b'\n_START_ARTICLE_\nSensore a fibra ottica\n_START_SECTION_\nDescrizione\n_START_PARAGRAPH_\nL\'utilizzo della fibra nei sensori nasce da alcune caratteristiche che possono essere vantaggiose per specifiche applicazioni: la fibra \xc3\xa8 molto piccola, non richiede alimentazione elettrica nel punto di acquisizione, pi\xc3\xb9 sensori possono trovare posto lungo la stessa fibra (multiplexing), \xc3\xa8 immune alle interferenze elettromagnetiche, sopporta alte temperature e ambienti corrosivi._NEWLINE_La propagazione della luce nella fibra \xc3\xa8 soggetta a variazioni che possono essere correlate con la deformazione elastica della fibra. Il sistema di analisi delle onde luminose pu\xc3\xb2 verificare variazioni nel ritardo di propagazione (analisi nel tempo o \'time-domain\') o nella lunghezza d\'onda (analisi di frequenza o \'frequency-domain\'). Lo strumento di analisi pu\xc3\xb2 verificare la luce in arrivo, o la luce riflessa, utilizzando un rifrattometro._NEWLINE_L\'applicazione pi\xc3\xb9 naturale della fibra ottica \xc3\xa8 l\'estensimetro a fibra ottica. Gli estensimetri a fibra ottica possono essere realizzati attraverso l\'incisione sulla fibra di un reticolo di Bragg.\n_START_SECTION_\nSensori distribuiti\n_START_PARAGRAPH_\nSe si immette luce nella fibra e si osservano i fenomeni che influenzano il percorso della luce \xc3\xa8 possibile determinare alcune caratteristiche della fibra in diversi punti della sua lunghezza, ad intervalli definiti. In questo modo una fibra singola diventa una serie di sensori distribuiti nello spazio._NEWLINE_Utilizzando lo scattering Raman si pu\xc3\xb2 misurare la distribuzione di temperatura su estensioni limitate con una risoluzione spaziale di decine di centimetri._NEWLINE_Usando lo scattering Brillouin nel dominio della  frequenza si riesce a valutare, oltre alla temperatura, anche la deformazione della fibra, con una con una risoluzione spaziale inferiore al metro, su distanze di diversi chilometri, in funzione del "passo" tra una frequenza e la successiva. Se l\'applicazione richiede una valutazione dell\'intensit\xc3\xa0 delle forze applicate nella zona della fibra, la misura della temperatura viene usata per introdurre un fattore correttivo nella correlazione tra la deformazione della fibra e del corpo o fluido da monitorare, in modo analogo agli estensimetri tradizionali.'