移液器

历史

第一个微量移液管由德国人汉斯·施密茨（Dr Hanns Schmitz）于1960年发明。艾本德（Eppendorf ）公司的创始人，海因瑞·奈希勒（Heinrich Netheler）继承了专利权，并于六十年代开始了微型移液器的商业生产。而可调的移液器则是由几个美国威斯康辛州的人共同发明的，主要包括发明家沃伦·吉尔森（Warren Gilson）和威斯康星大学麦迪逊分校的生物化学教授，亨利·拉迪（Henry Lardy）。

称呼

即使各种移液器都有本身特定的描述性称谓，在实际中，任何类型的移液器都会被简单地称为“移液器”或“定量吸管”，通过上下文可以明显地推断出所指的具体种类。有时，处理1至1000微升的移液器会被区别为“微量移液器”（micropipette），而对于更大体积的，则会成为“大量移液器”（macropipette）。

正置换移液器

这种移液器与排气式移液器相类似，但是更少用，通常用于避免污染，或用于体积小、挥发性的或有粘性的物质，比如DNA。主要的差别在于其一次性尖端是一个微量调节注射器（Microsyringe），由塑料制成，包括一个活塞，可以直接排出液体。

容积式移液器

容积式移液器允许使用者极高精度地（四位有效数字）测量溶液体积，这种移液器有一个较大的球状物，上方与一个狭窄的部分相连，这一部分刻有一条刻度线，仅标识出一个体积（类似容量瓶）。典型的型号包括10、25、50毫升体积。容积式移液器常用于从基本原料中配制溶液，或用于准备滴定液。

巴斯德吸管

巴斯德吸管是一种塑料或玻璃移液管，用于转移少量液体，但不标有任何体积的刻度或准线。巴斯德吸管更常被称为滴管、化学滴管。

注射器吸液管

注射器吸液管是一种手持设备，拥有容积式、刻度式移液管和滴定管的全部功能。它被ISO体积A类标准校准。采用玻璃或塑料管，活塞由拇指控制。这种设备应用于多种液体（水溶液、粘性液体、挥发性液体；烃类；精油；混合物），测量范围在0.5mL到25mL之间。这种安排提高了测量精度、操控安全性、可靠性，节省资源，并使得使用范围较广。这种吸液管不需要一次性枪头。

玻璃微量吸管

这种移液管用于微观样品的物理接触，比如显微镜下注射（microinjection）和膜片钳（patch clamp）操作。大多数微量吸管由硼硅酸盐、铝硅酸盐或石英制成，当然也有其他很多种类、型号大小不同的玻璃管。各种组成都拥有不同的性质，决定了他们的适用范围。

移液机器人

移液机器人能够像人一样操作移液管。

校准

移液器的再校准对于使用该仪器的实验室来说是很重要的。通过与标准比较，它可以检验或调整测量仪器，使其接近真实值。移液器的校准，对于保证仪器按预想、在规范下工作是极为关键的。它被认为是个很复杂的工作，因为包括了多个校准步骤中的要素、多个校准标准选择，同时还要考量移液器本身的品质和模型。