کپیلاری چیست ؟
در بسیاری موارد، میان دیافراگم سیل و تجهیزات اندازه گیری فشار، از تجهیزی به نام کپیلاری به منظور حذف یا به حداقل رساندن اثرات دما سیال به روی تجیهزات اندازه گیری فشار استفاده می شود. ولی باید این نکته را در نظر داشت که استفاده ار کپیلاری بر زمان پاسخگویی (response time) کل سیستم تاثیر می گذارد و منجر به افزایش آن می شود.
وجود خمش یا قوس داشتن میان یاتاقان‌های تکیه‌گاهی
-          توزیع غیر یکنواخت سیال در روتور
-          خلل و حفره در روتور
-          قطعات هرز شده و لق بر روی روتور
-          عدم تراز بودن مسیر رانش با محور روتور
-          هم تراز نبودن یاتاقان‌ها به محور نیرو وارد کرده و آن را قوس می‌دهد
-          از بین رفتن تلرانس‌های بین قطعات مونتاژ شده بر روی روتور
-          وزن معلق تحت نیروی ثقل محور محرک را خمیده می‌کند
-          قطرهای مختف المرکز بر روی روتور که ناشی از ساخت می‌باشد و قطعات روی روتور هم مرکز نشده‌اند
-          شانه‌ای‌های روی روتور خارج از میدان محور دوران ساخته شده‌اند