bagaimana memahami fitur penghitung partikel?
menggunakan penghitung partikel relatif sederhana; bagaimanapun, memahami fitur yang membedakan counter terkadang bisa menjadi tantangan. istilah berikut biasanya digunakan untuk menjelaskan akurasi, efisiensi, dan atribut lain dari penghitung partikel optik (opc).  
mode hitung: mode penghitungan menentukan bagaimana penghitung partikel menampilkan data kepada pengguna. concentration dan totalize adalah dua mode penghitungan tipikal, dan bisa menambahkan mode audio juga. mode konsentrasi mengambil sampel sejumlah kecil udara kemudian menghitung nilainya berdasarkan pengaturan volume (cm3 atau ft3) di penghitung.   
mode totalize memungkinkan pengguna untuk melihat jumlah partikel aktual saat mereka terakumulasi hingga akhir sampel. mode audio berguna saat mencari area dengan level partikel yang melebihi parameter yang telah ditentukan. setelah level terlampaui, penghitung akan memberi tahu pengguna dengan suara.  
penghitungan nol: penghitungan nol adalah ukuran akurasi penghitung partikel, dan harus diambil sebelum digunakan dan secara berkala setelahnya, atau saat dicurigai adanya kesalahan pengambilan sampel. filter hitungan nol dipasang ke penghitung partikel sesuai instruksi pabrik, kemudian penghitung dijalankan selama 15 menit. penghitung seharusnya tidak mendeteksi lebih dari satu partikel yang lebih besar dari 0,3 μm dalam periode lima menit.  
coincidence loss: coincidence loss terjadi ketika dua partikel melintasi pancaran cahaya penghitung secara bersamaan, menciptakan pulsa tunggal dan menghasilkan hitungan partikel tunggal. jenis kesalahan ini terjadi lebih sering karena konsentrasi partikel meningkat dalam sampel. menurut fed-std-209e, kehilangan kebetulan harus kurang dari 10%.  
efisiensi penghitungan: probabilitas penghitung akan merasakan dan menghitung partikel yang melewati volume sampel. efisiensi penghitungan adalah fungsi dari ukuran hingga ambang sensitivitas minimum, di atasnya semua partikel dideteksi dan dihitung. efisiensi penghitungan 50% pada ambang batas paling sensitif biasanya dianggap optimal, dan memfasilitasi perbandingan yang konsisten antara penghitungan dari opc dan instrumen resolusi tinggi.  
sensitivitas: kemampuan perangkat untuk mendeteksi ukuran partikel kecil pada efisiensi penghitungan tertentu. dt-9880 / dt-9881 mendeteksi 0,3 μm pada efisiensi penghitungan 50%.  
resolusi: kemampuan perangkat untuk mendeteksi perbedaan menit dalam ukuran partikel. resolusi sensor dipengaruhi oleh keseragaman iluminasi di seluruh volume sampel, variasi laju aliran, dan kualitas relatif sistem optik. sensor yang tidak sejajar atau dioda laser yang rusak akan menyebabkan resolusi yang buruk.  
tempat umum yang dapat digunakan:  
- personel hvac untuk memeriksa ventilasi atau menemukan kebocoran  
- profesional iaq akan memeriksa suhu, kelembapan, dan menemukan jamur atau masalah kontaminasi lainnya  
- pengujian filter  
- memeriksa tingkat kontaminasi bilik cat semprot  
- kemasan cleanroom  
- binatu kamar bersih
total station adalah alat survei yang berfungsi untuk melakukan pemetaan secara modern dan perencanaan konstruksi bangunan. total station dirancang untuk mengukur jarak horizontal dan kemiringan, sudut dan ketinggian vertikal dalam survey topografi dan pekerjaan geodetik secara otomatis.
hasil pengukuran dapat direkam ke dalam memori internal dan dapat ditransfer ke komputer atau pc. kemampuan dasarnya yaitu dapat melakukan pengukuran dengan rentang jarak yang jauh, cepat, dan akurat.