Avis juridique important

|

31979L0113

Directiva 79/113/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la determinación de la emisión sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción

Diario Oficial n° L 033 de 08/02/1979 p. 0015 - 0030 Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 8 p. 0026  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 9 p. 0176  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 9 p. 0176  Edición especial en finés : Capítulo 15 Tomo 2 p. 0144  Edición especial sueca: Capítulo 15 Tomo 2 p. 0144

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 19 de diciembre de 1978    referente a la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros relativas a la determinación   de la emisión sonora de las máquinas y materiales   utilizados en las obras de construcción     ( 79/113/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea y , en especial , su artículo 100 ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,    Visto el dictamen del Comité económico y social (2) ,    Considerando que , en los Estados miembros , los niveles   sonoros admisibles de las máquinas y materiales utilizados   en las obras de construcción , así como el método de   medición de estos niveles sonoros , están sometidos a   disposiciones imperativas que difieren según los Estados   miembros , lo que obstaculiza las transacciones comerciales   de estas máquinas y materiales de construcción ; que es   necesario , por consiguiente , proceder a la aproximación   de estas disposiciones ;    Considerando que es procedente aproximar las   disposiciones referentes a la determinación de la   emisión sonora a las que habrán de ajustarse las   máquinas y materiales de las obras de construcción   para poder ser importados y comercializados libremente ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    1 . La presente Directiva se aplicará a las máquinas y   materiales utilizados en las obras de construcción   definidos en el apartado 2 , para los que se prevén   disposiciones detalladas en directivas especiales .    2 . A efectos de la presente Directiva se entiende por   máquinas y materiales utilizados en las obras de   construcción , los materiales , equipos , instalaciones y   máquinas de obras de construcción o sus elementos que ,   de acuerdo con su tipo de fabricación , sirvan para   efectuar trabajos en obras de ingeniería civil   y de construcción , sin que estén destinados   principalmente al transporte de mercancías o de   personas y respecto a los cuales es conveniente determinar   la emisión sonora .    3 . Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la   presente Directiva , los tractores de uso agrícola y   forestal así como las máquinas elevadoras .    Artículo 2    Cuando una directiva determinada regule la determinación   de la emisión sonora de las máquinas y materiales   utilizados en las obras de construcción a que se refiere   el artículo 1 , esta emisión habrá de determinarse de   conformidad con las disposiciones que figuran en el Anexo .    Artículo 3    Las modificaciones que sea necesario introducir con el fin   de adaptar al progreso de la técnica las disposiciones que   figuran en el Anexo , se adoptarán de conformidad con el   procedimiento previsto en el artículo 5 .    Artículo 4    1 . Se crea un Comité para adaptar al progreso de la   técnica las directivas encaminadas a la eliminación de   los obstáculos técnicos que se oponen a las   transacciones comerciales en el sector de las máquinas   y materiales utilizados en las obras de construcción ,   en adelante denominado « Comité » , que estará   formado por representantes de los Estados miembros   y presidido por un representante de la Comisión .    2 . El Comité establecerá su reglamento interno .    Artículo 5    1 . Cuando se recurra al procedimiento que se establece en   el presente artículo , el Comité será convocado por su   presidente , bien a iniciativa de éste , bien a   instancia del representante de un Estado miembro .    2 . El representante de la Comisión presentará al   Comité un proyecto referente a las medidas que hubieran de   adoptarse . El Comité emitirá su dictamen en relación   con este proyecto en un plazo que podrá fijar el   presidente en función de la urgencia de la cuestión de   que se trate . La decisión se adoptará por mayoría   de cuarenta y un votos , ponderándose los votos de los   Estados de acuerdo con el apartado 2 del artículo 148   del Tratado . El presidente no tomará parte en la   votación .    3 . a ) La Comisión adoptará las medidas propuestas   cuando se ajusten al dictamen del Comité .    b ) Cuando estas medidas no se ajusten al dictamen del   Comité o a falta de éste , la Comisión presentará   sin demora al Consejo una propuesta relativa a las   medidas que haya que adoptar . El Consejo decidirá   por mayoría cualificada .    c ) Cuando , transcurrido un plazo de tres meses a   partir de la propuesta al Consejo , éste no se hubiera   pronunciado la Comisión adoptará las medidas   propuestas .    Artículo 6    1 . Los Estados miembros pondrán en vigor las   disposiciones legales , reglamentarias y administrativas   necesarias para ajustarse a la presente Directiva en un   plazo de dieciocho meses a partir de su notificación , e   informarán de inmediato a la Comisión .    2 . Los Estados miembros cuidarán de que se ponga en   conocimiento de la Comisión el texto de las disposiciones   de derecho interno que adopten , en relación con el sector   regulado por la presente Directiva .    Artículo 7    Los destinatarios de la presente directiva serán los   Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 19 de diciembre de 1978 .    Por el Consejo    El presidente    G. BAUM    (1) DO n º C 76 de 7 . 4 . 1975 , p. 37 .    (2) DO n º C 263 de 17 . 11 . 1975 , p. 42 .    ANEXO    MÉTODO DE DETERMINACIÓN DEL RUIDO AÉREO   EMITIDO POR LAS MÁQUINAS QUE SE UTILIZAN AL   AIRE LIBRE    1 . OBJETO    El presente método tiene por finalidad determinar   el ruido emitido por cualquier tipo de máquina ,   parte de máquina o instalación que se utilice   al aire libre . En relación con el presente   método , las máquinas , partes de máquinas   o instalaciones se denominarán « fuentes sonoras » .    Mediante el método se establecen los diferentes   criterios acústicos a los que habrá que ajustarse   con el fin de caracterizar una fuente sonora así   como la forma de determinar dichos criterios .    Los valores que se obtengan con arreglo al   método constituirán los datos fundamentales   para comprobar la conformidad de la emisión   sonora de las máquinas con las prescripciones   establecidas y para que las obras de construcción   se atengan a las medidas establecidas en materia   de protección contra los ruidos ambientales .   Salvo disposición en contrario , estos valores   habrán de abarcar todas las tolerancias .    Este método se aplicará siempre y cuando   en las directivas especiales no se establezcan   disposiciones diferentes o complementarias , en   razón de las características peculiares de   determinados tipos de máquina .    2 . ÁMBITO DE APLICACIÓN    2.1 . Tipo de ruido    Este método se aplicará a todos los tipos   de ruido que emitan las fuentes sonoras utilizadas   normalmente al aire libre .    2.2 . Dimensiones de la fuente sonora    Este método se aplicará a las fuentes sonoras   cualquiera que sea su dimensión , salvo disposiciones   contrarias establecidas en directivas especiales .    3 . DEFINICIONES    3.1 . Nivel de presión acústica L pA    El nivel de presión acústica L pA se obtendrá   aplicando la ponderación A al nivel de presión   acústica L p .    El nivel de presión acústica L p , en dB ,   de un ruido vendrá dado por la fórmula    L p = 20 log10 P/P o    en la que     - p es el valor efectivo de la presión acústica ,   medida en un determinado punto , expresada en P a     - P o es la presión acústica efectiva de   referencia , igual a 20 µ Pa . El valor L pA   del nivel de presión acústica ponderado A ,   expresado en dB , se obtendrá utilizando la   ponderación A en la cadena de medición .    3.2 . Superficie de medición    La superficie de medición de área S será   una superficie imaginaria que rodea la fuente   sonora y en la que se sitúan los puntos de   medición ( ver punto 6.4 ) .    3.3 . Nivel de presión acústica de superficie L pAm    El nivel de presión acústica de superficie   L pAm será el nivel , calculado según el método   expuesto en el punto 8.4 , del valor medio   cuadrático de las presiones acústicas apreciadas   en la superficie de medición .    3.4 . Nivel potencia acústica L WA    El nivel de potencia acústica L WA se obtendrá   aplicando la ponderación A al nivel de potencia   acústica L W .    El nivel de potencia acústica L W , en dB ,   de una fuente sonora se obtendrá por la fórmula :    L W = 10 log10 W/W o    en la que     - W es la potencia acústica total emitida por   la fuente en Vatios ,     - W o es la potencia acústica de referencia ,   igual a 10 -12W .    El valor L WA del nivel de potencia acústica   ponderado A , en dB , se obtendrá utilizando la   ponderación A en la cadena de medición .    3.5 . Valor límite del nivel de potencia   acústica L WA1    El valor límite del nivel de potencia acústica   L WA , expresado en dB ponderados A , será el   valor que se establezca en las directivas especiales ;   se designará con L WA1 .    3.6 . Indice de directividad DI    El índice de directividad ( DI ) , expresado   en dB , que habrá que tener presente para   aplicar este método vendrá dado por la fórmula :    DI = L pAmáx - L pAm + 3    en la que ,     - L pAmáx es el más elevado de los niveles   acústicos de presión obtenidos en los puntos de   medición ( ver punto 6.4.2 ) , calculados con   arreglo al punto 8.1.1 corregidos según los   principios generales que se establecen en los   puntos 8.6.1 , 8.6.3 y 8.6.4 ,     - L pAM es el nivel acústico de presión   de superficie determinado con arreglo al punto 8.4 ,     - 3 es un término aditivo convencional .    Para determinar los valores de L pAmáx y L pAm   sólo será necesario tener en cuenta los puntos de   medición prescritos .    3.7 . Ruidos extraños    Se entiende por ruido extraño , el ruido resultante   del ruido de fondo y del ruido parasitario .    3.7.1 . Ruido de fondo    Se entiende por ruido de fondo cualquier ruido   observado en los puntos de medición cuando no sea   causado por la fuente sonora .    3.7.2 . Ruido parasitario    Se entiende por ruido parasitario cualquier ruido   observado en los puntos de medición causado por   la fuente sonora pero que no es emitido por ella   directamente .    4 . CRITERIOS APLICABLES A LA EXPRESIÓN DE LOS   RESULTADOS    4.1 . Criterios acústicos para el medio ambiente    El criterio acústico para el medio ambiente de   una fuente sonora vendrá expresado :     - bien por el nivel de potencia acústica de   la fuente sonora L WA ,     - bien por el nivel de potencia acústica de la   fuente sonora L WA completado por el índice de   directividad ( DI ) . No obstante , cuando el nivel   de potencia acústica calculado L WA sea inferior   al valor límite del nivel de potencia acústica   L WA1 de un valor que se establezca en la directiva   especial , el índice de directividad ( DI ) se   dará sólo a título informativo .    4.2 . Criterio acústico en el lugar de trabajo    El criterio acústico en el lugar de trabajo se   expresará , en principio , en nivel de presión   acústico L pA .    5 . APARATOS DE MEDICIÓN    5.1 . Generalidades    Los aparatos habrán de estar diseñados para   medir el nivel ponderado A de la presión acústica   cuadrática media . El nivel de la media cuadrática   temporal respecto a un punto de medición se   obtendrá , bien por la lectura directa del   instrumento o bien mediante el cálculo a que se   refiere el punto 11 .    5.2 . Instrumentos de medición    Para cumplir la anterior condición , se podrá   utilizar :    a ) un sonómetro que responda a las condiciones   de la publicación CEI 179 , 2ª edición ,   1973 . El instrumento se utilizará en respuesta   « lenta » ;    b ) un integrador mediante el que se obtendrá   una integración analógica o digital de la   señal elevada al cuadrado en un determinado   intervalo de tiempo .    Observación    Cuando , respecto a cualquier tipo de medición ,   se utilicen instrumentos distintos al sonómetro   de precisión o combinaciones de instrumentos ,   como es el caso de los integradores , todas sus   especificaciones habrán de ajustarse a las   exigencias correspondientes de la publicación   CEI 179 , 2ª edición , 1973 .    5.3 . Micrófono y su cable conectado    Se utilizará un micrófono conectado a su   cable de conformidad con la publicación CEI 179 ,   2ª edición , 1973 , que irá contrastado para   mediciones en campo libre .    5.4 . Red de ponderación    Se utilizará una red de ponderación A de   conformidad con las especificaciones de la publicación   CEI 179 , 2ª edición , 1973 .    5.5 . Control de los aparatos de medición    5.5.1 . Antes de las pruebas , se procederá   a un control de la calidad acústica del conjunto   de aparatos ( instrumentos de medición , comprendidos   el micrófono y el cable ) con una fuente sonora de   referencia cuya precisión será por lo menos   de 0,5 dB ( por ejemplo , un calibrador ) ; los   aparatos habrán de controlarse de nuevo inmediatamente   después de cada serie de mediciones .    5.5.2 . Estos controles sobre el terreno habrán   de completarse por lo menos todos los años   mediante contrastes más detallados en un   laboratorio especialmente equipado al efecto .    6 . CONDICIONES DE MEDICIÓN    Todos los detalles referentes a las condiciones   de instalación , de funcionamiento y de utilización de   cada fuente sonora , se especificarán en los anexos de   las directivas especiales .    En los puntos 6.1 al 6.4 figuren las indicaciones   generales .    6.1 . Objeto de la medición    La fuente sonora objeto de prueba habrá de   determinarse exactamente mediante los equipos , tales   como los equipos auxiliares , el generador de   potencia , etc. , de la que forman parte integrante .    Las fuentes sonoras provistas de dispositivos   intercambiables , como es el caso de los equipos que   cumplen una función especial , se mediran ,   por lo menos , con el equipo principal . El resultado   de la medición sólo será válido para la   combinación comprobada .    Cuando sea necesario , las directivas especiales   expondrán en detalle también cómo tener presente ,   en la medición , la posible existencia de las   partes que no son , propiamente hablando , elementos   constitutivos de la máquina ( herramientas aisladas ,   etc. ) pero que son indispensables para su funcionamiento .    6.2 . Funcionamiento de la fuente sonora durante   las mediciones    Con objeto de crear condiciones reproducibles y de   poder calcular los valores de emisión sonore   característicos de la fuente sonora , habrá que   establecer con exactitud , en las directivas   especiales , las condiciones de funcionamiento de la   fuente sonora que habrán de observarse durante la   medición .    En principio , las mediciones consistirán en lo   siguiente :    6.2.1 . Una prueba de la fuente sonora en vacío ,   funcionando el motor a su velocidad nominal pero sin   poner en marcha los equipos de trabajo o de desplazamiento .    6.2.3 . Pruebas efectuadas con carga    En este caso , las condiciones de funcionamiento que se   establezcan se ajustarán al modo de trabajo   real de la máquina o a un modo de trabajo convencional   que produzca , en principio , efectos y tensiones   análogos a los que se observan durante el trabajo   real . Durante la medición , convendrá conseguir   un funcionamiento estable de la fuente sonora o un   determinado desarrollo periódico de las operaciones .   Las condiciones de funcionamiento , respecto a cada   fuente sonora , se especificarán en los anexos de las   directivas especiales correspondientes .    6.3 . Lugar de la medición    La fuente sonora se instalará con arreglo a   condiciones de aire libre y , salvo prescripción en   contrario , en un plano reflector , de acuerdo con su   modo de funcionamiento real y en un lugar en el que los   ruidos extraños sean suficientemente débiles ( ver   punto 8.6 ) .    Cuando la prueba prevista en una directiva especial   requiera el empleo de una superficie no reflectora   ( por ejemplo un suelo con hierba ) , se precisarán   las propiedades acústicas de la superficie .    En el lugar de medición no deberá haber obstáculos   reflectores que puedan influir en los resultados de   la medición .    Cuando se utilice una fuente sonora de referencia ,   habrá de poseer las características mínimas que   se especifican en la norma ISO 3741 Anexo B ,   edición de 15 de julio de 1975 .    6.4 . Superficie de medición , distancia de medición ,   localización y número de los puntos de medición    6.4.1 . Superficie de medición , distancia de   medición    La superficie de medición es una superficie imaginaria   que envuelva a la fuente sonora y está delimitada   por el área de prueba en la que se coloca la   máquina . También podrá delimitarse por   medio de varios planos ( figura 1 ) . Habrá de tener   una forma geométrica simple , preferentemente una   superficie que delimite un hemisferio o un paralelepído   rectángulo . La fuente sonora se colocará en el   centro del área de prueba ( figuras 2 y 3 ) .    En principio , se elegirá una distancia de medición   significativa .    En el caso del hemisferio , se cumplirá esta condición   cuando la distancia entre el hemisferio y el contorno   de la máquina no es inferior a dos veces la mayor   dimensión ( longitud , anchura , altura ) de la   fuente sonora .    Cuando ninguna de las dimensiones de la fuente sonora   objeto de prueba exceda los 4 metros , la superficie   de medición vendrá definida preferentemente por un   hemisferio de un radio de 10 m . Cuando ninguna de las   dimensiones exceda los 1,5 m , la superficie de   medición se fijará con preferencia por un   hemisferio con un radio de 4 m .    En el caso de fuentes sonoras de grandes dimensiones ,   se tropieza con dificultades de índole práctica   en la realización de las pruebas . En este caso , tal   vez ofrezca algunas ventajas la utilización de una   superficie de medición que delimite un paralelepípedo .    Cuando en los anexos de directivas particulares se   establezcan superficies especiales de medición , sólo   se tendrán en cuenta éstas .    Notas    a ) No se tendrán en cuenta , en la determinación   de las dimensiones de la fuente sonora , las partes   salientes de la misma cuando no contribuyan de modo   esencial a la radiación acústica .    b ) En las fuentes sonoras cuya mayor dimensión   de las tres aludidas ( longitud , anchura , altura )   sea superior a la mitad de la distancia de medición ,   aumentará la no certeza de los resultados de la   medición . Esta no certeza podrá mitigarse   aumentando el número de los puntos de medición .   Cuando la distancia entre dos puntos de medición   próximos sea inferior a la distancia de medición , la   precisión de medición será comparable a la que se   obtiene con el hemisferio , tal como se ha definido   anteriormente .    6.4.2 . Localización y número de puntos de   medición    6.4.2.1 . Generalidades    Cuando , a causa de su forma geométrica o su modo   de funcionamiento ( por ejemplo , desplazamiento ) ,   la fuente sonora acuse una orientación privilegiada ,   los puntos de medición se distribuirán de acuerdo   con un sistema de coordenadas correspondiente . El origen   del sistema de coordenadas habrá de coincidir , cuando   esto sea posible , con la proyección del centro   geométrico de la fuente sonora sobre el área   de prueba .    6.4.2.2 . Posición de los puntos de medición   en el caso de un hemisferio de radio r    En el caso de un hemisferio los puntos de medición   serán , en principio , doce y tendrán las coordenadas   siguientes ( ver figura 2 ) :    x = ( x/r ) r ,    y = ( y/r ) r ,    z = ( z/r ) r .    Se tomará para x/r , y/r , z/r y z los valores que   se transcriben en el cuadro I siguiente :    CUADRO I     * x/r * y/r * z/r * z *    1 * 1 * 0 * - * 1,5 m *    2 * 0,7 * 0,7 * - * 1,5 m *    3 * 0 * 1 * - * 1,5 m *    4 * - 0,7 * 0,7 * - * 1,5 m *    5 * - 1 * 0 * - * 1,5 m *    6 * - 0,7 * - 0,7 * - * 1,5 m *    7 * 0 * - 1 * - * 1,5 m *    8 * 0,7 * - 0,7 * - * 1,5 m *    9 * 0,65 * 0,27 * 0,71 * - *    10 * - 0,27 * 0,65 * 0,71 * - *    11 * - 0,65 * - 0,27 * 0,71 * - *    12 * 0,27 * - 0,65 * 0,71 * - *    6.4.2.3 . Posición de los puntos de medición   sobre un paralelepípedo    Cuando la superficie de medición se encuentre en   un paralelepípedo , se situarán los puntos de   medición , por ejemplo , como en la figura 3 . El   número de puntos de medición y su colocación   dependerán de las dimensiones de la fuente . No   obstante , será necesario establecer , por lo menos ,   un punto de medición en el centro de cada una de las   caras ( en general , las cuatro caras laterales y   la cara superior ) y en los cuatro ángulos de la   cara superior del paralelepípedo . Además , habrá   que tener presente la observación de la letra del   punto 6.4.1 .    Observación referente a los puntos 6.4.2.2 y   6.4.2.3    En las directivas especiales se podrá establecer   una colocación y un número diferentes de los puntos de   medición .    6.5 . Mediciones en el lugar de trabajo    Cuando el funcionamiento de la máquina requiera   la presencia de personal ( por ejemplo , el conductor ) ,   convendrá efectuar mediciones complementarias en el   lugar de trabajo .    Se darán especificaciones detalladas al efecto   de forma separada .    7 . REALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES    7.1 . Medición de la calidad acústica del lugar   de medición    Antes de proceder a la medición , será conveniente   comprobar las condiciones del medio ambiente del   lugar de medición . Los factores de influencia   objeto de comprobación serán los siguientes :    a ) ruidos extraños ,    b ) influencia del viento ,    c ) condiciones operativas , por ejemplo : vibraciones ,   temperatura , humedad , presión barométrica ,    d ) calidad acústica del área de prueba ,    e ) reflexiones acústicas sobre los obstáculos   existentes en el lugar de medición que puedan   modificar los resultados de las mediciones .    7.1.1 . Medición de los ruidos extraños    En los anexos de las directivas especiales se definirán   los ruidos extraños que habrán de tenerse en   consideración .    a ) Medición del ruido de fondo    El ruido de fondo se comprobará en los puntos de   medición ( ver punto 6.4.2 ) , sin que funcione la   fuente sonora ( sin emisión sonora ) ( véase el   método expuesto en el punto 7.2 ) .    b ) Medición del ruido parasitario    Este ruido se comprobará en los puntos de   medición ( véase el punto 6.4.2 . ) , después   de aislar eventualmente por medio de pantallas , la   fuente sonora objeto de comprobación ( véase   el método expuesto en el punto 7.2 ) .    Nota    Generalmente es suficiente que estas pantallas   tengan una masa superficial de 25 kg/m2 . Es conveniente   hacerlas absorbentes en la cara situada del lado de la   fuente objeto de comprobación .    7.1.2 . Velocidad y dirección del viento    La velocidad y la dirección del viento habrán de   determinarse en un punto situado por encima del   área de prueba . Habrá de tenerse en cuenta lo   dispuesto en el punto 8.6.4 .    7.1.3 . Medición de la temperatura , de la humedad ,   de la presión barométrica y de las demás   magnitudes de influencia    Sólo se efectuarán las mediciones de las magnitudes   de influencia que puedan modificar las mediciones   acústicas ( ver punto 8.6.3 ) .    7.1.4 . Medición de la calidad acústica del   área de prueba    La calidad acústica del área de prueba podrá   caracterizarse por la constante del medio ambiente C   según el punto 8.6.2 .    Se indicará de forma separada el procedimiento para   determinar el valor C que se define en el punto 8.6.2 .   Esta constante permitirá asimismo , determinar si el   suelo parcialmente reflejante puede ser válidamente   utilizado como área de prueba .    7.1.5 . Presencia de obstáculos    Por lo general , bastará un control visual para   comprobar que se cumplen las disposiciones del tercer   párrafo del punto 6.3 .    Las directivas especiales definirán la zona   objeto de comprobación .    7.2 . Medición del nivel de presión acústica   L pA    Para medir este nivel se utilizará uno de los   instrumentos definidos en el punto 5.2 . El nivel de   presión acústica L pA en un determinado punto de   medición , corresponde a la media cuadrática temporal   de las presiones acústicas . Cuando se utilice un   sonómetro , se procederá en dicho punto a un   determinado número de lecturas de las que se obtendrá   la media temporal aplicando las indicaciones del   punto 11 .    La duración de la medición será , en principio ,   de 15 segundos en cada punto de medición . En el   caso de ciclos de trabajo con variaciones periódicas   de nivel , la duración de la medición habrá de   ser , en principio , de tres ciclos completos de   trabajo , como mínimo .    Cuando se emplee un sonómetro integrador , el   tiempo de integración será igual al tiempo de   medición .    7.3 . Determinación de la naturaleza del ruido   generado por la fuente sonora    Por causas relativas a la protección del medio   ambiente , será conveniente conocer la naturaleza   del ruido emitido con el fin de evaluar las perturbaciones   que causa . Por consiguiente , resultará oportuno   establecer un método para detectar los ruidos de   carácter impulsivo y los ruidos de tonos discretos .    7.3.1 . Detección de los ruidos de carácter   impulsivo    Mediante la comparación de los resultados obtenidos   con un sonómetro de precisión de respuesta   « lenta » y los de un sonómetro de precisión   para impulsiones en posición « impulso »   ( publicación CEI 179 A/1973 ) , se podrá determinar   si los ruidos son de carácter impulsivo . Según   este método , para determinar el carácter impulsivo   del ruido , se tendrá presente la diferencia entre   los niveles de presión acústica , en su media   cuadrática , en el tiempo medido con el sonómetro ,   por una parte , en posición « lenta » y , por   otra , en posición « impulso » . El nivel de   presión acústica que se mida en posición   « impulso » se denominará « nivel de presión   acústica impulsivo » . Estas determinaciones se   efectuarán en alguno de los puntos de medición   previstos .    Se considera que un ruido es de carácter impulsivo   cuando la diferencia entre los dos niveles precitados   es igual o superior a 4 dB .    7.3.2 . Detección de un ruido de tonos discretos     ( Con objeto de recoger la evolución experimentada   por la técnica , se está revisando este punto   7.3.2 y su texto definitivo se introducirá mediante   el procedimiento del Comité de adaptación al   progreso de la técnica ) .    8 . UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS    8.1 . Cálculo de los niveles medios    8.1.1 . Nivel medio en un punto de medición    Los valores resultantes de las mediciones que se   prevén en el punto 7.2 , son valores medios   cuadráticos temporales .    8.1.2 . Nivel medio en la superficie de medición    A partir de los valores obtenidos según el método   que se expone en el punto 8.1.1 , se calculará el   nivel correspondiente a la media cuadrática espacial   de las presiones acústicas del conjunto de los   puntos de medición .    8.2 . Cálculo del nivel medio de los ruidos extraños    El nivel medio de los ruidos extraños sobre la   superficie de medición , se obtendrá aplicando el   método que se expone en el punto 8.1.2 a los   niveles de los ruidos extraños que se determinen en los   diferentes puntos de medición .    El nivel de ruidos extraños en un punto de medición   será igual al nivel de la suma cuadrática de las   presiones acústicas que obedezcan al ruido de fondo   y a los ruidos parásitos respectivamente en ese   punto .    8.3 . Cálculo del área S de la superficie   de medición    En el caso de un hemisferio , el área S expresada   en m2 de la superficie de medición será igual a :    S = 2 ¶ r2    en la que    r = radio del hemisferio de medición en m .    En el caso de un paraleleoípedo , el área S   expresada en m2 de la superficie de medición será   igual a :    S = 4 ( ab + bc + ba )    en la que    2a = 2d + 1 : longitud de la superficie de medición   en m ,    2b = 2d + e : anchura de la superficie de medición   en m ,    c = d + h : altura de la superficie de medición   en m ,    d : distancia que separa la superficie de medición   de la fuente sonora , en m ,    l : longitud de la fuente sonora en m ,    e : anchura de la fuente sonora en m ,    h : altura de la fuente sonora en m .    El área de la superficie de medición podrá   calcularse por aproximación . Es conveniente observar   que un error del ± 20 % en el cálculo de este   área causará una desviación de ± 1 dB en el   término    10 log10 S/S o ( nivel de superficie )    8.4 . Cálculo del nivel de presión acústica   superficial L pAm    Este nivel es el calculado de conformidad con el   método que se expone en el punto 8.1.2 ,   introduciendo las correcciones que se indican en los   puntos 8.6.1 , 8.6.3 y 8.6.4 .    8.5 . Cálculo del nivel de potencia acústica L WA    El nivel de potencia acústica L WA de la fuente   sonora se calculará aplicando la relación siguiente :    L WA = L pAM + 10 log10 S/S o + K2    en la que    L WA = nivel de potencia acústica de la fuente   objeto de prueba , expresada en dB ( véase punto   3.4 ) ,    L pAm = nivel de presión acústica superficial ,   expresado en dB , como se define en el punto 3.3 ,    S = área de la superficie de medición en m2 ,   cálculados según el método que se expone en el   punto 8.3 .    S o = área de referencia de 1 m2 ,    K2 = término corrector relativo al área de prueba ,   en dB . Es igual a cero salvo cuando , habida   cuenta de las disposiciones del punto 8.6.2 en relación   con lo dispuesto en las directivas especiales , no   deba ser igual a C .    Observación ( véase el punto 6.4.1 )    Cuando r = 4 m , 10 log S/S o 20 dB .    Cuando r = 10 m , 10 log10 S/S o = 28 dB .    8.6 . Correcciones aplicables a las mediciones    8.6.1 . Ruidos extraños   El nivel medio de presión acústica sobre la   superficie de medición , calculado según el   método que se expone en el punto 8.1 , habrá   de corregirse , en su caso , con el fin de tener en   cuenta los ruidos extraños que se determinen   según el método expuesto en el punto 8.2 . En el   Cuadro II se indica la corrección K1 , en dB ,   que habrá que sustraer del nivel medio de presión   acústica sobre la superficie de medición    CUADRO II    Diferencia ( en dB ) entre el nivel de presión   acústica calculado cuando funciona la fuente sonora   y el nivel de presión acústica causada   únicamente por ruidos extraños * Corrección   K1 en dB *    inferior a 6 * Sin medición válida *    6 * 1,0 *    7 * 1,0 *    8 * 1,0 *    9 * 0,5 *    10 * 0,5 *    superior a 10 * Sin corrección *    8.6.2 . Calidad acústica del área de prueba    La constante C mediante la que se obtiene la calidad   acústica del área de prueba vendrá dada por la   relación :    C = L War - L WAs    en la que :    L WAr = nivel de potencia acústica nominal de la   fuente de referencia , expresado en dB    L WAs = nivel de potencia acústica de la fuente de   referencia , calculado a partir de las mediciones   efectuadas sobre el área de prueba , teniendo   presente lo dispuesto en el punto 7.1 , letras a ) ,   b ) y C ) .    No será necesario determinar una constante de   medio ambiente C cuando el suelo del área de   prueba sea rígido , construido con hormigón o   asfalto no poroso y cuando el lugar esté exento de   objetos reflectores .    Cuando el suelo sea parcialmente reflector , el valor   de C habrá de estar comprendido dentro de los   valores límite que fijen las directivas especiales .   El valor efectivo de C que indique la calidad   acústica del lugar utilizado , se obtendrá   aplicando la fórmula anterior .    Salvo que se especifique otra cosa en las directivas   especiales , para la fijación del nivel de potencia   acústica de la fuente , este valor se utilizará   como K2 .    Además es conveniente introducir otras correcciones   en relación con el funcionamiento de la fuente   sonora ( por ejemplo , altitud del lugar de   medición ) .    8.6.3 . Magnitudes de influencia temperatura ,   humedad , altitud del lugar y otros     - Aparatos de medición    Convendrá remitirse a las indicaciones dadas por el   constructor del material de medición , con objeto   de tener en cuenta los posibles efectos de las   diferentes magnitudes de influencia que éste   señale y , en especial : la temperatura , la   presión barométrica y la humedad .     - Fuente sonora    En las directivas especiales se señalarán ,   en su caso , las magnitudes de influencia que puedan   modificar las mediciones y la forma de tenerlas   presentes .    8.6.4 . Influencia del viento    La velocidad máxima admisible del viento será   de 8 m/s .    A partir de la velocidad indicada por el fabricante   del micrófono , habrá que dotar a éste con un   protector contra el viento . Las correcciones que   eventualmente haya que introducir en los mencionados   cálculos del punto 8.4 . , se indicarán por el   fabricante de dichos protectores .    9 . DATOS QUE HABRÁN DE REGISTRARSE    En principio , los datos que se reseñan a   continuación se recogerán y registrarán en   un informe , respecto a todas las mediciones efectuadas   de acuerdo con las especificaciones relativas a este   método de medición .    9.1 . Fuente sonora de la prueba    a ) descripción de la fuente sonora sometida a   prueba ( comprendidas sus dimensiones ) ;    b ) condiciones de funcionamiento de la fuente   durante la prueba ;    c ) condiciones de montaje en el área de prueba ;    d ) emplazamiento de la fuente sonora en el lugar   de medición ;    e ) cuando el material objeto de prueba tenga varias   fuentes sonoras , la descripción de las fuentes   que funcionen durante las mediciones .    9.2 . Medio acústico    a ) descripción del lugar de medición y de las   características físicas del área de prueba ;   plano en el que se muestre el emplazamiento de la   fuente sonora y de los objetos reflectores que ,   en su caso , puedan existir en el lugar de   medición ;    b ) condiciones meteorológicas : tiempo ( soleado ,   con nubes , lluvioso , brumoso ... ) , temperatura   del aire , presión barométrica , velocidad y   dirección del viento , humedad ;    c ) término corrector que exprese la calidad   acústica del área de prueba .    9.3 . Instrumentos    a ) equipo utilizado en las mediciones , comprendida   la denominación de los aparatos , su tipo , su   número de serie y los nombres de los fabricantes ;    b ) método utilizado para contrastar los aparatos   de medición en la forma prevista en el punto 5.5.1 ,    nombre del laboratorio que hubiera procedido al   contraste que se exige en el punto 5.5.2 y fecha del   último contraste .    9.4 . Datos acústicos    a ) Forma y dimensiones de la superficie de   medición y emplazamiento de los micrófonos . Los   números de los puntos de medición y la dirección   del viento se indicarán en el plano el que se alude   en la letra a ) del punto 9.2 ;    b ) área S de la superficie de medición en m²   ( véase punto 8.3 ) y el valor de 10 log 10 S/S o   ( véase punto 8.5 ) ;    c ) niveles de presión acústica obtenidos en   los puntos de medición ( véase punto 8.1.1 ) ;    d ) nivel medio de presión acústica en la   superficie de medición ( véase el punto 8.1.2 ) ;    e ) correcciones eventuales en decibelios ( véase   puntos 8.6.1 , 8.6.3 y 8.6.4 ) ;    f ) nivel de presión acústica superficial   L pAm ( véase punto 8.4 ) ;    g ) constante de medio ambiente C ( véase   punto 8.6.2 ) ;    h ) nivel de potencia acústica ( véase punto 8.5 ) ;    i ) índice de directividad y número del punto de   medición en el que se haya obtenido L pAmax   ( véase punto 3.6 ) ;    j ) naturaleza del ruido ( véase punto 7.3 ) ;    k ) niveles de presión acústica en los eventuales   lugares de trabajo ( véase punto 6.5 ) ;    l ) fecha y hora de las mediciones .    10 . INFORMACIONES QUE HABRÁN DE CONSIGNARSE   EN EL INFORME A QUE SE REFIERE EL PUNTO 9    En el informe , sólo se consignarán los datos   registrados , de conformidad con el punto 9 , que sean   necesarios para realizar las mediciones . En el informe   se dejará constancia de que los niveles de potencia   acústica se han obtenido en forma perfectamente   acorde con este método de medición . Asimismo ,   se precisará en el informe que estos niveles de   potencia acústica se expresan en dB ponderado A ,   referencia 1 pW .    11 . MÉTODO PARA CALCULAR EL NIVEL MEDIO   CORRESPONDIENTE A LA MEDIA CUADRÁTICA DE   DIFERENTES PRESIONES ACÚSTICAS    Para obtener el nivel medio correspondiente a la   media cuadrática de las diferentes presiones   acústicas resultantes , bien sea de una serie de   mediciones efectuadas en un sólo punto ( media   temporal ) , o bien de una serie de mediciones   realizadas en diferentes puntos situados en la   superficie de medición ( media espacial ) , se   podrá aplicar la fórmula siguiente :    L pAm = L pAo + 10 log10 1/n S ( i "n , i = 1 ) g i =   L pAo + 10 log10 g m    en la que :    L pAi es el nivel de presión acústica de la   medición de orden i ,    L pAo es el nivel de presión acústica auxiliar   para simplificar el cálculo ( por ejemplo , el valor   mínimo de los L pAi ) ,    g i es la cantidad auxiliar para la medición   de orden i : g i = 10 0,1 ( L pAi - L pAo ) ,    g m = es valor medio de los g i :   1/n S ( i = n , i = 1 ) g i    Se denominará D L la cantidad : D L = L pAi - L pAo    En el cuadro III figuran los valores de g para los   diferentes valores de D L .    CUADRO III    Valor de g en función de D L    El cuadro podrá ampliarse en los dos sentidos    DL dB * g *     - 20,0 * 0,010 *     - 19,5 * 0,011 *     - 19,0 * 0,013 *     - 18,5 * 0,014 *     - 18,0 * 0,016 *     - 17,5 * 0,018 *     - 17,0 * 0,020 *     - 16,5 * 0,022 *     - 16,0 * 0,025 *     - 15,5 * 0,028 *     - 15,0 * 0,032 *     - 14,5 * 0,035 *     - 14,0 * 0,040 *     - 13,5 * 0,045 *     - 13,0 * 0,050 *     - 12,5 * 0,056 *     - 12,0 * 0,063 *     - 11,5 * 0,071 *     - 11,0 * 0,079 *     - 10,5 * 0,089 *     - 10,0 * 0,100 *    DL dB * g *     - 10,0 * 0,100 *     - 9,5 * 0,112 *     - 9,0 * 0,126 *     - 8,5 * 0,141 *     - 8,0 * 0,158 *     - 7,5 * 0,178 *     - 7,0 * 0,2 *     - 6,5 * 0,224 *     - 6,0 * 0,251 *     - 5,5 * 0,282 *     - 5,0 * 0,316 *     - 4,5 * 0,335 *     - 4,0 * 0,398 *     - 3,5 * 0,447 *     - 3,0 * 0,501 *     - 2,5 * 0,562 *     - 2,0 * 0,631 *     - 1,5 * 0,708 *     - 1,0 * 0,794 *     - 0,5 * 0,891 *     - 0,0 * 1 *    DL dB * g *    0,0 * 1 *    0,5 * 1,12 *    1,0 * 1,26 *    1,5 * 1,41 *    2,0 * 1,58 *    2,5 * 1,78 *    3,0 * 2,00 *    3,5 * 2,24 *    4,0 * 2,51 *    4,5 * 2,82 *    5,0 * 3,16 *    5,5 * 3,55     6,0 * 3,98 *    6,5 * 4,47 *    7,0 * 5,01 *    7,5 * 5,62 *    8,0 * 6,31 *    8,5 * 7,08 *    9,0 * 7,94 *    9,5 * 8,91 *    10,0 * 10 *    DL dB * g *    10,0 * 10,0 *    10,5 * 11,2 *    11,0 * 12,6 *    11,5 * 14,1 *    12,0 * 15,8 *    12,5 * 17,8 *    13,0 * 20,0 *    13,5 * 22,4 *    14,0 * 25,1 *    14,5 * 28,2 *    15,0 * 31,6 *    15,5 * 35,5 *    16,0 * 39,8 *    16,5 * 44,7 *    15,0 * 50,1 *    15,5 * 56,2 *    18,0 * 63,1 *    18,5 * 70,8 *    19,0 * 79,4 *    19,5 * 89,1 *    20,0 * 100 *    DL dB * g *    20,0 * 100,0 *    20,5 * 112,2 *    21,0 * 125,9 *    21,5 * 141,3 *    22,0 * 158,5 *    22,5 * 177,8 *    23,0 * 199,5 *    23,5 * 223,9 *    24,0 * 251,2 *    24,5 * 281,8 *    25,0 * 316,2 *    25,5 * 354,8 *    26,0 * 398,1 *    26,5 * 446,7 *    27,0 * 501,2 *    27,5 * 562,3 *    28,0 * 631,0 *    28,5 * 707,9 *    29,0 * 794,3 *    29,5 * 891,3 *    30,0 * 1 000,0 *    Figura 1 : ver D.O.    Figura 2 : ver D.O.    Figura 3 : ver D.O.