title: Direttiva 2009/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )

text:
               16.5.2009

               IT

               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

               L 122/6

      DIRETTIVA 2009/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

   del 23 aprile 2009
   relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico
   (Versione codificata)
   (Testo rilevante ai fini del SEE)
   IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
   visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
   vista la proposta della Commissione,
   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
   deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
   considerando quanto segue:

               (1)

               La direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (3) è stata modificata in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla sua codificazione.

               (2)

               Gli Stati membri sono tenuti a tutelare il pubblico contro la possibilità di risultati scorretti di operazioni di pesatura effettuate mediante strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati in talune categorie di applicazioni.

               (3)

               In ciascuno Stato membro sono in vigore disposizioni di carattere imperativo che fissano, in particolare, i necessari requisiti di prestazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, specificando caratteristiche metrologiche e tecniche, nonché le relative procedure di ispezione prima e dopo l'immissione in servizio; tali disposizioni imperative non implicano necessariamente livelli di tutela differenti da uno Stato membro all'altro, ma, a causa delle loro discordanze, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità.

               (4)

               La presente direttiva dovrebbe prevedere i requisiti essenziali e di carattere imperativo metrologici e di prestazione relativi agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Al fine di agevolare la prova della conformità ai requisiti essenziali è necessario disporre di norme armonizzate a livello europeo, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche metrologiche, di progettazione e di costruzione, in modo tale che gli strumenti che soddisfano tali norme armonizzate possano essere considerati conformi ai requisiti essenziali. Tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono rimanere norme di carattere non imperativo; a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione di norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali (5) per la cooperazione tra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e i tre suddetti organismi, sottoscritti il 28 marzo 2003.

               (5)

               Sono state adottate diverse direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (6); ognuna delle suddette direttive dispone l'apposizione della marcatura CE. La Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 (7) concernente un approccio globale in materia di certificazione e di prove, ha proposto la creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE di conformità avente un simbolo grafico comune. Nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (8), il Consiglio ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l'utilizzo della marcatura CE. I due elementi fondamentali della nuova strategia da applicare sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità.

               (6)

               Per un'efficace tutela degli utilizzatori e dei terzi è necessaria una valutazione della conformità ai relativi requisiti metrologici e tecnici; le procedure di valutazione della conformità attualmente in vigore differiscono da uno Stato membro all'altro. Per evitare molteplici valutazioni della conformità che effettivamente rappresentano ostacoli alla libera circolazione degli strumenti, è opportuno prevedere disposizioni di reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità da parte degli Stati membri. Per agevolare il reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità, occorre definire procedure a livello comunitario nonché criteri per la designazione degli organismi incaricati di espletare le operazioni relative alle procedure di valutazione della conformità.

               (7)

               È quindi essenziale far sì che tali organismi designati garantiscano un elevato livello qualitativo in tutta la Comunità.

               (8)

               La presenza della marcatura CE di conformità e del contrassegno recante la lettera M su uno strumento per pesare a funzionamento non automatico deve costituire una presunzione della conformità di detto strumento con la presente direttiva e deve rendere quindi superfluo ripetere le operazioni di valutazione della conformità già effettuate.

               (9)

               La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B,

         HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
   CAPITOLO 1

      AMBITO DI APPLICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

   Articolo 1
   1.   La presente direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
   2.   Ai fini della presente direttiva si distinguono le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguenti:

               a)

                           i)

                           la determinazione della massa per le transazioni commerciali;

                           ii)

                           la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo;

                           iii)

                           la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;

                           iv)

                           la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

                           v)

                           la determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

                           vi)

                           la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di imballaggi prefabbricati;

               b)

               tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alla lettera a).

         Articolo 2
   Ai fini della presente direttiva, s’intende per:

               1)

               «strumento per pesare» uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso; uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa;

               2)

               «strumento per pesare a funzionamento non automatico» o «strumento» uno strumento per pesare che necessita l'intervento di un operatore durante la pesatura;

               3)

               «norma armonizzata» una specificazione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) oppure da due o tre dei suddetti organismi, su mandato della Commissione e conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (9), e agli orientamenti generali per la cooperazione fra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organismi, sottoscritti il 28 marzo 2003.

         Articolo 3
   1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni perché solo gli strumenti che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva possano essere immessi sul mercato.
   2.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché possano essere messi in servizio, per gli impieghi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), solo gli strumenti che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva e che a tal titolo sono muniti della marcatura CE prevista dall'articolo 11.
   Articolo 4
   Gli strumenti utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell'allegato I.
   Qualora uno strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non siano utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), detti dispositivi non sono sottoposti a tali requisiti essenziali.
   Articolo 5
   1.   Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.
   2.   Gli Stati membri non ostacolano l'immissione in servizio per le utilizzazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), degli strumenti che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.
   Articolo 6
   1.   Gli Stati membri presumono la conformità ai requisiti essenziali definiti all’allegato I, per quanto riguarda gli strumenti conformi alle norme nazionali di attuazione delle norme armonizzate conformi a tali requisiti.
   2.   La Commissione pubblica i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
   Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali di cui al paragrafo 1.
   Articolo 7
   Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non soddisfino interamente i requisiti essenziali definiti nell’allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, in seguito denominato «comitato», specificando la sua posizione.
   Il comitato formula senza indugi un parere.
   Alla luce del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se occorra o meno ritirare dette norme dalle pubblicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
   Articolo 8
   1.   Qualora uno Stato membro ritenga che strumenti recanti la marcatura CE di conformità di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, non soddisfino i requisiti della presente direttiva, benché siano correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare tali strumenti dal mercato o per vietarne o limitarne l'immissione in servizio e/o sul mercato.
   Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione in merito a una misura di questo tipo e motiva la propria decisione precisando, in particolare, se la mancanza di conformità è dovuta:

               a)

               al mancato rispetto dei requisiti essenziali definiti nell’allegato I, qualora gli strumenti non soddisfino le norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

               b)

               ad una scorretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

               c)

               a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

         2.   La Commissione procede quanto prima alla consultazione delle parti interessate.
   Dopo questa consultazione, la Commissione ne comunica immediatamente il risultato allo Stato membro che ha intrapreso l'azione. Se essa ritiene che la misura adottata sia giustificata, ne informa immediatamente anche gli altri Stati membri.
   Se la misura è stata adottata in base a lacune delle norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, sottopone la questione al comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso le misure intende mantenerle ed avvia quindi la procedura di cui all'articolo 7.
   3.   Se uno strumento non conforme è munito della marcatura CE di conformità, lo Stato membro competente deve prendere le debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura ed informare a riguardo la Commissione e gli altri Stati membri.
   4.   La Commissione provvede a che gli Stati membri siano informati degli sviluppi e dell'esito di tale procedura.
   CAPITOLO 2

      VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

   Articolo 9
   1.   La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I può essere attestata, a scelta del richiedente, con una delle procedure seguenti:

               a)

               l'esame CE del tipo di cui all'allegato II, punto 1, seguito dalla dichiarazione CE di conformità (garanzia della qualità della produzione) al modello di cui all'allegato II, punto 2, oppure dalla verifica CE di cui all'allegato II, punto 3;
               tuttavia, l'esame CE del tipo non è obbligatorio per gli strumenti non contenenti dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misurazione del carico non utilizza molle per controbilanciare il carico,

               b)

               verifica CE dell'unità di cui all'allegato II, punto 4.

         2.   I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui al paragrafo 1 devono essere redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui dette procedure vengono espletate oppure in una lingua accettata dall'organismo notificato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1.
   3.   Qualora gli strumenti siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità, questa indica la presunta conformità degli strumenti alle disposizioni di queste altre direttive.
   Tuttavia, nel caso in cui una o più delle direttive applicabili agli strumenti lascino al fabbricante, durante un periodo transitorio, la facoltà di scegliere il regime da applicare, la marcatura CE di conformità indica soltanto la conformità alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle direttive applicate, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti da tali direttive e che accompagnano gli strumenti.
   Articolo 10
   1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 9, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati, e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco degli organismi notificati in cui figurano il loro numero di identificazione, nonché i compiti per i quali essi sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
   2.   Gli Stati membri applicano i criteri minimi fissati all'allegato V per la designazione degli organismi. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri stabiliti dalle relative norme armonizzate soddisfino i criteri fissati nel suddetto allegato.
   3.   Lo Stato membro che ha designato un organismo ne revoca la designazione se questo organismo non soddisfa più i criteri di designazione di cui al paragrafo 2. Detto Stato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e ritira la notifica.
   CAPITOLO 3

      MARCATURA CE DI CONFORMITÀ ED ISCRIZIONI

   Articolo 11
   1.   La marcatura CE di conformità e gli ulteriori dati richiesti secondo quanto specificato nell'allegato IV, punto 1, devono essere apposti in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità CE.
   2.   Le iscrizioni di cui all'allegato IV, punto 2, devono essere apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile su tutti gli altri strumenti.
   3.   È vietato apporre sugli strumenti marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli strumenti può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
   Articolo 12
   Fatto salvo l'articolo 8:

               a)

               ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE di conformità comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare lo strumento alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;

               b)

               nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 8.

         Articolo 13
   Qualora uno strumento usato per una delle applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), contenga o sia collegato a dispositivi che non sono stati sottoposti alla valutazione di conformità di cui all'articolo 9, ciascuno di tali dispositivi reca il simbolo restrittivo d'uso definito dall'allegato IV, punto 3. Tale simbolo deve essere apposto sui dispositivi in modo ben visibile e indelebile.
   CAPITOLO 4

      DISPOSIZIONI FINALI

   Articolo 14
   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché gli strumenti recanti la marcatura CE, che attesta la conformità alle prescrizioni della presente direttiva, rimangano conformi a dette prescrizioni.
   Articolo 15
   Qualsiasi decisione presa in virtù della presente direttiva che comporti limitazioni all'immissione in servizio di uno strumento deve essere motivata in modo preciso.
   Tale decisione è notificata senza indugio alla parte interessata che, allo stesso tempo, viene informata dei ricorsi giurisdizionali di cui può avvalersi in virtù della legislazione vigente nello Stato membro in questione nonché dei termini entro cui detti ricorsi devono essere introdotti.
   Articolo 16
   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
   Articolo 17
   La direttiva 90/384/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato VII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B.
   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VIII.
   Articolo 18
   La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
   Articolo 19
   Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

      Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

            Per il Parlamento europeo

            Il presidente

         H.-G. PÖTTERING

            Per il Consiglio

            Il presidente

         P. NEČAS

      (1)  GU C 44 del 16.2.2008, pag. 33.

      (2)  Parere del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 (GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 57) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

      (3)  GU L 189 del 20.7.1990, pag. 1.

      (4)  Cfr. allegato VII, parte A.

      (5)  GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.

      (6)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

      (7)  GU C 267 del 19.10.1989, pag. 3.

      (8)  GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1.

      (9)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

      ALLEGATO I

         REQUISITI ESSENZIALI

      La terminologia utilizzata è quella adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale.

         Osservazione preliminare

      Qualora uno strumento contenga o sia collegato a più dispositivi di visualizzazione o stampa che siano utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), i dispositivi che riproducono i risultati della pesatura e che non possono influenzare il corretto funzionamento dello strumento non sono sottoposti ai requisiti essenziali se i risultati della pesatura sono stampati o registrati in modo corretto e indelebile da una parte dello strumento che soddisfi i requisiti essenziali e che non sia accessibile alle due parti interessate alla misurazione. Tuttavia, per gli strumenti utilizzati per la vendita diretta al pubblico, i dispositivi di visualizzazione e di stampa per il venditore ed il cliente devono soddisfare i requisiti essenziali.

         REQUISITI METROLOGICI

      1.   Unità di massa
      Le unità di massa utilizzate devono essere legali ai sensi della direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (1).
      Fatta salva la suddetta condizione, sono ammesse le seguenti unità:

                  —

                  unità SI: chilogrammo, microgrammo, milligrammo, grammo, tonnellata,

                  —

                  unità del «sistema imperiale»: oncia troy per la pesatura di metalli preziosi,

                  —

                  altra unità non SI: carato metrico per la pesatura di pietre preziose.

            Per gli strumenti che utilizzano l'unità di massa del sistema imperiale di cui sopra, i corrispondenti requisiti essenziali specificati di seguito devono essere convertiti nella suddetta unità per interpolazione semplice.
      2.   Classi di precisione
      2.1.   Si definiscono le seguenti classi di precisione:

                  I

                  precisione speciale

                  II

                  precisione fine

                  III

                  precisione media

                  IIII

                  precisione ordinaria

            Le caratteristiche di queste classi sono indicate nella tabella 1.

         Tabella 1

         Classi di precisione

                  Classe

                  Divisione di verifica (e)

                  Portata minima(min)

                  Numero di divisione di verificaFOR-L_2009122IT.01001101.notes.0001.xml.jpg

                  Valore minimo

                  Valore minimo

                  Valore massimo

                  I

                  0,001

                  g ≤ e

                  100 e

                  50 000

                  —

                  II

                  0,001

                  g ≤ e ≤ 0,05 g

                  20 e

                  100

                  100 000

                  0,1

                  g ≤ e

                  50 e

                  5 000

                  100 000

                  III

                  0,1

                  g ≤ e ≤ 2 g

                  20 e

                  100

                  10 000

                  5

                  g ≤ e

                  20 e

                  500

                  10 000

                  IIII

                  5

                  g ≤ e

                  10 e

                  100

                  1 000

            La portata minima è ridotta a 5 e per gli strumenti delle classi II e III che servono per determinare una tariffa di trasporto.
      2.2.   Divisioni

                  2.2.1.

                  La divisione reale (d) e la divisione di verifica (e) devono corrispondere a:
                  1 × 10k, 2 × 10k, o 5 × 10k unità di massa,
                  essendo k un numero intero (zero compreso).

                  2.2.2.

                  Per tutti gli strumenti senza dispositivi indicatori complementari:
                  d = e

                  2.2.3.

                  Per gli strumenti con dispositivi indicatori complementari si deve avere:
                  e = 1 × 10k g,
                  d < e ≤ 10 d,
                  eccezione fatta per gli strumenti della classe I con d < 10-4 g, per i quali e = 10-3 g.

            3.   Classificazione
      3.1.   Strumenti con un solo campo di pesatura
      Gli strumenti equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare rientrano nella classe I o nella classe II. Per questi strumenti i limiti inferiori della portata minima di queste due classi sono ottenuti sostituendo nella colonna 3 della tabella 1 la divisione di verifica (e) con la divisione reale (d).
      Se d < 10-4 g, la portata massima della classe I può essere minore di 50 000 e.
      3.2.   Strumenti con più campi di pesatura
      Sono consentiti più campi di pesatura purché chiaramente indicati sullo strumento. Ogni singolo campo di pesatura è classificato in base al punto 3.1. Se i campi di pesatura rientrano in classi di precisione differenti, lo strumento deve soddisfare i requisiti più restrittivi applicabili alle classi di precisione in cui rientrano i campi di pesatura.
      3.3.   Strumenti a più scale di divisione

                  3.3.1.

                  Gli strumenti con un solo campo di pesatura possono avere più campi di pesatura parziali (strumenti a più scale di divisione).
                  Tali strumenti non devono essere equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare.

                  3.3.2.

                  Ciascun campo di pesatura parziale i di strumenti a più scale di divisione è definito dalla

                                          —

                                          sua divisione di verifica ei,

                              con e(i + 1) > ei

                                          —

                                          sua portata massima Maxi,

                              con Maxr = Max

                                          —

                                          sua portata minima Mini,

                              con Mini = Max (i – 1)

                              e Min1 = Min

                        dove:

                              i

                              =

                              1, 2, … r;

                              i

                              =

                              numero del campo di pesatura parziale;

                              r

                              =

                              numero totale dei campi di pesatura parziale.

                        Tutte le portate sono portate del carico netto, indipendentemente dal valore della tara utilizzata.

                  3.3.3.

                  I campi di pesatura parziale sono classificati in base alla tabella 2. Tutti i campi di pesatura parziali devono rientrare nella stessa classe di precisione, la quale determina la classe di precisione dello strumento.

                     Tabella 2

                     Strumenti a più scale di divisione

                              i

                              =

                              1, 2, … r;

                              i

                              =

                              numero del campo di pesatura parziale;

                              r

                              =

                              numero totale dei campi di pesatura parziali.

                              Classe

                              Divisione di verifica (e)

                              Portata minima (min)

                              Numero di divisione di verifica

                              Valore minimo

                              Valore minimo (2)
                              FOR-L_2009122IT.01001101.notes.0002.xml.jpg

                              Valore massimoFOR-L_2009122IT.01001101.notes.0003.xml.jpg

                              I

                              0,001

                              g ≤ ei

                              100 e1

                              50 000

                              —

                              II

                              0,001

                              g ≤ ei ≤ 0,05 g

                              20 e1

                              5 000

                              100 000

                              0,1

                              g ≤ ei

                              50 e1

                              5 000

                              100 000

                              III

                              0,1

                              g ≤ ei

                              20 e1

                              500

                              10 000

                              IIII

                              5

                              g ≤ ei

                              10 e1

                              50

                              1 000

            4.   Precisione
      4.1.   Nell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 9, l'errore dell'indicazione non deve superare l'errore massimo tollerabile d'indicazione specificato nella tabella 3. In caso d'indicazione digitale, l'errore dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento.
      Gli errori massimi tollerabili si riferiscono al valore di peso netto e di tara di tutti i possibili carichi, ad esclusione dei valori di tara prefissati.

         Tabella 3

         Errori massimi tollerabili

                  Carico

                  Errore massimo tollerabile

                  Classe I

                  Classe II

                  Classe III

                  Classe IIII

                  0 ≤ m ≤ 50 000 e

                  0 ≤ m ≤ 5 000 e

                  0 ≤ m ≤ 500 e

                  0 ≤ m ≤ 50 e

                  ±0,5 e

                  50 000 e < m ≤ 200 000 e

                  5 000 e < m ≤ 20 000 e

                  500 e < m ≤ 2 000 e

                  50 e < m ≤ 200 e

                  ±1,0 e

                  200 000 e < m

                  20 000 e < m ≤ 100 000 e

                  2 000 e < m ≤ 10 000 e

                  200 e < m ≤ 1 000 e

                  ±1,5 e

            4.2.   Per strumenti in servizio gli errori massimi tollerabili sono pari al doppio degli errori massimi tollerabili di cui al punto 4.1.
      5.   I risultati della pesatura di uno strumento devono essere ripetuti e riprodotti dagli altri dispositivi indicatori utilizzati dallo strumento e secondo gli altri metodi di bilanciamento utilizzati.
      I risultati della pesatura devono essere sufficientemente indipendenti da variazioni della posizione del carico sull'apposito ricettore.
      6.   Lo strumento deve essere sensibile a piccole variazioni del carico.
      7.   Fattori che possono influenzare il corretto funzionamento e il tempo
      7.1.   Gli strumenti delle classi II, III e IIII, che possono essere utilizzati in posizione inclinata, devono essere sufficientemente insensibili alle alterazioni di livello che possono verificarsi durante il normale funzionamento.
      7.2.   Gli strumenti devono soddisfare i requisiti metrologici entro l'intervallo di temperature specificato dal fabbricante. Tale intervallo deve essere almeno pari a:

                  —

                  5 °C per uno strumento della classe I,

                  —

                  15 °C per uno strumento della classe II,

                  —

                  30 °C per uno strumento della classe III o IIII.

            In mancanza di precisazioni al riguardo da parte del fabbricante, l'intervallo di temperatura è da - 10 °C a + 40 °C.
      7.3.   Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di rete devono soddisfare i requisiti metrologici in condizioni di alimentazione entro i limiti di normale fluttuazione.
      Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di batteria devono indicare quando la tensione elettrica della batteria scende al di sotto del valore minimo richiesto e, in tali circostanze, devono continuare a funzionare correttamente oppure essere automaticamente posti fuori servizio.
      7.4.   Gli strumenti elettronici, ad eccezione di quelli della classe I e della classe II per i quali «e» è inferiore a 1 g, devono soddisfare i requisiti metrologici in condizioni di umidità relativa elevata, al valore superiore del loro intervallo di temperatura.
      7.5.   La permanenza sotto carico di uno strumento delle classi II, III o IIII per un periodo di tempo prolungato deve avere un'influenza trascurabile sull'indicazione sotto carico oppure sull'indicazione dello 0, immediatamente dopo che il carico è stato rimosso.
      7.6.   In altre condizioni gli strumenti devono continuare a funzionare correttamente oppure automaticamente essere posti fuori servizio.

         Progettazione e costruzione

      8.   Requisiti generali
      8.1.   La progettazione e la costruzione degli strumenti devono essere tali che le loro caratteristiche metrologiche non si alterino se correttamente utilizzati e installati nonché se impiegati in un ambiente cui sono destinati. Deve essere indicato il valore della massa.
      8.2.   Gli strumenti elettronici esposti a perturbazioni non devono mostrare anomalie significative, oppure devono automaticamente rivelare e porre in evidenza tali anomalie.
      Alla rivelazione automatica di un'anomalia significativa, gli strumenti elettronici devono produrre un segnale d'allarme visivo o sonoro continuo finché l'utilizzatore non intervenga per correggere l'anomalia oppure finché quest'ultima non scompaia.
      8.3.   I requisiti di cui ai punti 8.1 e 8.2 devono essere soddisfatti su una base permanente durante un periodo di tempo normale in funzione dell'uso previsto per tali strumenti.
      I dispositivi elettronici digitali devono sempre effettuare un controllo adeguato del funzionamento del processo di misurazione, dei dispositivi indicatori e di tutte le operazioni di memorizzazione e di trasferimento dei dati.
      Alla rivelazione automatica di un errore significativo di durabilità, gli strumenti elettronici devono produrre un segnale d'allarme visivo o sonoro continuo finché l'utilizzatore non intervenga per correggere l'errore oppure finché quest'ultimo non scompaia.
      8.4.   Se un'apparecchiatura esterna viene connessa ad uno strumento elettronico mediante un'opportuna interfaccia, le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono risultare compromesse.
      8.5.   Gli strumenti non devono possedere caratteristiche che potrebbero indurre ad un'utilizzazione fraudolenta; peraltro, le possibilità di utilizzazione involontariamente scorretta devono essere ridotte al minimo. I componenti che non devono essere smontati o adattati dall'utilizzatore devono essere protetti contro azioni di questo tipo.
      8.6.   Gli strumenti devono essere progettati in modo tale da consentire la rapida esecuzione dei controlli regolamentari previsti dalla presente direttiva.
      9.   Indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso
      L'indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso deve essere precisa, inequivocabile e non ingannevole; il dispositivo indicatore deve consentire una facile lettura dell'indicazione in normali condizioni di utilizzazione.
      I nomi e i simboli delle unità di cui al punto 1 del presente allegato devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 80/181/CEE, con l'aggiunta del carato metrico il cui simbolo è «ct».
      L'indicazione deve risultare impossibile al di là del valore della portata massima (Max), aumentata di 9 e.
      È autorizzata l'utilizzazione di un dispositivo indicatore complementare soltanto per l'indicazione delle cifre decimali. I dispositivi indicatori annessi possono essere utilizzati soltanto provvisoriamente e l'operazione di stampa deve essere impedita durante il loro funzionamento.
      Sono consentite indicazioni secondarie se non vi è possibilità di interpretarle come indicazioni primarie.
      10.   Stampa dei risultati della pesatura e di altri valori di peso
      I risultati stampati devono essere corretti, opportunamente individuati e inequivocabili. La stampa deve essere chiara, leggibile, non cancellabile e permanente.
      11.   Livellamento
      All'occorrenza, gli strumenti devono essere muniti di un dispositivo di livellamento e di un indicatore di livello sufficientemente sensibile per consentire una corretta installazione.
      12.   Azzeramento
      Gli strumenti possono essere muniti di dispositivi di azzeramento. Il funzionamento di questi dispositivi deve produrre un azzeramento preciso e non deve causare risultati incorretti della misurazione.
      13.   Dispositivi di tara e di prefissazione della tara
      Gli strumenti possono essere muniti di uno o più dispositivi di tara e di un dispositivo di prefissazione della tara. Il funzionamento dei dispositivi di tara deve produrre un azzeramento preciso e deve garantire una corretta pesatura del carico netto. Il funzionamento del dispositivo di prefissazione della tara deve garantire una corretta determinazione del peso netto.
      14.   Strumenti per la vendita diretta al pubblico, di portata massima non superiore a 100 kg: requisiti supplementari
      Gli strumenti per la vendita diretta al pubblico devono fornire chiaramente al cliente tutte le informazioni essenziali sull'operazione di pesatura e, nel caso di strumenti ad indicazione del prezzo, devono inoltre indicare il calcolo del prezzo del prodotto acquistato.
      Il prezzo da pagare, se indicato, deve essere preciso.
      Gli strumenti corredati di calcolatore del prezzo devono indicare i dati essenziali per un tempo sufficientemente lungo perché il cliente possa leggerli chiaramente.
      Gli strumenti corredati di calcolatore del prezzo possono svolgere funzioni diverse da quelle della pesatura del prodotto e del calcolo del prezzo, purché tutte le indicazioni relative all'insieme delle transazioni vengano stampate in modo chiaro e inequivocabile e adeguatamente riprodotte su un biglietto o su un talloncino destinato al cliente.
      Gli strumenti non devono presentare caratteristiche che, direttamente o indirettamente, possano causare difficoltà d'interpretazione o scarsa chiarezza delle indicazioni.
      Gli strumenti devono essere tali che il cliente sia tutelato contro scorrettezze di vendita causate da disfunzioni degli strumenti stessi.
      Non sono autorizzati i dispositivi indicatori complementari e i dispositivi indicatori annessi.
      I dispositivi supplementari sono autorizzati soltanto se non consentono una utilizzazione fraudolenta.
      Gli strumenti analoghi a quelli solitamente utilizzati per la vendita diretta al pubblico, ma che non soddisfano i requisiti del presente punto, devono recare la dicitura indelebile «da non usarsi per la vendita diretta al pubblico» in prossimità della visualizzazione.
      15.   Strumenti a stampa del prezzo su un'etichetta
      Gli strumenti a stampa del prezzo su un'etichetta devono soddisfare i requisiti degli strumenti ad indicazione del prezzo per la vendita diretta al pubblico se ed in quanto applicabili allo strumento in questione. La stampa del prezzo sull'etichetta deve risultare impossibile al di sotto della portata minima.

         (1)  GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

         (2)  Per i = r i valori sono quelli della corrispondente colonna della tabella 1 sostituendo e con er.

      ALLEGATO II

         PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÁ

      1.   Esame CE del tipo
      1.1.   L'esame CE del tipo è la procedura mediante cui un organismo notificato constata e certifica che uno strumento, rappresentativo della produzione prevista, soddisfa le disposizioni della presente direttiva.
      1.2.   La domanda di esame CE del tipo deve essere inoltrata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità presso un solo organismo notificato.
      La domanda deve contenere:

                  —

                  il nome e l'indirizzo del richiedente e, qualora la domanda venga inoltrata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,

                  —

                  una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata inoltrata presso un altro organismo notificato,

                  —

                  la documentazione tecnica descritta all'allegato III.

            Il richiedente pone a disposizione dell'organismo notificato un esemplare di strumento rappresentativo della produzione prevista, in seguito denominato «esemplare tipo».
      1.3.   L'organismo notificato

                  1.3.1.

                  esamina la documentazione della progettazione e verifica se l'esemplare tipo è stato fabbricato conformemente alla documentazione;

                  1.3.2.

                  concorda con il richiedente il luogo per l'effettuazione degli esami e/o delle prove;

                  1.3.3.

                  effettua o fa effettuare gli opportuni esami e/o prove per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali nel caso in cui le norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non siano state applicate.

                  1.3.4.

                  effettua o fa effettuare gli opportuni esami e/o prove per verificare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le relative norme, queste ultime siano state realmente applicate, assicurandone in tal modo la conformità ai requisiti essenziali.

            1.4.   Se l'esemplare tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva l'organismo notificato rilascia al richiedente un certificato di omologazione CE del tipo. In detto certificato sono indicati l'esito dell'esame, le eventuali condizioni di validità del certificato stesso, i dati necessari per l'identificazione dello strumento omologato e, se del caso, una descrizione del suo funzionamento. Devono essere allegati al certificato di omologazione CE del tipo tutti gli elementi tecnici pertinenti, quali ad esempio disegni e schemi.
      Il periodo di validità del certificato è di dieci anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni ciascuno.
      In caso di mutamenti essenziali nella progettazione dello strumento, per esempio in seguito all'applicazione di nuove tecniche, la validità del certificato può essere limitata a due anni e prorogata di tre.
      1.5.   Ogni organismo notificato pone periodicamente a disposizione di tutti gli Stati membri l'elenco:

                  —

                  delle domande di esame CE del tipo ricevute,

                  —

                  dei certificati di omologazione CE del tipo rilasciati,

                  —

                  delle richieste dei certificati CE del tipo respinte,

                  —

                  dei supplementi e delle modifiche riguardanti documenti già rilasciati.

            Inoltre, ogni organismo notificato informa immediatamente tutti gli Stati membri in caso di revoca di un certificato di omologazione CE del tipo.
      Ogni Stato membro pone tali informazioni a disposizione degli organismi da esso notificati.
      1.6.   Gli altri organismi notificati possono ricevere copia dei certificati e dei loro allegati.
      1.7.   Il richiedente comunica all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di omologazione CE del tipo le eventuali modifiche apportate al tipo di strumento omologato.
      Le modifiche al tipo di strumento omologato devono essere a loro volta approvate dall'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di omologazione CE del tipo qualora tali modifiche compromettano la conformità dello strumento in questione ai requisiti essenziali della presente direttiva o ne alterino le condizioni di utilizzazione prescritte. Questa approvazione complementare viene rilasciata sotto forma di supplemento al certificato originario di omologazione CE del tipo.
      2.   Dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione)
      2.1.   La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) è la procedura mediante cui il fabbricante che adempia agli obblighi di cui al punto 2.2 dichiara che gli strumenti in questione sono eventualmente conformi all'esemplare tipo descritto nel certificato di omologazione CE del tipo e soddisfano le disposizioni della presente direttiva.
      Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE di conformità su ogni strumento, nonché le iscrizioni previste all'allegato IV e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.
      La marcatura CE di conformità è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza CE di cui al punto 2.4.
      2.2.   Il fabbricante deve avere opportunamente installato un sistema di controllo della qualità come indicato al punto 2.3 ed è soggetto alla sorveglianza CE di cui al punto 2.4.
      2.3.   Sistema di controllo della qualità

                  2.3.1.

                  Il fabbricante deve presentare ad un organismo notificato una domanda d'approvazione del proprio sistema di controllo della qualità.
                  La domanda deve contenere:

                              —

                              l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di controllo della qualità approvato,

                              —

                              l'impegno di mantenere in efficienza il sistema di controllo della qualità approvato, al fine di garantirne l'adeguatezza e l'efficienza continue.

                        Il fabbricante mette a disposizione dell'organismo notificato tutte le informazioni necessarie, in particolare la documentazione sul sistema di controllo della qualità e la documentazione relativa al progetto dello strumento.

                  2.3.2.

                  Il sistema di controllo della qualità deve garantire la conformità degli strumenti all'esemplare tipo descritto nel certificato di omologazione CE del tipo ed al requisito o ai requisiti della presente direttiva.
                  Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico, ordinato e per iscritto sotto forma di procedure, di metodi e di istruzioni. Tale documentazione deve consentire una comprensione chiara e univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e dei verbali riguardanti la qualità.
                  Tale documentazione deve contenere, in particolare, un'adeguata descrizione:

                              —

                              degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione dell'impresa per quanto concerne la qualità del prodotto,

                              —

                              del processo di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità e delle azioni sistematiche che verranno messe in atto,

                              —

                              degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza,

                              —

                              degli strumenti atti a controllare l'ottenimento della qualità richiesta del prodotto e il reale funzionamento del sistema di controllo della qualità.

                  2.3.3.

                  L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di controllo della qualità al fine di determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 2.3.2. Esso considera conformi ai suddetti requisiti i sistemi di controllo della qualità che soddisfano le corrispondenti norme armonizzate.
                  Esso notifica al fabbricante la propria decisione in merito e ne informa gli altri organismi notificati. La notifica al fabbricante deve contenere le conclusioni dell'esame e, in caso di rifiuto, la motivazione della decisione.

                  2.3.4.

                  Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato informano l'organismo notificato che ha approvato il sistema di controllo della qualità in merito a qualsiasi aggiornamento del sistema di qualità, in seguito a cambiamenti conseguenti, per esempio, a nuove tecnologie e a nuove concezioni della qualità.

                  2.3.5.

                  L'organismo notificato che revochi l'approvazione di un sistema di controllo della qualità ne informa gli altri organismi notificati.

            2.4.   Sorveglianza CE

                  2.4.1.

                  La sorveglianza CE ha lo scopo di garantire che il fabbricante assolva debitamente gli obblighi impostigli dal sistema di qualità approvato.

                  2.4.2.

                  Il fabbricante autorizza l'organismo notificato ad accedere, a fini ispettivi, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione, di prova e di immagazzinamento; inoltre, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

                              —

                              la documentazione relativa al sistema di controllo della qualità,

                              —

                              la documentazione tecnica,

                              —

                              i verbali relativi a tale sistema quali, ad esempio, i rapporti di ispezione, i dati relativi alle prove e alla taratura, i rapporti relativi alla qualificazione del personale interessato, ecc.

                        L'organismo notificato procede ad atti periodici di sorveglianza per garantire che il fabbricante mantenga in efficienza ed applichi il sistema di controllo della qualità e gli invia un rapporto sulla sorveglianza effettuata.
                  Inoltre l'organismo notificato può procedere a visite improvvise presso il fabbricante. In occasione di tali visite l'organismo notificato può procedere a controlli completi o parziali. Esso trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se del caso, un rapporto sul controllo effettuato.

                  2.4.3.

                  L'organismo notificato si accerta che il fabbricante mantenga in efficienza ed applichi il sistema di controllo della qualità approvato.

            3.   Verifica CE
      3.1.   La verifica CE costituisce la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che gli strumenti sottoposti alle prescrizioni del punto 3.3 sono eventualmente conformi al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.
      3.2.   Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca l'eventuale conformità degli strumenti al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ogni strumento e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.
      3.3.   L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva, con controllo e prova di ogni strumento, come specificato al punto 3.5.
      3.4.   Per gli strumenti non sottoposti ad omologazione CE del tipo, la documentazione relativa alla progettazione dello strumento di cui all'allegato III deve essere accessibile, se richiesta, all'organismo notificato.
      3.5.   Verifica per controllo e prova di ciascun strumento.

                  3.5.1.

                  Ciascuno strumento è esaminato singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nella o nelle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, applicabili, o prove equivalenti al fine di verificarne l'eventuale conformità al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE del tipo e ai requisiti applicabili nella presente direttiva.

                  3.5.2.

                  L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ciascuno strumento di cui è stata accertata la conformità ai requisiti e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.

                  3.5.3.

                  Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se richiesto, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

            4.   Verifica CE dell'esemplare unico
      4.1.   La verifica CE dell'esemplare unico è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che lo strumento, studiato in generale per un'applicazione specifica e dotato del certificato di cui al punto 4.2, è conforme ai requisiti della direttiva che ad esso si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE sullo strumento e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.
      4.2.   L'organismo notificato esamina lo strumento ed effettua le prove definite nella o nelle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1 applicabili, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti applicabili della presente direttiva.
      L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sullo strumento di cui è stata accertata la conformità ai requisiti e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.
      4.3.   La documentazione tecnica relativa al progetto dello strumento di cui all'allegato III permette la valutazione di conformità ai requisiti della presente direttiva, nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dello strumento. Essa deve essere accessibile all'organismo notificato.
      4.4.   Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, se richiesto, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
      5.   Disposizioni comuni
      5.1.   La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione), la verifica CE e la verifica CE dell'esemplare unico possono essere effettuate nello stabilimento del fabbricante o in qualsiasi altro luogo se il trasporto nel luogo di utilizzazione non richiede lo smontaggio dello strumento, se la messa in funzionamento nel luogo di utilizzazione non richiede l'assemblaggio dello strumento o altre operazioni tecniche di installazione che potrebbero influire sulle prestazioni dello strumento e se il valore dell'accelerazione di gravità nel luogo di messa in funzionamento è preso in considerazione o se le prestazioni dello strumento non sono sensibili a variazioni dell'accelerazione di gravità. In tutti gli altri casi esse devono essere effettuate nel luogo di utilizzazione dello strumento.
      5.2.   Se le prestazioni dello strumento sono sensibili a variazioni dell'accelerazione di gravità, le procedure di cui al punto 5.1 possono essere espletate in due fasi, la seconda delle quali comprende tutti gli esami e le prove i cui risultati dipendono dall'accelerazione di gravità, mentre la prima fase comprende tutti gli altri esami e prove. La seconda fase è effettuata nel luogo di utilizzazione dello strumento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito zone di gravità sul proprio territorio, l'espressione «nel luogo di utilizzazione dello strumento» può essere intesa come «nella zona di gravità di utilizzazione dello strumento».
      5.2.1.   Qualora il fabbricante abbia scelto l'esecuzione in due fasi di una delle procedure di cui al punto 5.1 e qualora queste due fasi vengano espletate da organismi differenti, lo strumento che è stato oggetto della prima fase della procedura deve recare il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a questa fase.
      5.2.2.   La parte che ha espletato la prima fase della procedura rilascia, per ciascuno strumento, un attestato scritto di conformità contenente i dati necessari all'identificazione dello strumento e la specificazione degli esami e delle prove che sono stati effettuati.
      La parte incaricata della seconda fase della procedura effettua gli esami e le prove non ancora eseguiti.
      Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
      5.2.3.   Il fabbricante che ha scelto la procedura della dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) nella prima fase, può seguire questa stessa procedura nella seconda fase oppure decidere di ricorrere alla procedura della verifica CE.
      5.2.4.   La marcatura CE di conformità deve essere apposta sullo strumento al termine della seconda fase, così come il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a tale fase.

      ALLEGATO III

         DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL PROGETTO

      La documentazione tecnica deve permettere di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e di valutare la sua conformità ai requisiti della direttiva.
      La documentazione contiene, per quanto utile ai fini della valutazione:

                  —

                  una descrizione generale dell'esemplare tipo,

                  —

                  i disegni e gli schizzi della progettazione e della fabbricazione, gli schemi dei componenti, delle varie unità, dei circuiti, ecc.,

                  —

                  le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di quanto specificato più sopra e del funzionamento dello strumento,

                  —

                  un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, applicate in tutto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare ai requisiti essenziali qualora le norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non siano state applicate,

                  —

                  i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati, ecc.,

                  —

                  i rapporti delle prove effettuate,

                  —

                  i certificati di omologazione CE del tipo e i risultati di prove corrispondenti per strumenti contenenti elementi identici a quelli del progetto.

      ALLEGATO IV

         MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI

      1.   Strumenti sottoposti alla procedura di valutazione della conformità CE

                  1.1.

                  Questi strumenti devono recare:

                              a)

                                          —

                                          la marcatura CE di conformità che comprende il simbolo CE descritto nell'allegato VI,

                                          —

                                          il(i) numero(i) d'identificazione dello(degli) organismo(i) notificato(i) che ha (hanno) effettuato le operazioni di sorveglianza CE o di verifica CE.

                                    La marcatura e le iscrizioni sopra indicate sono apposte sullo strumento raggruppate in modo distinto;

                              b)

                              un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato, verde, recante la lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero,

                              c)

                              le seguenti iscrizioni:

                                          —

                                          se del caso, il numero del certificato di omologazione CE del tipo,

                                          —

                                          il marchio o il nome del fabbricante,

                                          —

                                          la classe di precisione, racchiusa in un ovale o in due lineette orizzontali unite da due semicerchi,

                                          —

                                          la portata massima, nella forma Max …,

                                          —

                                          la portata minima, nella forma Min …,

                                          —

                                          la divisione di verifica, nella forma e = – …,

                                          —

                                          le due ultime cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE di conformità,

                                    nonché, se del caso,

                                          —

                                          il numero di serie,

                                          —

                                          per gli strumenti costituiti di unità distinte ma associate, il marchio di identificazione su ciascuna unità,

                                          —

                                          la divisione, se è diversa da «e», nella forma d = …,

                                          —

                                          l'effetto massimo additivo di tara, nella forma T = + …,

                                          —

                                          l'effetto massimo sottrattivo di tara, se è diverso da «Max», nella forma T = – …,

                                          —

                                          la divisione di tara, se è diversa da «d», nella forma dT = …,

                                          —

                                          il carico limite, se è diverso da «Max», nella forma Lim …,

                                          —

                                          i valori limite di temperatura, nella forma … °C/… °C,

                                          —

                                          il rapporto tra ricettore di peso e di carico.

                  1.2.

                  Gli strumenti devono essere muniti di opportuni spazi per l'apposizione della marcatura CE di conformità e/o delle iscrizioni. Questi devono essere tali da rendere impossibile l'asportazione della marcatura e delle iscrizioni senza danneggiarli nonché tali che la marcatura e le iscrizioni siano chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella sua regolare posizione di funzionamento.

                  1.3.

                  Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve poter essere sigillata, a meno che la sua eventuale asportazione dallo strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta è sigillabile, deve essere possibile apporvi un marchio di controllo.

                  1.4.

                  Le iscrizioni Max, Min, e e d, devono essere ripetute vicino al dispositivo di visualizzazione del risultato della pesata, se non vi si trovano già.

                  1.5.

                  Su ciascun dispositivo di misurazione del carico che sia o possa essere collegato ad uno o più ricettori del carico devono essere riportate le iscrizioni relative ai suddetti ricettori.

            2.   Altri strumenti
      Gli altri strumenti devono recare:

                  —

                  il marchio o il nome del fabbricante,

                  —

                  la portata massima, nella forma Max …

            Questi strumenti non possono avere il contrassegno di cui al punto 1.1.b).
      3.   Simbolo restrittivo d'uso, previsto all'articolo 13
      Questo simbolo è costituito dalla lettera M, in carattere di stampa maiuscolo nero, su fondo rosso quadrato di almeno 25 mm di lato, il tutto sbarrato dalle due diagonali del quadrato.

      ALLEGATO V

         Criteri di minima per la designazione, da parte degli stati membri, degli organismi incaricati dei compiti relativi alle procedure di cui all'articolo 9

                  1)

                  Gli organismi devono disporre del personale, degli strumenti e delle apparecchiature necessari.

                  2)

                  Il personale degli organismi deve avere le competenze tecniche e far prova di integrità professionale.

                  3)

                  Gli organismi devono lavorare in modo indipendente da tutti gli ambienti, gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per quanto concerne l'effettuazione delle prove, la preparazione dei verbali, il rilascio dei certificati e la sorveglianza di cui alla presente direttiva.

                  4)

                  Il personale degli organismi deve rispettare il vincolo del segreto professionale.

                  5)

                  Gli organismi devono aver contratto un'assicurazione di responsabilità civile se la loro responsabilità civile non è coperta dallo Stato per legge.

            Gli Stati membri devono verificare periodicamente la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2).

      ALLEGATO VI

         MARCATURA CE DI CONFORMITÀ

                  —

                  La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

                  —

                  In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.

                  —

                  I diversi elementi della marcatura CE di conformità devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

      ALLEGATO VII

         PARTE A

         Direttiva abrogata ed elenco delle sue modifiche successive

      (di cui all'articolo 17)

                  Direttiva 90/384/CEE del Consiglio
                  (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 1)

                  Direttiva 93/68/CEE del Consiglio
                  (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1)

                  limitatamente all’articolo 1, punto 7), e all’articolo 8

         PARTE B

         Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

      (di cui all'articolo 17)

                  Direttiva

                  Termine di recepimento

                  Data di applicazione

                  90/384/CEE

                  30 giugno 1992

                  1o gennaio 1993 (1)

                  93/68/CEE

                  30 giugno 1994

                  1o gennaio 1995 (2)

         (1)  Sulla base dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 90/384/CEE, gli Stati membri ammettono durante un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui applicano le disposizioni di recepimento nel diritto nazionale di questa direttiva, l’immissione sul mercato e/o in servizio degli strumenti conformi alle norme vigenti prima del 1o gennaio 1993.

         (2)  Sulla base dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 93/68/CEE, gli Stati membri consentono fino al 1o gennaio 1997 la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1o gennaio 1995.

      ALLEGATO VIII

         TAVOLA DI CONCORDANZA

                  Direttiva 90/384/CEE

                  Presente direttiva

                  Considerando 5, ultima frase

                  Articolo 2, punto 3)

                  Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

                  Articolo 2, punto 1)

                  Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

                  Articolo 2, punto 2)

                  Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma

                  Articolo 1, paragrafo 1

                  Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

                  Articolo 1, secondo comma, frase introduttiva

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 1)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 2)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 3)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 4)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 5)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto v)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 6)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto vi)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

                  Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

                  Articolo 2

                  Articolo 3

                  Articolo 3

                  Articolo 4

                  Articolo 4

                  Articolo 5

                  Articolo 5

                  Articolo 6

                  Articolo 6, primo comma, prima frase

                  Articolo 7, primo comma

                  Articolo 6, primo comma, seconda frase

                  Articolo 7, secondo comma

                  Articolo 6, secondo comma

                  Articolo 7, terzo comma

                  Articolo 7

                  Articolo 8

                  Articolo 8, paragrafi 1 e 2

                  Articolo 9, paragrafi 1 e 2

                  Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

                  Articolo 9, paragrafo 3, primo comma

                  Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

                  Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

                  Articolo 9

                  Articolo 10

                  Articolo 10

                  Articolo 11

                  Articolo 11

                  Articolo 12

                  Articolo 12

                  Articolo 13

                  Articolo 13

                  Articolo 14

                  Articolo 14, prima frase

                  Articolo 15, primo comma

                  Articolo 14, seconda frase

                  Articolo 15, secondo comma

                  Articolo 15, paragrafi da 1 a 3

                  —

                  Articolo 15, paragrafo 4

                  Articolo 16

                  Articolo 15, paragrafo 5

                  —

                  —

                  Articolo 17

                  —

                  Articolo 18

                  Articolo 16

                  Articolo 19

                  Allegati da I a VI

                  Allegati da I a VI

                  —

                  Allegato VII

                  —

                  Allegato VIII


Avis juridique important

|

31988L0610

Direttiva 88/610/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 che modifica la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 07/12/1988 pag. 0014 - 0018 edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0039  edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0039

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1988 che modifica la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (88/610/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,  vista la proposta della Commissione(1),  visto il parere del Parlamento europeo(2),  visto il parere del Comitato economico e sociale(3),  considerando che la protezione della popolazione e dell'ambiente richiede che siano rafforzate le disposizioni della direttiva 82/501/CEE(4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/216/CEE(5), concernenti il deposito di sostanze o preparati pericolosi  ;  considerando che la presente modifica della direttiva 82/501/CEE amplia e rafforza l'allegato II della medesima per quanto riguarda il deposito di sostanze o preparati pericolosi alla rinfusa o in imballaggi ;  considerando che il deposito di sostanze o preparati pericolosi può presentare un rischio di incidenti rilevanti, sia nel caso in cui il deposito è connesso ad un'attività industriale, sia nel caso in cui il deposito è isolato o situato nell'interno di  un'installazione senza essere connesso ad un'attività industriale ;  considerando che il deposito di sostanze o preparati pericolosi disciplinato dalla direttiva 82/501/CEE può essere individuato mediante un elenco di denominazioni chimiche o mediante un elenco di categorie di pericolo, in conformità delle prescrizioni  di classificazione e di etichettatura stabilite in altre direttive comunitarie pertinenti, con indicazione dei rispettivi quantitativi limite ; che tali categorie di sostanze o preparati dovrebbero essere quelle classificate come " molto tossici ", "  tossici ", " esplosivi ", " comburenti ", " estremamente infiammabili " e " facilmente infiammabili " ;  considerando che si devono rafforzare e definire meglio le disposizioni concernenti l'informazione del pubblico, di cui all'articolo 8 della direttiva 82/501/CEE, affinché qualsiasi persona che possa essere colpita da un incidente rilevante dovuto ad  una attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 della suddetta direttiva sia adeguatamente ed efficacemente informata, in forma armonizzata su tutto il territorio della Comunità, di tutte le questioni relative alla sicurezza ; che le zone e  le persone che possono essere colpite sono definite in riferimento alla natura, all'entità ed ai probabili effetti degli incidenti rilevanti che potrebbero verificarsi nel corso delle attività industriali ;  considerando che è necessario che il contenuto delle informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 82/501/CEE sia chiaramente specificato ; che, per mitigare le conseguenze di un incidente rilevante, le persone interessate devono conoscere i rischi  potenziali e le misure da prendere ; che è necessario che tali informazioni siano comunicate in modo attivo alle persone interessate, indipendentemente da qualsiasi richiesta, tramite uno dei mezzi d'informazione del pubblico, come volantini o manifesti  ;  considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione, con la risoluzione adottata il 24 novembre 1986, a riesaminare le misure comunitarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze e, se necessario, a presentare adeguate proposte  ;  considerando che la Commissione presenterà, non appena sarà stata acquisita maggiore esperienza, una proposta per la revisione completa e sistematica degli allegati della direttiva 82/501/CEE ;  considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito dalla decisione 74/325/CEE(6),   HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :  Articolo 1  La direttiva 82/501/CEE è modificata come segue :  1)Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :  " 1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 siano opportunamente informate, senza che debbano farne richiesta, sulle misure di sicurezza e sulle norme comportamentali da seguire in caso di incidente. Le informazioni sono  ripetute e aggiornate ad intervalli adeguati. Esse devono anche essere rese pubblicamente disponibili.  Tali informazioni contengono quanto indicato nell'allegato VII. " 2)Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato A della presente direttiva.  3)Nell'allegato IV è aggiunto il testo seguente :  " e)sostanze comburenti :  Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica. " 4)È aggiunto il testo dell'allegato VII che figura nell'allegato B della presente direttiva.  Articolo 2  1.  Nel caso di attività industriali esistenti che saranno soggette per la prima volta alle disposizioni della direttiva 82/501/CEE in seguito all'adozione di questa modifica, la presente direttiva è messa in applicazione entro il 1o giugno  1991.  2.  Nel caso di cui al paragrafo 1, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 82/501/CEE deve essere presentata all'autorità competente entro il 1o giugno 1991 e la dichiarazione complementare di cui all'articolo 9, paragrafo 4  della direttiva 82/501/CEE deve essere presentata alle autorità competenti entro il 1o giugno 1994.  Articolo 3  1.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o giugno 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.  2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.  Articolo 4  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.  Per il ConsiglioIl PresidenteV. KEDIKOGLOU  (1)GU n. C 119 del 6. 5. 1988, pag. 2.  (2)GU n. C 290 del 14. 11. 1988.  (3)GU n. C 208 dell' 8. 8. 1988, pag. 5.  (4)GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.  (5)GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 36.  (6)GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.    ALLEGATO A   ALLEGATO II DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENCATE NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso  il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.  Le quantità indicate nelle parti I e II si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi  di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.  Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.  PARTE I Sostanze indicate Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte I è inclusa anche in una categoria della parte II, si applicano le quantità indicate nella parte I.   1.Acrilonitrile   20   200  2.Ammoniaca   50   500  3.Cloro   10    75  4.Biossido di zolfo   25   250  5.Nitrato di ammonio (¹)  350 2 500  6.Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (²)1 25010 000  7.Clorato di sodio   25   250  8.Ossigeno  200 2 000  9.Triossido di zolfo   15   100 10.Cloruro di carbonile (Fosgene)    0,750     0,750 11.Idrogeno solforato    5    50 12.Acido fluoridrico    5    50 13.Acido cianidrico    5    20 14.Solfuro di carbonio   20   200 15.Bromo   50   500 16.Acetilene    5    50 17.Idrogeno    5    50 18.Ossido di etilene    5    50 19.Ossido di propilene    5    50 20.2-Propenal (Acroleina)   20   200 21.Formaldeide (concentrazione 8 90 %    5    50 22.Monobromometano (Bromuro di metile)   20   200 23.Isocianato di metile    0,150     0,150 24.Piombo tetraetile o piombo tetrametile    5    50 25.1,2 Diobromoetano (bromuro di etilene)    5    50 26.Acido cloridrico (gas liquefatto)   25   250 27.Diisocianato di difenilmetano (MDI)   20   200 28.Diisocianato di toluilene (TDI)   10   100 (¹)Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di  ammonio è superiore al 90 % in peso.  (²)Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso (un fertilizzante composto  contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).   7. 12. 88N. L 336/Categorie di sostanze e preparati (2) Quantità (tonnellate) 8 per l'applicazione degli articoli 3 e 4 per l'applicazione dell'articolo 5 (3) PARTE II Categorie di sostanze e preparati non specificamente indicati nella parte I Le quantità di sostanze e preparati (1 della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.  1.Sostanze e preparati che sono classificati come " molto tossici "520 2.Sostanze e preparati che sono classificati come " molto tossici ", " tossici " (4), " comburenti " o " esplosivi "10200 3.Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come " facilmente infiammabili " (5)50200 4.Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al numero 3) che sono classificati come " facilmente infiammabili " o " estremamente infiammabili " (6)5 00050 000 1Per preparati si intendono i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (direttiva 79/831/CEE).  2Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nelle seguenti direttive e nelle relative modifiche :  -direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ;  -direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati  pericolosi (solventi) ;  -direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture,  vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini ;  -direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi (antiparassitari) ;  -direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati  pericolosi.  3L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino si applicano quando opportuno.  4Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.  5Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i).  6Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), ii).      ALLEGATO B  " ALLEGATO VII INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE AL PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 a)Nome della società e indirizzo.  b)Qualifica professionale della persona che fornisce le informazioni.  c)Conferma che la località è soggetta alle disposizioni regolamentari e/o amministrative che recepiscono la direttiva e che è stata presentata all'autorità competente la notifica di cui all'articolo 5 o almeno la dichiarazione di cui all'articolo 9,  paragrafo 3.  d)Una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta nella località.  e)I nomi comuni o, nel caso dei depositi di cui nella parte II dell'allegato II, i nomi generici o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati che intervengono nella località e che sono suscettibili di causare un incidente  rilevante, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose.  f)Informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente.  g)Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di informazione della popolazione interessata in caso di incidente.  h)Informazioni adeguate sulle azioni e sul comportamento che la popolazione interessata dovrebbe seguire in caso di incidente.  i)Conferma che la società è tenuta a prendere gli opportuni provvedimenti in loco, nonché a mettersi in contatto con i servizi di emergenza, per far fronte agli incidenti e minimizzarne gli effetti.  j)Riferimento al piano d'emergenza predisposto per far fronte agli effetti di un incidente all'esterno dell'impianto. Tale piano dovrebbe comprendere l'avviso di applicare le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.  k)Particolari su come ottenere tutte le informazioni complementari, fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla legislazione nazionale. "   ALLEGATO I    MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO2 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI (¹) (²)  0123456789Stato membroEmissioni di SO2 per grandi im- pianti di combu- stione nel 1980 (Kton)Massimale di emissione (Kton/anno)% di riduzione emissioni nel 1980 % di riduzione emissione adeguata rispetto al 1980 Fase 1Fase 2Fase 3Fase 1Fase 2Fase 3Fase 1Fase 2Fase 3199319982003199319982003199319982003Belgio530318  212  159  - 40- 60-70-40-60-70 Danimarca323213  141  106  - 34- 56-67-40-60-70 Germania2 2251 335  890  668  - 40- 60-70-40-60-70 Grecia303320  320  320  +  6+  6+ 6-45-45-45 Spagna2 2902 290  1 730  1 440  -  0- 24-37-21-40-50 Francia1 9101 146  764  573  - 40- 60-70-40-60-70 Irlanda99124  124  124  + 25+ 25+25-29-29-29 Italia2 4501 800  1 500  900  - 27- 39-63-40-50-70 Lussemburgo31,81,51,5- 40- 50-60-40-50-50 Paesi Bassi299180  120  90  - 40- 60-70-40-60-70 Portogallo115232  270  206  +102+135+79-25-13-34 Regno Unito3 8833 106  2 330  1 553  - 20- 40-60-20-40-60 ;Emissioni ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1o luglio 1987 o successivamente.  $Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente al 1o luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data, o che non sono state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione stabiliti dal  presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le emissioni globali originate dagli impianti esistenti che non devono superare i massimali di cui al presente  allegato.      ALLEGATO II    MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI NOx PER GLI IMPIANTI ESISTENTI (¹) (²)  0123456Stato membroEmissioni di NOx (come No2 per grandi impianti di combustione nel 1980 (Kton)Massimali di emissione di NOx (Kton/anno) % di riduzione rispetto a emissioni NOx nel 1980 % di riduzione emissioni NOx adeguate rispetto al 1980 Fase 1Fase 2Fase 1Fase 2Fase 1Fase 21993 (³)19981993 (³)19981993 (³)1998Belgio11088  66  - 20- 40-20-40 Danimarca124121  81  -  3- 35-10-40 Germania870696  522  - 20- 40-20-40 Grecia3670  70  + 94+ 9400 Spagna366368  277  +  1- 24-20-40 Francia400320  240  - 20- 40-20-40 Irlanda2850  50  + 79+ 7900 Italia580570  428  -  2- 26-20-40 Lussemburgo32,41,8- 20- 40-20-40 Paesi Bassi12298  73  - 20- 40-20-40 Portogallo2359  64  +157+178- 80 Regno Unito1 016864  711  - 15- 30-15-30 ;Emissioni ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1o luglio 1987 o successivamente.  $Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente al 1o luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data, o che non sono state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione stabiliti dal  presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le emissioni globali originate dagli impianti esistenti che non devono superare i massimali di cui al presente  allegato.  =Per motivi tecnici gli Stati membri possono prorogare fino a due anni la data della fase 1 per la riduzione delle emissioni di NOx notificando tale proroga entro un mese dalla notitifa della presente direttiva.      ALLEGATO III  (¹)Nel 1990 il Consiglio deciderà sui valori limite di emissione per gli impianti di potenza compresa tra 50 e 100 MWth, sulla base di una relazione della Commissione sulla disponibilità di combustibili a basso tenore di zolfo  e di una sua adeguata proposta.     ALLEGATO IV      ALLEGATO V    VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER L'SO2 PER NUOVI IMPIANTI Combustibili gassossi  Tipi di combustibileValori limite (mg/Nm³)Combustibili gassosi in generale 35 Gas liquefatto  5 Gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, gas da forno a coke, gas d'altoforno800 Gas derivati dal carbone(¹) ;Il Consiglio fisserà in una fase successiva i valori limite di emissione applicabili a tale gas in base a proposte della Commissione che dovranno tener conto delle ulteriori esperienze tecniche.      ALLEGATO VI    VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER I NOx PER NUOVI IMPIANTI  Tipi di combustibileValori limite (mg/Nm³)Solido, in genere  650 Solido, contenente meno del 10 % di composti volatili 1 300 Liquido  450 Gassoso  350     ALLEGATO VII    VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER LE POLVERI PER NUOVI IMPIANTI  Tipo di combustibilePotenza termica (MWth)Valori limite (mg/Nm³) Solido 8 500 < 500  50 100 Liquido (¹)tutti gli impianti 50 Gassosotutti gli impianti  5di regola 10per i gas di altoforno e 50per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere impiegati altrove ;Il valore limite di emissione di 100 mg/Nm³ può essere applicato agli impianti di potenza inferiore a 500 MWth alimentati da combustibile liquido con un contenuto di ceneri di oltre 0,06 %.      ALLEGATO VIII