量筒

量筒（法语：éprouvette graduée，西班牙语：probeta，英语：graduated cylinder，德语：Messzylinder）是实验室里一种常见的用来测量液体体积的量器，圆筒壁上刻有容积量程，供使用者读取体积。最大衡量容积从几毫升到几升。筒壁自下而上印有刻度，不同规格的量筒拥有不同的分度值。主要由玻璃制作，也有一部分是由塑料制作。用途是按体积定量量取液体，但不可在量筒里混合试剂、进行化学反应。量筒可按造型分为普通量筒和具塞量筒两种。

造型

大型量筒通常是由聚丙烯制作的，因为聚丙烯具有较强的抗性和较高的透明度。对比于玻璃材质的量筒，聚丙烯量筒质量较轻且不易碎。频繁地使用高压釜对聚丙烯量筒进行消毒，量筒的精确度会受到影响，甚至会变形和毁坏。因为高压釜内的温度能够达到121 °C（250 °F）左右，而典型的商用级聚丙烯在177 °C（351 °F）左右会熔化。
普通量筒为细长的圆柱筒状，底座较大，使得量筒比较平稳，可以倾斜30°不倒。但是其独特高度与底盘的面积比还是决定了量筒是属于比较容易翻倒的仪器，因此在使用量筒时应注意防止翻倒。个别量筒在接近顶部处套有一个塑料环，可以在量筒在不小心被碰倒时防止与桌面发生撞击而破碎。量筒顶部有一个尖嘴，便于倾倒液体。
具塞量筒的上部不具有倾出嘴，而是做成收缩状瓶口，内部磨砂，可以盖上瓶塞或者和其他装置相连接。具塞漏斗一般用于量取容易挥发的液体或者容易吸收空气中的水蒸气的液体。具塞量筒一般不直接倒出液体，而是通过导管配合注射器来转移液体。

使用方法

量筒经常用来测量液体的体积，与烧杯和烧瓶相比，量筒能够精确地测量出液体体积，但移液管能够更加精确地测量。在进行定量实验时，则会使用精确度较高的容量瓶或移液管。量筒有时也可以通过排液法来测量固体的体积。
使用前必须清洗，待干燥后，注入溶液时将溶液注至适当的低于所需容量的刻度线上，使用胶头滴管定容。溶液从筒中倾出时要慢慢从嘴倾出，最后将筒口与承受器壁相接触，以移出最后的溶液。
有时在使用前量筒未完全干燥，你可以使用吸水纸擦干，步骤是：取一块长度长于量筒的吸水纸，将其折叠多次，直到可以插入量筒内，然后插入量筒，上下移动数次以吸收量筒内表面的液体。不要试图使用压缩空气去干燥量筒，水不会很快蒸发，而且压缩空气中带有少量油。

读数

量筒有单刻度类型和双刻度类型，前者比较常见。单刻度的量筒刻度数值自下而上增加，可以读出注入量筒的液体的体积。双刻度量筒则增加一列自上而下数值增加的刻度，既可读出注入量筒的液体的体积，也可读出倒出量筒液体的体积。量筒没有零刻度线，而且底部刻度不连续，即量筒的刻度并非从零开始。
在读数时，应将量筒放置于水平的桌面上，保持视线水平，读取液体凹液面的最底端或凸液面的最顶端所对应的刻度。如果仰视读数，会使结果比实际值偏小；如果俯视读数，会使结果比实际值偏大。

用途

广泛应用于科研、大专院校、医疗卫生、工矿企业等单位的化验室，作量取各种不同体积的液体之用，或对不规则的固体物质，作体积计算用，有时也可作玻璃筒或接收器之用，具塞量筒主要是用于易挥发液体的计量，或作溶液的稀释配置之用。任何量筒都是作为计量液体体积之用，切勿用于贮藏液体，因酸液或碱液对玻璃都有侵蚀作用。
但在做大象牙膏这个趣味性化学实验时，为了达到明显的喷出型效果，需要在狭长的容器中进行，这时候量筒就是一个很理想的反应容器。但这实际上并不是一个很规范的做法。因为该反应是放热反应，在量筒中进行该反应会对量筒的准确度造成影响。