b"\n_START_ARTICLE_\nReservoir\n_START_PARAGRAPH_\nIl reservoir \xc3\xa8 un sacchetto collocato sul retro delle maschere dell'ossigeno e dei palloni autoespandibili (AMBU) collegati ad una sorgente di ossigeno sotto pressione, come una bombola._NEWLINE_Questo sacchetto serve per aumentare la percentuale di ossigeno presente nella miscela in arrivo al paziente, tramite quello fornito dalla bombola in modo che la ventilazione risulti pi\xc3\xb9 efficace. Viene utilizzato solo in presenza di una fonte di ossigeno senza la cui pressione non sarebbe in grado di espandersi ed esercitare la propria funzione._NEWLINE_\xc3\x88 soprattutto durante la rianimazione cardiopolmonare che \xc3\xa8 utile usare il reservoir, visto che in quella situazione devono essere fatte due ventilazioni consecutive e ravvicinate e cos\xc3\xac tra la prima e la seconda il pallone autoespandibile pu\xc3\xb2 riempirsi di ossigeno puro (tramite lo svuotamento del reservoir, che poi si gonfier\xc3\xa0 nuovamente con quello proveniente dal raccordo della bombola). In assenza di reservoir, il pallone si riespander\xc3\xa0 prendendo aria dall'ambiente e solo successivamente l'ossigeno puro della bombola potr\xc3\xa0 sostituire il contenuto del reservoir._NEWLINE_Tramite la ventilazione pallone/maschera dotati di reservoir la percentuale di ossigeno fornita al paziente utilizzando una fonte a 10-12 l/min. \xc3\xa8 oltre il 90%. Senza l'utilizzo del reservoir questa percentuale scende fino a valori intorno al 50% se viene utilizzata una fonte di ossigeno a pressione ed al di sotto senza._NEWLINE_Al contrario, durante una sola respirazione artificiale (con circolo presente), nei 3/5 secondi di attesa tra una ventilazione e la successiva il flusso di ossigeno proveniente dal raccordo potr\xc3\xa0 avere un tempo sufficiente per sostituire il contenuto del pallone."