<http://schema.org/description>
"Es un equipo fundamental para el tratamiento intensivo neonatal. Consiste en una c\u00E1mara que por medio de temperatura adecuada por convecci\u00F3n y diversos sistemas sofisticados, monitorean el control de peso, respiraci\u00F3n, ritmo card\u00EDaco y actividad cerebral.Las incubadoras para beb\u00E9 constan de tres partes\nprincipales:\nHabit\u00E1culo: es el lugar donde se encuentra el\nreci\u00E9n nacido y lo a\u00EDsla del medio exterior. Est\u00E1 formado por\nparedes transparentes de material de pl\u00E1stico o metacrilato y la\nbase donde se sit\u00FAa el colch\u00F3n. La perdida de calor por radiaci\u00F3n\nse previene con superficies lisas y esquinas redondeadas. Las puertas\ndeben abrirse para poder dar atenci\u00F3n t\u00E9cnica (aseo, sondaje,\npunciones, placas de rayos X e intubaciones) al reci\u00E9n nacido. El\ncolch\u00F3n puede ser de fibra, agua o silicona l\u00EDquida. \n\nGabinete: es una caja de metal o de pl\u00E1stico en\ndonde se encuentra el grupo motor y el soporte de la incubadora. \n\nGrupo motor: es el coraz\u00F3n de la incubadora, en\n\u00E9l se regulan todas las funciones programadas (temperatura del ni\u00F1o,\ntemperatura del ambiente y alarmas de control). La incubadora debe\nestar conectada a la red el\u00E9ctrica en todo momento para dar atenci\u00F3n\nen el momento que sea necesario. El aire exterior pasa a trav\u00E9s de\nun filtro, se calienta mediante un sistema de resistencias y se\nintroduce en el habit\u00E1culo. Las incubadoras se clasifican en los siguientes\ngrupos:\nIncubadoras estacionarias. Se ubican en las  \u00E1reas\nde urgencias, cuidados intensivos, cuidados intermedios y  cuidados\ntransitorios y a veces son colocadas en cuidados fisiol\u00F3gicos.\nIncubadoras de traslado.  Son equipos usados para\ntransportar reci\u00E9n nacidos ya sea dentro de la unidad m\u00E9dica o\nfuera de ella. El traslado puede ser terrestre  o a\u00E9reo.\nRegularmente son m\u00E1s ligeras y m\u00E1s peque\u00F1as para que su movilidad\nsea m\u00E1s sencilla y puedan moverse f\u00E1cilmente en quir\u00F3fanos, salas\nde rayos X, etc. Estas incubadoras deben de:\n-Operar con corriente alterna, corriente directa\ny/o con bater\u00EDa  (120 VAC, 12 VDC, 24 VDC).\n-La estructura  debe ser lo suficientemente\nresistente para poder ser transportada por aire y por tierra.\n-Protecci\u00F3n contra vibraciones y ruido externo.\n-Que sus emisiones electromagn\u00E9ticas no\ninterfieran con medios de transporte a\u00E9reo.\nIncubadora /unidad de calor radiante. Estas\nunidades son la combinaci\u00F3n de una incubadora  neonatal (su\ncapacidad t\u00E9rmica) con una unidad de calor radiante. Este tipo de\nunidades cuentan con control de temperatura, oxigenaci\u00F3n y humedad\ndel aire. &amp;nbsp; "^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.cosmos.com.mx/producto/hypq/incubadoras-neonatales>