b"\n_START_ARTICLE_\nStabilit\xc3\xa0 (metrologia)\n_START_SECTION_\nStabilit\xc3\xa0 della lettura\n_START_PARAGRAPH_\nLa stabilit\xc3\xa0 della lettura \xc3\xa8 l'attitudine di una misurazione a mantenere (durante il rilievo) il valore letto entro i limiti di risoluzione dello strumento. Questo concetto si sovrappone a quello di ripetibilit\xc3\xa0 della misura._NEWLINE_Durante la lettura di una misura, specie con strumenti ad alta risoluzione, \xc3\xa8 comune riscontrare che il valore letto vari da istante in istante._NEWLINE_Se le variazioni sono discontinue, con direzioni e ampiezze casuali, si pu\xc3\xb2 cercare eventuali fonti di disturbo per cercare di eliminarle o ridurle; ma nel caso ci\xc3\xb2 non potesse essere possibile o non si avesse successo, ci si vedrebbe costretti a rivedere la risoluzione della misura o a tenere conto della presenza di un errore di ripetibilit\xc3\xa0._NEWLINE_Se le variazioni indicano una deriva, si pu\xc3\xb2 cercare un'eventuale grandezza d'influenza da stabilizzare, altrimenti, anche in questo caso, si \xc3\xa8 costretti a tenere conto di un errore di ripetibilit\xc3\xa0 dettato dalla deriva del valore letto._NEWLINE_In qualche caso, se la deriva ha caratteristiche sufficientemente stabili, \xc3\xa8 possibile fare misure ripetibili controllando la grandezza d'influenza; esempio: constatato che un dinamometro deriva in modo costante a seguito dell'applicazione di un carico, si possono ottenere misure ripetibili, leggendo il carico sempre dopo un preciso lasso di tempo dalla sua applicazione. Va comunque segnalato che la maggior parte della strumentazione necessita di un certo periodo di messa a regime, prima di eseguire una misura, a seguito dell'accensione o dell'applicazione del misurando, in alcuni casi \xc3\xa8 tenuta perennemente accese in un ambiente a temperatura e umidit\xc3\xa0 controllata.\n_START_SECTION_\nStabilit\xc3\xa0 della strumentazione\n_START_PARAGRAPH_\nLa stabilit\xc3\xa0 di uno strumento di misura \xc3\xa8 la sua attitudine a mantenere costanti le sue caratteristiche metrologiche._NEWLINE_Uno strumento ideale, una volta realizzato, dovrebbe mantenere le sue caratteristiche costanti. Nella realt\xc3\xa0, per cause interne (es. deperimento e consumo dei componenti, difettosit\xc3\xa0 nella realizzazione) o esterne (es. variazione delle condizioni ambientali, cattivo uso), la strumentazione varia le proprie caratteristiche metrologiche in maniera pi\xc3\xb9 o meno significativa._NEWLINE_Nella pratica, non si parla mai di \xe2\x80\x9cstabilit\xc3\xa0 strumentale\xe2\x80\x9d in senso generico, ma ci si riferisce sempre a variazioni dettate da qualche grandezza d'influenza. Perci\xc3\xb2 il concetto di stabilit\xc3\xa0 si sovrappone al concetto di riproducibilit\xc3\xa0 dello strumento._NEWLINE_Comunemente, quando si parla di \xe2\x80\x9cstabilit\xc3\xa0\xe2\x80\x9d di uno strumento, senza specificare altro, si intende la stabilit\xc3\xa0 delle sue caratteristiche nel lungo periodo (nota anche come deriva nel tempo). Quando invece ci si riferisce alla stabilit\xc3\xa0 strumentale al variare di un'altra grandezza, \xc3\xa8 necessario specificare a quale grandezza ci si riferisce._NEWLINE_Tra le grandezze d'influenza pi\xc3\xb9 significative vi \xc3\xa8 la temperatura ambiente (da cui la stabilit\xc3\xa0 in temperatura). Tra le specifiche della strumentazione \xc3\xa8 comune trovare informazioni relative alla deriva termica dello stesso. Queste informazioni sono importanti per determinare la parte dell'incertezza di misura associata alla variazione della temperatura ambientale."