نشت یاب فریون hld-100
نشت یاب الیتک hld-100
نشت یاب الیتک cpu-1g با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته نشت‌یابی، استفاده آسان و عملکرد قابل اطمینان با دقت بالا دارای کیف آلومینیومی قابل حمل.
موارد استفاده:
می‌تواند برای شناسایی تمام گازهای هالوژنی مورد استفاده قرار گیرد.
امکانات اصلی :
قابلیت تنظیم درجه حساسیت در هر زمان و تنظیم اتوماتیک برای بهترین شرایط نشت‌یابی.
با ic داخلی و مدار الکتریکی با مصرف انرژی پائین، پایداری بیشتر و طول عمر بالاتر.
دارای نشانگر برای نمایش مقدار باتری.
سنسور با کارایی بالا، حساسیت بیشتر و طول عمر بالاتر.
سنسور قابل تعویض برای استفاده تا 30 ساعت شرایط کارکرد عادی
پارامترهای فنی :
دمای محیط کار: c°52 ~  c°0
حداکثر حساسیت 3 گرم در سال برای تمام گازهای هالوژنی
حداکثر حساسیت 16 گرم در سال برای r12 , r22 , r134a
عمر باتری : 50 ساعت استفاده در شرایط عادی
زمان تشخیص : به سرعت
حالت کارکرد : مداوم و بدون محدودیت
طول خرطومی: 20 سانتیمتر
6 ثانیه بعد از روشن شدن می تواند شروع به نشت‌یابی کند.
2 تا 10 ثانیه بعد از خاموش و روشن شدن می تواند شروع به نشت یابی مجدد کند.
باتری : 2 عدد باتری آلکالاین
وسایل همراه با نشت یاب الیتک cpu-1g
کیف قابل حمل آلومینیومی
سه عدد سنسور اضافه
دستگاه نشت یاب گاز کولر
دستگاه نشت یاب گاز کولر الیتک wjl-6000 با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته نشت‌یابی و استفاده آسان و عملکرد قابل اطمینان دارای ابعاد کوچکی نیز می‌باشد و جزو نشت‌یاب‌های ارزان به حساب می‌آید.
موارد استفاده:
می‌تواند برای شناسایی تمام گازهای هالوژنی مورد استفاده قرار گیرد.
برای گازهای غیر هالوژنی نظیر گازهای cfc مانند r500 , r503 ,r12 , r11 , و مانند آنها کاربرد دارد.
برای گازهای غیر هالوژنی نظیر گازهای hcfc مانند  r123 , r22 ,r502 , r124 , و مانند آنها مورد استفاده است.
گازهای غیر هالوژنی hfc مانند r404s , r134a, r125 , r404s , و مانند آنها مناسب می باشد.
همچنین گازهای , hp62 , az-50 ,mp39 را نیز شامل میشود.
شناسایی اتیلن‌اکسید (ethylene oxide) که در تجهیزات استریل بیمارستانی استفاده می‌شود.
شناسایی sf-6 در مدارهای الکتریکی جزو توانایی‌های دستگاه است.
برای شناسایی مواد پاک‌کننده در صنعت خشکشویی.
امکانات اصلی :
قابلیت تنظیم درجه حساسیت، در هر زمان و تنظیم اتوماتیک برای بهترین شرایط نشت‌یابی.
با ic داخلی و مدار الکتریکی با مصرف انرژی پائین، پایداری بیشتر و طول عمر بالاتر.
دارای نشانگر برای نمایش مقدار باتری.
سنسور با کارایی بالا، حساسیت بیشتر و طول عمر بالاتر.
پارامترهای فنی :
دمای محیط کار: c°52 ~  c°0
حداکثر حساسیت 6 گرم در سال برای تمام گازهای هالوژنی
عمر باتری: 50 ساعت استفاده در شرایط عادی
زمان تشخیص: به سرعت
حالت کارکرد: مداوم و بدون محدودیت
طول خرطومی: 20 سانتیمتر
ابعاد: 22.96.56.5 سانتیمتر
6 ثانیه بعد از روشن شدن می‌تواند شروع به نشت‌یابی کند.
2 تا 10 ثانیه بعد از خاموش و روشن شدن می‌تواند شروع به نشت‌یابی مجدد کند.
باتری: 4 عدد باتری aaa
وسایل همراه با 
کیف قابل حمل