srm
målinger der udføres parallelt med ams. parallelmålinger udføres af et akkrediteret  
målefirma efter standardiserede reference metoder.
short term average gennemsnitsværdier mellem 1 og 60 minutter.
målinger der udføres parallelt med ams. parallelmålinger udføres af et akkrediteret  
målefirma efter standardiserede reference metoder. st der skal overholdes 100% en17255der bliver lavet en optælling og afskæring af målinger udenfor målerinterval for alle målte komponenter. herved udlignes forskellen mellem komponenter målt via bus og 4-20ma.  
i henhold til en17255-7.3 må man afskærer fld ved max målerinterval (over niveauet for måleområdet). afskæring skal flages men ikke optælles i afskæringsrapport. afskæring grundet målerinterval visualiseres i optællingsrapporten  
eksempel:  
– ams benytter et måleinterval der hedder 0-200.  
– afskæring er 200.  
– ams værdi er 210.  
– fld bliver i reportloq defineret som 200  
fld bliver optalt i optællingsrapporten men skal ikke optælles på afskæringsrapport. hvis afskæring havde været mindre end måleintervallet, skulle den have været optalt på afskæringsrapport og ikke i optællingsrapport.
classicfld afskæres i henhold til afskæringsniveau, og visualiseres i afskæringsrapport.  
eksempel:  
– ams benytter et måleinterval der hedder 0-200.  
– afskæring er 200.  
– ams værdi er 210.  
– fld bliver i reportloq defineret som 200  
fld bliver optalt i afskæringsrapport. automatisk målende system. målesystem, som ejes og drives af anlægget og som benyttes til miljørapportering. alle værdier har en asteriks tilknyttet, som uddyber hvorledes værdien tolkes i reportloq.
 er listet i prioriteret rækkefølge.
fld (first level data):
t = test data
p = anlæg ikke aktiv
s = anlæg stoppet
d= ams forkastet (plexer…)
c = ams i vedligehold
m = ams i fejl
r = erstatningsværdi
v = valid
sta (short time average):
en = miljørapportering ikke relevant
vr = erstatningsværdi
nv = ikke valid
va = valid men overskredet
vp = valide data med sekundær erstatning
vd = valide data
lta (long time average):
en = miljørapportering ikke relevant
vr = erstatningsværdi
nv = ikke valid
va = valid men overskredet
vp = valide data med sekundær erstatning
vd = valide data sta grænseværdi der skal overholdes typisk 95/97% af tiden på årsbasis. på cems billedet vises følgende kolonner.
råværdi.visualisere rå signal til reportloq, typisk er det samme værdi, som kan aflæses på ams.
qal3-kalibreret værdi.  
rå værdi påtrykt qal3 a & b værdier (qal3 = råværdi x qal3b + qal3a).
qal2-kalibreret værdi.qal3 værdi påtrykt qal2 a & b værdier (qal2 = qal3 x qal2b + qal2a).
korrektion.  
lister hvilke korrektionsfaktorer den pågældende komponent påtrykkes for at opnå referencetilstand. korrektionsfaktorernes værdi er listet nederst til venstre på cems billedet i afsnit “korrektionsfaktorer”.
korrigeret værdi.  
qal2 værdi påtrykt korrektioner, hvorved komponenten henføres til referencetilstand.
konf. interval.  
konfidensinterval der benyttes til at validere miljøværdier.
kvalitetssikret værdi.  
korrigeret værdi fratrukken konfidensinterval, dog kan værdien ikke blive mindre end 0. værdien hedder også valideret værdi.  
kalitetssikret værdi = korrigeret værdi – konfidensinterval.
valid.  
grøn flue ben = signalet er godt og kan bruges i efterfølgende aggregeringer.  
rød = signalet er ikke godt og forkastes i efterfølgende aggregeringer.  
hvis muse markøren holdes henover valid iconet, vil der komme en detaljeret pop-up, der viser hvilke signaler, der kan validrere komponenten.
xx min. gns.  
aggregeret sta. typisk 30/60 minutters sta værdi.
x dag gns. / måneds gns. / Års gns.  
aggregeret lta baseret på sta der er 2 måder at efterkontrollere fld beregninger
metode 1.aktivere knappen vis beregninger.
metode 2.  
aktivere den korrigeret værdi for den komponent der skal efterkontrolleres med musen.  henviser til reportloq versionen inden en17255 blev implementeret.
historie: den længe ventede norm for miljørapporteringssystemer en17255-1 blev vedtaget i 2019. før frigivelse af normen, fandtes der kun anbefalinger for miljørapportering. det har derfor været svært entydigt at stadfæste hvorledes data skulle valideres og beregnes. det har medført, at hver enkel leverandør har lavet fortolkninger, ud fra egne erfaringer, dog med støtte i tilgængelige metode blade (reportloq “”). resultatet har ikke været tilfredsstillende for hverken leverandør, slutbruger eller miljøinstans.
i reportloq er der brugt meget tid på at udvikle og kvalitetssikre opfyldelse af den nye norm, og det er olicem’s anbefaling, at ”” kunder ændrer miljørapporteringen til at følge en 17255:2019. der er allerede nu henvisninger i gældende metodeblade, og typisk vil der i forbindelse med en revurdering af et værks miljøgodkendelse blive henvist til en 17255. hvis co2 sammenlignes med en anden co2 beregnet under en anden o2 reference, vil co2 niveauet afvige betragteligt. som erstatningsværdi for h2o anvendes 0 volumen pct. eller den lavest mulige volumen pct. for anlægget (i henhold til bek 1412 af 21/12/2012 §3). som erstatningsværdi for o2 anvendes 3 volumen pct. eller den lavest mulige volumen pct. for anlægget (i henhold til bek 1412 af 21/12/2012 §3). som erstatningsværdi for temperatur anvendes den lavest mulige røggastemperatur for anlægget i °c (i henhold til bek 1412 af 21/12/2012 §3). som erstatningsværdi for tryk anvendes 1063 hpa (i henhold til bek 1412 af 21/12/2012 §3). en 17255 & classichistoriske erstatningsværdier er i løbet af året højeste måling en uge tilbage (som foreskrevet til nox beregninger iht. bek nr. 723 af 24/06/2011), og ved årets udgang et gennemsnit af valide intervaller plus to gange målerens standardafvigelse iht. 601/2012 artikel 45. o2 referencen er sat til 0 % i henhold til bek 1412 af 21/12/2012 §4. reference tilstanden kan dog ændres, da det ikke vil påvirke den beregnede udledte mængde, eftersom o2 udligner sig når der multipliceres med flow. data acquisition and handling system henviser til miljørapporteringssystemet som i dette tilfælde er reportloq og det hardware der er anvendt hertil. miljø grænse værdi aktuel udledning i referencetilstand fratrukken konfidensinterval.
benyttes til kontrol af grænseværdier. i reportloq er der brugt meget tid på at udvikle og kvalitetssikre opfyldelse af den nye norm, og det er olicem’s anbefaling, at ”classic” kunder ændrer miljørapporteringen til at følge :2019. der er allerede nu henvisninger i gældende metodeblade, og typisk vil der i forbindelse med en revurdering af et værks miljøgodkendelse blive henvist til . first level data  
de loggede data. i reportloq logges data med faste intervaller. kan indstilles mellem hvert 10. og 60. sekund. til emissionsrapportering der krav om logning hvert 10. sekund. en 1725566% af intervallet skal være miljørapportering aktiv.
classichele intervallet (typisk 30 eller 60 minuts interval) skal være i miljørapportering aktiv. en 17255 & classicreferencetilstanden kan ses under virksomhedsinfo. typisk beregnes sta værdier ved 273,15 k, 1013 hpa, 0 % h2o og ved 0 % o2 en 17255  
beregnes på baggrund af sta værdi for f.eks. 30 eller 60 min.
classicberegnes på baggrund af lta værdi for døgn. en 17255efter qal2 korrektion aggregeres fld værdierne til sta værdier. efterfølgende beregninger (referencetilstand, validering) foretages på sta værdier.
classicalle beregninger fra rå-værdi til kvalitetssikret værdi udføres på fld værdier. i tilfælde af vedligehold eller fejl anvendes der konstanter som fld erstatningsværdi for o2, h2o, temperatur & tryk. benyttede konstanter er listet under virksomhedsinfo. en 17255emisionsværdi: det er ikke muligt for primære målinger at benytte erstatningsværdier grundet ams i vedligehold. vedligehold tæller som udetid.
grønne værdier: historiske erstatningsværdier er i løbet af året højeste måling en uge tilbage (som foreskrevet til nox beregninger iht. bek nr. 723 af 24/06/2011)
classicemisionsværdi: der er mulighed for at benytte erstatningsværdier ved ams i vedligehold.
grønne værdier: historiske erstatningsværdier er i løbet af året højeste måling en uge tilbage (som foreskrevet til nox beregninger iht. bek nr. 723 af 24/06/2011) en 17255hvis ovnen minimum har været 10% aktiv i lta perioden beregnes måneds lta.
classicalle valide døgn lta benyttes til beregning af måneds lta en 17255beregnes kun på baggrund af ovn status: op/nedkørsel + drift.
classic  
mulighed for at benytte ebk signal til bestemmelse af, om beregning af masse er relevant der bliver tilføjet en ny optællingsrapport som viser tendenser samt en start/stop rapport som viser anlæggets driftsstatus for året.
detaljermere om: interval, optælling  
mere om: driftstid, start/stop long term average gennemsnitsværdier på en dag eller mere. er i reportloq 1 dag eller 1 måned. σ0 = ams kvalitetskravet multipliceret med 1,96. short term average gennemsnitsværdier mellem 1 og 60 minutter.