b"\n_START_ARTICLE_\nElettroforesi capillare\n_START_PARAGRAPH_\nL'elettroforesi capillare, conosciuta anche come elettroforesi di zona capillare, pu\xc3\xb2 essere usata per separare specie ioniche utilizzando le cariche ioniche e le forze di frizione. Nell'elettroforesi tradizionale, le particelle elettricamente cariche si muovono in un liquido conduttivo sotto l'influenza di un campo elettrico. La tecnica dell'elettroforesi capillare, introdotta negli anni sessanta, \xc3\xa8 pensata per separare le specie basandosi sulla dimensione del rapporto di carica all'interno di un piccolo capillare riempito con un elettrolita.\n_START_SECTION_\nStrumentazione\n_START_PARAGRAPH_\nLa strumentazione necessaria per applicare la tecnica \xc3\xa8 relativamente semplice. Un esempio schematico di un sistema per elettroforesi capillare \xc3\xa8 mostrato in figura 1. I componenti principali del sistema sono una fiala contenente il campione, una fiala sorgente e una di destinazione, elettrodi, un generatore di alta tensione, un rivelatore, un sistema di raccolta dati e il supporto. La fiala sorgente, quella di destinazione e il capillare sono riempiti con un elettrolita come ad esempio una soluzione acquosa. Per introdurre il campione, il capo aperto del capillare \xc3\xa8 inserito nella fiala che lo contiene e quindi, dopo l'assorbimento del campione dovuto alla capillarit\xc3\xa0 (oppure a compressione), riportato nella posizione originaria. La migrazione delle particelle \xc3\xa8 quindi prodotta utilizzando un campo elettrico che \xc3\xa8 applicato fra la fiala sorgente e quella destinazione collegando gli elettrodi al generatore di alta tensione. Bisogna notare che tutti gli ioni, positivi o negativi che siano, sono spinti nella stessa direzione dal flusso elettroosmotico, come indicato nel seguito. Le particelle si separano durante lo spostamento per via della loro mobilit\xc3\xa0 elettroforetica e sono quindi rilevate all'altro capo del capillare. I dati sono quindi inviati dal rilevatore e trasmessi al sistema di raccolta dati (integratore o computer), che li rappresenta come elettroferogramma, che riporta la risposta del rilevatore come funzione del tempo. I composti chimici appaiono come picchi separati.\n_START_SECTION_\nRivelazione\n_START_PARAGRAPH_\nLa separazione tramite Elettroforesi capillare pu\xc3\xb2 essere rilevata da diversi strumenti. La maggior parte degli strumenti in commercio usano l'UV o l'UV- Visibile (assorbanza) come modo primario per rivelare il segnale. In questi sistemi, una sezione del capillare \xc3\xa8 usata come rivelatore. Questo serve per rivelare analiti che altrimenti non sarebbero risolti. In generale i capillari usati per l'elettroforesi capillare sono rivestiti con un polimero per incrementarne la stabilit\xc3\xa0. La porzione del capillare usata per la rivelazione UV, comunque, deve essere otticamente trasparente._NEWLINE_Con campioni naturalmente fluorescenti o modificati chimicamente con un marcatore fluorescente si pu\xc3\xb2 usare la rivelazione per fluorescenza. Questo metodo di rivelazione consente elevata sensibilit\xc3\xa0 e migliore selettivit\xc3\xa0, ma pu\xc3\xb2 essere utilizzato solo se il campione \xc3\xa8 fluorescente. Uno strumento per elettroforesi capillare con rivelazione a fluorescenza pu\xc3\xb2 essere complesso. Il metodo richiede un raggio di luce eccitatrice focalizzato sul capillare, e questo pu\xc3\xb2 essere difficile da ottenere con molte sorgenti luminose. Tramite fluorescenza indotta da laser si sono ottenuti limiti di rivelazione di 10\xe2\x81\xbb\xc2\xb9\xe2\x81\xb8 - 10\xe2\x81\xbb\xc2\xb2\xc2\xb9 mol. La sensibilit\xc3\xa0 del metodo \xc3\xa8 attribuita all'alta intensit\xc3\xa0 della luce incidente e alla capacit\xc3\xa0 di focalizzare molto accuratamente la luce sul capillare._NEWLINE_Per identificare il campione, l'apparecchiatura per elettroforesi capillare pu\xc3\xb2 essere direttamente accoppiata con uno spettrometro di massa o con uno spettrometro SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy). Nella maggior parte dei casi, all'uscita dal capillare il campione \xc3\xa8 ionizzato tramite electrospray, e gli ioni prodotti sono analizzati con lo spettrometro di massa. Questa modalit\xc3\xa0 richiede soluzioni tampone volatili, che influenzeranno il modo di separazione e il grado di risoluzione che \xc3\xa8 possibile ottenere. Misura e analisi richiedono in genere l'utilizzo di software specifici.\n_START_SECTION_\nModi di separazione\n_START_PARAGRAPH_\nLa separazione dei composti tramite elettroforesi capillare dipende dalla migrazione differenziale degli analiti in un campo elettrico applicato. La velocit\xc3\xa0 di migrazione elettroforetica () verso l'elettrodo di carica opposta \xc3\xa8:_NEWLINE_dove\n_START_SECTION_\nTecniche correlate\n_START_PARAGRAPH_\nCome descritto sopra, le separazioni in un sistema di elettroforesi capillare dipendono tipicamente dalle differenti caratteristiche di mobilit\xc3\xa0 elettroforetica degli analiti. Tuttavia alcune classi di analiti non possono essere separati da quest'effetto poich\xc3\xa9 sono neutri, non carichi, oppure perch\xc3\xa9 le differenze di mobilit\xc3\xa0 elettroforetica sono troppo ridotte. Ci sono per\xc3\xb2 alcune tecniche che possono aiutare a separare tali campioni utilizzando comunque questo sistema. L'aggiunta di un surfattante all'elettrolita pu\xc3\xb2 facilitare la separazione di composti non carichi tramite la cromatografia elettrocinetica micellare. Polimeri carichi, come frammenti di DNA, possono essere separati tramite il riempimento del capillare con una matrice di gel che rallenta maggiormente l'eluizione dei filamenti di maggior lunghezza rispetto a quelli di dimensione minore. L'elettroforesi capillare su gel \xc3\xa8 un'alternativa con una pi\xc3\xb9 elevata precisione rispetto alla classica elettroforesi su gel. Alcuni sistemi di elettroforesi capillare possono essere anche usati per la cromatografia liquida microscala o la elettrocromatografia capillare. Possono essere utilizzati anche per la isotacoforesi e l'isoelettrofocalizzazione."