光电管

光电管（Phototube）是光电效应的应用之一。利用金属在光照射之下所产生的光电子，再加以测量光电子之最大电压即可测定出光子波长。为了使能产生光电效应的光子频率更广，通常被照射的金属电极会选用游离能较低的碱金属(如：铯)。而窗口的材质取决于需要测定的波长范围。
若波长范围在于可见光之间，可选用普通玻璃作为窗口材质；
波长范围涉及紫外光，常选用石英作为窗口材质；
波长范围在红外光，常以硒化锌、硅元素作为窗口材料。

使用须知

由于制造过程中为了保持光电管中的真空度，会添加额外的碱金属做为去气剂；以及使用过程中，部分碱金属电极因光线照射而成为游离态。使得光电管上经常附着著少许的碱金属。
因此，再进行测量前应对光电管施加一电压，使窗口上的碱金属气化。这个过程也就是在使用分光光度计的前置作业中，所谓的热机。