브라이언송's Ear & Hearing :: [웨이브히어링] 이명(귀울음)스트레스 개선, 이명보청기를 활용한 "이명개선 재활프로그램" 운영
2015.01.16 08:00 보청기_ 핫이슈
생활에 지장을 주는 정도의 난청(청력손실)은 없으나, 일상 생활 순간순간에 이명(귀울음)으로 스트레스를 받고 계신 분들의 문의가 늘어서 웨이브히어링에서는 이명 개선 재활 프로그램을 준비했습니다. 프로그램 구성은 내원 상담 하신 고객들의 축적된 데이터를 토대로 고객들의 니즈를 충분히 반영하여 구성하였습니다. 사진 stylizimoblog.com
이명 개선 재활프로그램
이명으로 인한 스트레스를 호소하시는 분들이라도 특정주파수 대역에 손실 가능성이 높습니다. 이명을 호소하시는 분들은 주로 경미하더라도 고주파수 대역에서 청력손실이 있는 경우가 있습니다. 그러나 일상생활 하는데 문제가 없는 주파수 대역이다 보니 평소 자각이 어려울 수 있기 때문에 세밀하게 청력평가를 주파수 대역별로 진행합니다.
이명과 난청의 상관관계가 높은 만큼 일차적으로 청력평가를 진행해서 청력손실 유무를 구별해서 상담의 방향을 정합니다.
단계 1) 청력평가
1. 40dB 를 넘어가는 청력손실이 있는 경우 > 일반 보청기 (hearing aid)로 접근
2. 정상 건청이거나 경도의 청력손실이 있는 경우 > 이명기능이 탑재된 보청기로 접근
청력을 검사해서 결과를 옮겨놓은 청력도, 즉 오디오그램입니다. 아래 0~20dB 사이가 정상 청력(건청범위)이라고 말하는 범주입니다.
이명을 호소하시는 분들의 경우, 심한 정도는 아니나 아래와 같이 정상범위를 벗어나서 청력손실을 보이는 분들이 많습니다. 좌/우측 정도와 모양은 사람마다 전부 다릅니다. 시간이 지나면서 청력손실 정도나 형태는 달라질 수 있습니다.
단계 2) 이명평가 (이명도검사; Tinnitogram)
본인만 들리는 이명 소리에 대한 강도와 주파수 대역을 찾습니다.
평소 본인이 들리는 이명을 찾기 위해 다양한 검사음을 제공하고 이를 토대로 본인의 이명소리를 찾는 검사입니다.
단계 3) 이명장애지수 설문지 THI (Tinnitus Handicap Index) 작성
이명에 대해 느끼는 주관적인 부분을 지수와 하여서 25개 문항으로 된 설문지를 작성하고 점수화 하여 자신의 이명을 점수로 환산한 지수를 알아봅니다.
단계 4) 이명개선기능이 탑재된 이명보청기에 대한 설명과 상담
현재 출시되고 있는 보청기 제품군 중에서 이명 개선 기능이 탑재된 제품을 선별
보청기 제조사별로 기능(채널 및 이명 알고리즘)을 고려하여 추천
해당 제품: 벨톤, 스타키, 와이덱스, 포낙
제조사별 이명보청기 알고리즘 특성:
A) 스타키- White Noise 방식/ 청력기반 최적적합
B) 와이덱스- 멜로디 방식/ 청력기반 최적적합
C) 벨톤- White, Pink Noise , Narrow Band Noise/ 이명강도 기반 조절
D) 포낙- White, Pink Noise / 청력기반 최적적합
이명 재활 프로그램 추천 제품
Xino Tinnitus 90
형태(타입)
귓속형/오픈형
노이즈 종류
White/ narrow
White/ Pink/ Speech
Music/White
변조음
사용자조절
리모콘기능
※ 특정 회사 제품의 단순 광고나 주변 지인의 의견을 듣고 보청기를 선택하는 것은 올바른 방법이 아닙니다. 개인 이명 특성을 고려한 정확한 이명검사를 토대로 효과가 높을 수 있는 제품을 비교 설명을 듣고 구입하시길 추천합니다. 구입 후에도 이명의 변화, 청력의 변동에 따른 추가적인 조절을 받으셔야 하기 때문입니다.
단계 5) 이명개선재활프로그램 2개월 적응
제품 착용 후 2주마다 FU을 통해서 이명보청기 미세조절, 설문지 평가, 추가상담 과정을 통한 적응과정을 진행
※ 이명 개선을 위한 제품별 음원 특성을 비교할 수 있게 제시해 드립니다.
※ 프로그램 비용은 이명보청기를 착용하시고 2개월 적응과정 동안 사용되는 비용입니다.
(2개월 사용 후 효과가 있으시면 구입하는 프로그램입니다.)
단계 6) 2개월 적응기간 중 총 4회 조정기간의 피드백 과정을 통해 반납/구매 결정
이명보청기 소리조절 시점: 첫 착용후 2주, 4주, 6주, 8주
4주차와 8주차 때 이명기능성지수 평가 TFI (Tinnitus Functional Index)
4주차와 8주차 작성한 평가지를 통한 자기 피드백 과정/평가
마지막 단계) 이명 개선 재활프로그램 2달 과정을 거쳐서 사용해보시고, 구매를 결정하신 분들은 정기적/ 비정기적으로 이명의 변화나 청력의 변동이 있으신 경우 추가 미세 조절을 통해서 케어를 받으실 수 있습니다.
[웨이브히어링] 이명보청기, 이명과 청력손실이 동반된 경우 이명 스트레스 감소를 위한 선택 (케이스리뷰)
이명(귀울음)과 청력손실이 동반된 경우
이명보청기를 활용한 이명 개선 재활프로그램 (2개월)
이명스트레스를 줄일 수 있는 방법을 안내합니다.
보청기전문센터그룹 웨이브히어링은 대한민국 국민 70%가 사용하고 있는 세계적 브랜드를 청각전문 서비스를 통해서 케어해 드리는 보청기 전문센터입니다.
이명 개선 재활프로그램 운영센터 - 웨이브히어링 종로ㅣ웨이브히어링 강남
이명보청기 상담문의 02) 736-9966
보청기 브랜드 과연 얼마나 아시나요? 한 눈에 들어오는 전세계 보청기 맵(지도), 6/80 (0)
클라우드펀딩으로 탄생한 초소형보청기 나노플러그, 완성된 결과를 본 기부참여자의 반응은? (0)
TAG (Tinnitus Functional Index), (이명도검사; Tinnitogram), 귀울음, 벨톤, 벨톤보청기, 보청기 방향선택, 보청기 상담, 보청기처방, 브라이언송, 스타키, 스타키 벨톤, 스타키보청기, 오픈형보청기, 와이덱스, 와이덱스 보청기, 웨이브히어링, 웨이브히어링 강남, 이명, 이명 귀울음, 이명 난청, 이명 소음, 이명 스트레스, 이명과 청력손실, 이명기능성지수, 이명스트레스, 이명장애지수 설문지 THI (Tinnitus Handicap Index), 이명치료, 이명크기, 포낙, 포낙보청기, 서울특별시 종로구 종로1.2.3.4가동
박영조 2015.01.16 09:42 신고 댓글주소 수정/삭제 댓글쓰기
이명 재활 프로그램! 정말 알찬 포스팅인 것 같습니다^^
특히, 단계 4의 각제조사 별로의 차이점을 나열해주신 점 큰 도움이 되었습니다!
브라이언송 2015.01.16 10:43 신고 댓글주소 수정/삭제
2015.02.06 00:24 댓글주소 수정/삭제 댓글쓰기
브라이언송 브라이언송 2015.02.06 13:12 신고 댓글주소 수정/삭제
안녕하세요, 선생님께서 남겨주신 본인의 이명과 난청 내용외에 주파수별 청력상태를 정확하게 알고 상담을 드려야 되는 부분이 있습니다. 이명의 경우도 최근 증상을 토대로 상담을 받으시는게 좋겠구요. 선생님처럼 이명으로 인한 이명보청기 효과에 대한 반응을 사전에 확인해 보시라는 차원에서 2개월 프로그램을 운영중에 있습니다. 사용해보시면서 중간중간 조정과정을 통해서 자신의 이명 변화와 난청에 도움이 되는지를 스스로 확인해보실 수 있습니다.
예약 후 내원해주시면 상세하게 상담드립니다. 02)736-9966
2015.02.06 21:35 댓글주소 수정/삭제 댓글쓰기
브라이언송 브라이언송 2015.02.09 19:06 신고 댓글주소 수정/삭제
답변이 조금 늦어 죄송합니다. 우선 주파수별로 좌측/우측 청력손실 정도를 먼저 평가를 합니다. 이명이 존재하면서 전주파수 대역에서 청력이 20dB내외로 정상범위에 있는 분들은 의외로 적습니다. 대부분 약간의 청력손실을 갖고 있다는 말씀입니다. 정도가 상당히 미약해서 경도 난청으로 속하실 겁니다. 그런데 40dB 이상은 실제로 보청기를 통한 증폭만 해주어 주변소리가 잘 들려면서 자신의 이명에 대한 반응이 상쇄되는 느낌을 받는 분들이 많이 계십니다. 그리고 위에 언급한 이명 보청기의 경우 증폭, 이명, 증폭+이명 기능이 되어 있다보니 사용자분의 이명과 난청정도(가벼운 경도난청 부분까지 감안)를 고려하여 조절이 가능합니다. 또한 시간의 경과로 인하여 이명 강도및 증폭의 정도로 달리 조정이 가능합니다.
1 ··· 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ··· 1242