Utilisation conforme – IKA KS 130 control User Manual
Page 36
ge de la fréquence d'agitation soit sur la butée gauche, car l'ap-
pareil commence à tourner sur la dernière fréquence d'agitation
réglée. Lors du réglage du fréquence d'agitation, veillez aux réci-
pients se trouvant sur la table à secousses. Ceci pour éviter d'as-
perger le liquide se trouvant dans les éprouvettes.
Les accessoires utilisés dans le processus d'agitation et les réci-
pients placés doivent être bien fixés.
Les récipients mal fixés peuvent être endommagés ou projetés et
blesser les personnes présentes. La fixation des récipients à
secouer et celle des supports doivent se faire à intervalles régu-
liers et, surtout, être contrôlées avant chaque nouvelle mise en
service.
En cas de fonctionnement bruyant et irrégulier, réduisez la
vitesse de l'appareil jusqu'à disparition du phénomène.
Durant l'agitation, si le chargement et la position du centre de
gravité sont incorrects, des forces dynamiques entraînent le
déplacement de l'agitateur vibrant sur la table. Reportez-vous
au diagramme du paragraphe "Poids de charge" plus de rens-
eignements sur les restrictions de chargement (ou du poids de
charge) à hautes fréquences d'agitation.
Si une coupure de courant se produit durant l'agitation, l'ap-
pareil se relancera automatiquement dès le rétablissement de
l'alimentation.
De plus, l'utilisateur ne doit mélanger avec l'appareil que des sub-
stances ou des mélanges de substances dont il sait que l'apport
d'énergie provoqué par l'agitation est neutre. Ceci est également
valable pour l'apport en énergie par rayonnement solaire au cours
de l'agitation.
Vérifiez le bon positionnement des récipients: au centre si
vous utilisez peu de récipients, sinon de manière uniforme sur
la surface de la table.
Durant l'agitation, si le chargement et la position du centre de
gravité sont incorrects, des forces dynamiques entraînent le
déplacement de l'agitateur vibrant sur la table.
Autres sources de danger pour l'utilisateur: utilisation de
matériaux inflammables.
L'appareil KS 130 basic et KS 130 digital ne doit pas être utilisé
36
032007
dans des environnements exposés aux explosions, pour le mélan-
ge de matières dangereuses ni sous l'eau.
Ne montez les accessoires qu'après avoir débranché la prise de
courant. La protection de l'utilisateur n'est plus assurée lorsque
l'appareil fonctionne avec des accessoires non livrés ou recom-
mandés par le fabricant, ou si l'utilisation de l'appareil n'est pas
conforme, contre les prescriptions du fabricant.
Lors de l'entretien, le câblage choisi par IKA doit être refait à l'in-
dentique!
L'appareil se coupe automatiquement en cas de changement
trop brusque de la vitesse de consigne. Evitez tous chocs sur la
table vibrante.
En effet, même des petits dommages indicibles peuvent
endommager la suspension du moteur. Une utilisation précau-
tionneuse garantit un fonctionnement sûr et allonge la durée de
vie de l'appareil.
Le KS 130 basic et le KS 130 control, grâce à l'utilisation de dif-
férents supports, conviennent pour le mélange de liquides dans
des bouteilles, ballons, tubes à essais et cuvettes, avec un poids
de chargement maximal de 2 kg.
Il peut être utilisé en laboratoire. Le mouvement de la table
vibrante (et des récipients se trouvant dessus) est approxima-
tivement circulaire bzw horizontal.
Pour une utilisation conforme, l'appareil doit être posé sur une
surface stable, plane et non glissante. En outre, aucun objet ne
doit être placé trop près de l'agitateur vibrant.
Utilisation conforme