_:na8715a2cc9f14ff093e91e38f46e77bdxb0
<http://schema.org/description>
"Синусоидальные вибровискозиметры AND SV-10, AND SV-100\n\nНазначение и область применения.\n\nAND SV-10 и AND SV-100 - это вибрационные вискозиметры, которые обеспечивают широкий диапазон, высокую точность и оперативность измерений. Область их применения - измерение динамической вязкости различных жидких сред в реальном масштабе времени при проведении научных исследований, а также на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, фармацевтической парфюмерной и других отраслей промышленности.\n\nПринцип действия.\n\nИзмерения вязкости проводятся с помощью метода камертонной вибрации. За основу измерений берётся величина электрического тока, необходимая для того, чтобы поддерживать постоянную амплитуду вибрации сенсорных пластин вискозиметра в жидкой среде. Подобный метод позволяет проводить измерения в режиме реального времени с отслеживанием изменений вязкости и температуры образца, что и обеспечивает широкие функциональные возможности данных приборов.\n\nФункциональные особенности синусоидальных вибровискозиметров AND SV-10, AND SV-100\n\nРезультаты измерений выводятся на дисплей уже через 15 секунд после начала измерения.\n\nВозможность непрерывно измерять динамическую вязкость образца в течение длительного времени и при изменении температуры.\n\nВозможность выполнения непрерывных измерений в полном диапазоне вязкостей без замены сенсорных пластин, что позволяет корректно проводить измерения при гелеобразовании и застывании образцов.\n\nИзмерение вязкости неньютоновских жидкостей.\n\nИзмерение вязкости жидкостей, содержащих пузырьки.\n\nИзмерение вязкости взвесей, золей и гелей.\n\nИзмерение точки помутнения образцов (например, поверхностно-активных веществ) или поверхностных изменений (например, смачиваемости).\n\nИзмерение динамической вязкости протекающих жидкостей, в том числе в турбулентном потоке.\n\nКалибровка вязкости: по одной или по двум точкам; упрощённая калибровка с использованием дистиллированой воды.\n\nФункция \"Hold\" для \"замораживания\" показаний дисплея прибора.\n\nВозможность измерений образцов с \"водяной рубашкой\" (для задания и/или поддержания температуры образца в диапазоне 0-100°C).\n\nДатчик температуры размещен непосредственно между сенсорными пластинами, обеспечивая быстрое и точное измерение температуры, что позволяет строить вязкостно-температурные зависимости.\n\nВ комплект поставки входит специальное программное обеспечение WinCT-Viscosity. Оно позволяет передавать и накапливать данные на ПК, а также выводить на дисплей и печать графики зависимости вязкости от температуры в режиме реального времени. Также возможно сохранение результатов измерений в виде файлов для дальнейшего анализа.\n\nОтдельно расположенный легкочитаемый дисплей (цифры высотой 13 мм - для отображения вязкости и 11 мм - для отображения температур) соединён с основным устройством кабелем длиной 1,5 м.\n\nСенсорные пластины, датчик температуры и протектор изготовлены из нержавеющей стали. Простота их конструкции обеспечивает лёгкость очищения от остатков образца по окончании измерений.\n\nНа сенсорные пластины для защиты от коррозии нанесено золотое напыление.\n\nОпции\n\nAX-SV-33 – Чашка для образцов (поликарбонат, объем 35-45 мл) - 10 шт.\n\nAX-SV-34 – Чашка для образцов (поликарбонат, объем 10 мл) - 10 шт.\n\nAX-SV-35 – Набор: стеклянная чашка для образцов (стекло, объем 13 мл) - 1 шт., металлический держатель чашки - 1 шт., SV-33 - 1 шт.\n\nAX-SV-36 – Фиксатор - 1 шт.\n\nAX-SV-37 – Водяная рубашка (поликарбонат) - 1 шт.\n\nAX-SV-42 – Аналоговый выход (0-1 В).\n\nAX-SV-43 – Внешний кабель (5 м) для соединения основного устройства и блока дисплея.\n\nДополнительные приспособления\n\nAD-1682 – Аккумуляторная батарея.\n\nAD-1685 – Антивибрационный столик.\n\nAD-8121B – Матричный принтер.\nОсновные технические характеристики синусоидальных вибровискозиметров AND SV-10, AND SV-100\n\n\n\n\nИндекс модели\n\n\n SV-10\n\n\nSV-100 \n\n\n\n\nМетод измерения\n\n\nМетод камертонной вибрации\n\n\n\n\nЧастота вибрации сенсорных пластин\n\n\n30 Гц\n\n\n\n\nДиапазон измерения\n\n\n0,3 – 10000 мПа•c\n\n\n1 – 100 Па•c\n\n\n\n\nТочность измерения вязкости\n\n\n ±3% (1-1000 мПа•c)\n\n\n ±5% (1000 – 100 000 мПа•c)\n\n\n\n\nЕдиница измерения вязкости\n\n\nмПа•c, Па•c, сП, П\n\n\nПа•c, П\n\n\n\n\nПовторяемость\n\n\n1%\n\n\n\n\nМинимальный размер пробы\n\n\n35 мл\n\n\n\n\nИзмерение температуры\n\n\n0 - 160°С (шаг 0,1°С)\n\n\n\n\nТочность измерения температуры\n\n\n0-20°С: ±1°С\n\n\t\t\t20-30°С: ±0,5°С\n\n\t\t\t30-100°С: ±2°С\n\n\t\t\t100-160°С: ±4°С\n\n\n\n\nГабаритные размеры, мм\n\n\nОсновное устройство: 332 × 314 × 536\n\n\t\t\tВыносной дисплей: 238 × 132 × 120\n\n\n\n\nМасса прибора, кг, не более\n\n\nОсновное устройство: 5\n\n\t\t\tВыносной дисплей: 1,3\n\n\n\n\nТип дисплея\n\n\nВакуумно-флуоресцентный\n\n\n\n\nСтандартный комплект поставки\n\n\nадаптер, диск с ПО, 4 чашки для образцов AX-SV-33,\n\n\t\t\tкабель RS-232C (25 pin-9 pin)\n\n\n\n\nИнтерфейс\n\n\nCтандартный RS-232C\n\n\n\n\nИсточник электрического питания\n\n\nОт сети 220 В, через адаптер\n\n\n\n\nДиапазон рабочих температур, °С\n\n\nот +10 до +40\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n "
<https://yarakon.com/p36698095-analizatory-vyazkosti-viskozimetr.html>