Le BeVision M1 est un système automatisé de balayage d'images, particulièrement adapté à l'analyse de la propreté des particules sur les filtres. Équipé d'un microscope métallurgique, d'une platine motorisée programmable, d'une fonction de mise au point automatique et d'un capteur CMOS à haute résolution, le BeVision M1 peut capturer et reconnaître chaque particule individuelle et assembler automatiquement les images pour obtenir une grande image d'ensemble.
Caractéristiques et avantages
- ● Plage de mesure : 1 - 10 000 µm
- ● Résultats conformes à la norme ISO 9276-6
- ● Mesures hautement reproductibles
- ● Une caméra CCD à grande vitesse
- ● Un logiciel puissant pour faciliter votre travail
- ● Platine d'échantillonnage automatique avec une grande précision de positionnement
- ● 24 paramètres différents de taille et de forme des particules
- ● Un élément clé des mesures de la propreté des surfaces
How to Install and Operate BeVision M1
What is Image Analysis? Fundamentals of BeVision Series
Overview of BeVision Series | Precision in Particle Vision
1) Pourquoi une méthode d'analyse d'images ?
Capturez une image de particules, identifiez les particules, puis mesurez leur taille et leur forme. Chaque étape de l'analyse d'image est simple et claire.
- Analyse de la forme
Sur la base d'une vue directe des particules, il est possible d'analyser non seulement la taille des particules, mais aussi leur forme.
- Voir, c'est croire
La méthode d'analyse d'image détermine la taille et la forme de chaque particule individuelle, puis les additionne pour former une statistique. Les détails de la distribution de la taille ou de la forme des particules peuvent être fournis avec précision.
2) Pourquoi la méthode d'analyse d'image statique ?
- Une vision claire
Dans les analyseurs d'images statiques, des microscopes de précision et des caméras à haute résolution sont spécialisés pour obtenir des images de particules de haute qualité.
- Sensibilité aux particules de petite taille
La méthode d'analyse d'images statiques est sensible aux particules de taille inférieure ; il est même possible d'estimer la taille des particules de taille inférieure.
- Petit volume d'échantillon
La méthode d'analyse d'images statiques nécessite un faible volume d'échantillons. Quelques gouttes d'émulsions ou quelques microgrammes de poudres suffisent pour effectuer une mesure.
3) Mode de balayage efficace et mode panoramique à limite de rupture
① Mode balayage
Le flux de travail du mode de balayage du BeVision M1 consiste à capturer d'abord une image, puis à analyser l'image tout en déplaçant la platine, à capturer l'image suivante une fois que la platine a atteint une nouvelle position, et à répéter l'opération.
Le logiciel BeVision affiche les résultats en temps réel pendant le processus de numérisation. L'efficacité et la fiabilité de ce mode de numérisation sont largement appréciées dans différentes industries.
- Un mode de balayage efficace et fiable
Comparé au test manuel, le processus de balayage automatique améliore l'efficacité du test. La capture d'images et le déplacement simultané de la scène permettent d'atteindre un niveau d'efficacité supérieur. Le mode de balayage efficace analyse de nombreuses particules en un seul test, renforçant ainsi la signification statistique du résultat.
② Mode panoramique
Le mode panoramique permet d'assembler des images distinctes en un panorama avant l'analyse.
Avec un panorama, il est facile de mesurer le nombre total de particules dans la région ainsi que la taille et la forme de chaque particule, même si la particule est surdimensionnée. La précision du nombre de particules est d'une importance vitale pour différentes industries, par exemple l'industrie automobile et l'industrie pharmaceutique.
- Une combinaison de macrovision et de microdétails
Les panoramas produits par le BeVision M1 enregistrent toutes les particules dispersées dans une région à l'échelle du millimètre et conservent les détails de leur forme. Un panorama clair permet de compter avec précision les particules dans la macro-région et d'analyser la taille et la forme des particules, sans aucun reste.
4) Paramètres de taille et de forme des particules：
- Paramètres de taille
Diamètres équivalents : diamètre équivalent en surface、 diamètre équivalent en périmètre ;
Diamètres de Feret : diamètres de Feret maximum et minimum, XLF ('longueur') ;
Diamètres de Martin : diamètres de Martin maximum et minimum ;
Ellipse de Legendre : axe majeur et axe mineur ;
- Paramètres de forme
Différence de taille dans 2 directions : rapport d'aspect、L/W ratio、ellipse ratio ;
Ressemblance à un rond et ressemblance à un rectangle : Circularité、irrégularité、compacité、extent、box ratio ;
Concavité du contour : Concavité、convexité、solidité ;
Pour les particules allongées : Elongation、droite ;
5) Logiciel BeVision : Des informations visualisées pour vous：