCD\r\n-kit electronic pentru calibrarea a temperaturii (optional)\r\n-certificare si documentatie IQ/OQ/PQ\r\nDescriere comanda tester de dezintegrare DTG 4000\r\nTester de dezintegrare tablete  DTG 4000 (4 posturi) – cod 1203\r\nNumarare si certificare (pe cos) - cod 1205\r\nDocumentatie IQ/OQ/PQ - cod 1206\r\nKit electronic pentru calibrarea temperaturii - cod 1207\r\nAccesorii pentru calificare - cod 1228\r\nPrezentare produs:\r\nTester-dezintegrare-DTG-4000"
<https://echipamentedelaborator.ro/produs/tester-de-dezintegrare-dtg-4000/>