b'\n_START_ARTICLE_\nMicroscopio\n_START_PARAGRAPH_\nIl microscopio (dal greco: \xce\xbc\xce\xb9\xce\xba\xcf\x81\xcf\x8c\xce\xbd mikr\xc3\xb3n "piccolo" e \xcf\x83\xce\xba\xce\xbf\xcf\x80\xce\xb5\xe1\xbf\x96\xce\xbd skop\xc3\xa9in  "guardare") \xc3\xa8 uno strumento scientifico che consente di ingrandire l\'immagine degli oggetti di piccole dimensioni con l\'aiuto di una lente . Permette di osservarne i dettagli e quindi permette una osservazione diretta ad occhio nudo (o indiretta tramite la fotografia e/o altri sistemi elettronici). Il microscopio pu\xc3\xb2 essere di tipo ottico, basato sull\'osservazione diretta dello spettro elettromagnetico visibile, oppure elettronico, basato sull\'osservazione tramite fasci di elettroni, o a scansione di sonda, basato sull\'esplorazione della superficie del campione con una sonda materiale, oppure di altro tipo._NEWLINE_I primi strumenti utilizzabili, nell\'ambito dei microscopi di tipo ottico, vennero prodotti nei Paesi Bassi alla fine del XVI secolo, ma l\'invenzione vera e propria \xc3\xa8 tuttora controversa. Galileo ne invi\xc3\xb2 uno di sua costruzione al principe Federico Cesi, fondatore dell\'Accademia dei Lincei, per mostrargliene il funzionamento. Galileo definiva lo strumento un "occhialino per vedere le cose minime". Tra i primi scienziati ad utilizzare, diffondere e migliorare l\'uso di questo potente strumento, a partire dal XVII secolo, si ricordano Marcello Malpighi, Antoni van Leeuwenhoek, Robert Hooke e Michela Campana, Bartolomeo Panizza. Quest\'ultimo ebbe il merito di istituire il primo corso di anatomia microscopica in Italia.\n_START_SECTION_\nCostituenti\n_START_PARAGRAPH_\nIl microscopio \xc3\xa8 formato da una parte meccanica, strutturale e una parte tradizionalmente chiamata ottica, funzionale.\n_START_SECTION_\nParte meccanica\n_START_PARAGRAPH_\nLa parte meccanica deve essere robusta e relativamente pesante per consentire la necessaria stabilit\xc3\xa0 al sistema. Lo stativo rappresenta il corpo principale del microscopio ed ha la funzione di fare da supporto ai meccanismi di movimento e di messa a fuoco ed alla parte ottica._NEWLINE_La parte meccanica del microscopio alloggia anche il sistema di illuminazione, in caso di sistemi con illuminazione incorporata._NEWLINE_Il preparato da osservare si pone sul tavolino portaoggetti, dotato di un carrello traslatore per mezzo del quale il preparato pu\xc3\xb2 essere spostato agevolmente eventualmente con movimenti meccanici micrometrici nelle direzioni destra-sinistra e avanti-indietro._NEWLINE_Al di l\xc3\xa0 del tavolino portaoggetti, verso l\'illuminazione si trova un supporto meccanico che ospita il condensatore ed il diaframma di apertura. Ancora oltre, prima dell\'illuminatore, si trova il diaframma di campo._NEWLINE_Il microscopio deve essere dotato di un sistema molto accurato di messa a fuoco sia del preparato che del sistema di illuminazione. Il tavolino portaoggetti viene spostato verticalmente rispetto all\'obiettivo tramite i comandi di messa a fuoco macrometrici e micrometrici (o alternativamente si pu\xc3\xb2 spostare l\'ottica rispetto al tavolino). Il condensatore focalizza correttamente l\'illuminazione sul preparato, il collettore focalizza la sorgente luminosa in un particolare piano ottico del condensatore.\n_START_SECTION_\nMicroscopio elettronico ad emissione di campo\n_START_PARAGRAPH_\nAll\'interno di un bulbo di vetro \xc3\xa8 fatto il vuoto. La superficie del bulbo \xc3\xa8 ricoperta da una patina fluorescente, mentre al centro \xc3\xa8 contenuta una punta di tungsteno dal diametro molto piccolo. Tra la punta e la superficie del bulbo \xc3\xa8 presente una differenza di potenziale molto alta, in modo che nei punti prossimi alla punta esista un campo elettrico molto intenso (si raggiungono valori nell\'ordine dei milioni di volt al centimetro). Se la punta \xc3\xa8 carica negativamente gli elettroni di essa vengo strappati dal campo elettrico e accelerati radialmente verso lo schermo: dall\'immagine ottenuta si pu\xc3\xb2 ricostruire la disposizione degli atomi della punta stessa con una risoluzione di circa 25 \xc3\x85. L\'incertezza \xc3\xa8 dovuta ad effetti di diffrazione quantistica e al moto disordinato degli elettroni, le cui velocit\xc3\xa0 mantengono quindi componenti non radiali anche dopo l\'estrazione. Nel caso in cui, invece, all\'interno del bulbo sia iniettato dell\'elio e la punta sia caricata positivamente sono le molecole di gas (ionizzato in prossimit\xc3\xa0 della punta) ad essere accelerate verso le schermo. Siccome questi ioni sono molto pi\xc3\xb9 pesanti degli elettroni la lunghezza d\'onda quantistica \xc3\xa8 decisamente ridotta e la risoluzione dello strumento \xc3\xa8 di circa 1 \xc3\xa5ngstrom. L\'immagine prodotta sullo schermo presenta quindi chiazze scure (in prossimit\xc3\xa0 degli interstizi tra due atomi) e tracce dell\'arrivo delle molecole di elio (ionizzate dai nuclei)._NEWLINE_Si sono raggiunti ingrandimenti pari a 2000000x (10 volte maggiori rispetto al microscopio a scansione per effetto tunnel).\n_START_SECTION_\nMicroscopio ionico\n_START_PARAGRAPH_\nIl microscopio ionico si colloca sulla stessa linea teorica che permette di passare dal microscopio ottico al microscopio elettronico, ma utilizzando fasci di ioni invece che di elettroni; ricordando poi la relazione fondamentale della meccanica ondulatoria:_NEWLINE_esposta da de Broglie nel concetto di dualismo onda-particella, \xc3\xa8 evidente che, aumentando la massa m delle particelle illuminanti il campione, diventa possibile lavorare con lunghezze d\'onda associate minori, che consentono quindi, per il principio di Abbe, risoluzioni ancora maggiori._NEWLINE_Un esempio di microscopio ionico \xc3\xa8 dato dallo SHIM, acronimo di Scanning Helium Ion Microscope.\n_START_SECTION_\nMicroscopio confocale + forza atomica + riflessione interna totale in fluorescenza\n_START_PARAGRAPH_\nI laboratori di nanoscienze NNL del CNR hanno realizzato un microscopio che nasce dall\'unione di tre strumenti: un microscopio confocale laser per studiare il volume (vista dall\'esterno), un microscopio a forza atomica per visualizzare i dettagli della superficie (vista dall\'alto), e un microscopio a riflessione interna totale in fluorescenza, che mostra come la cellula aderisce al supporto._NEWLINE_Il microscopio permette una visione quanto mai completa della cellula, oltre a misurare l\'elasticit\xc3\xa0 della membrana cellulare, importante marker, che lo rende utile nello diagnosi del tumore._NEWLINE_Ogni strumento \xc3\xa8 capace di raggiungere risoluzioni di miliardesimi di metro. Una delle prime applicazioni sar\xc3\xa0 il test della somministrazione cellulare selettiva di antitumorali mediante nanocapsule.'