b"\n_START_ARTICLE_\nAnalizzatore di spettro\n_START_SECTION_\nTipologie\n_START_PARAGRAPH_\nTale strumento pu\xc3\xb2 essere di due tipi diversi.\n_START_SECTION_\nReal Time\n_START_PARAGRAPH_\nIl segnale in ingresso viene suddiviso in n sottobande da n filtri a banda stretta, in ogni sottobanda si periodicizza il segnale al suo interno e si esegue la trasformata di Fourier discreta. Questi tipi di analizzatori sono molto veloci, ma hanno il problema di dover decidere in fase di realizzazione il numero n di filtri che nei vari casi pu\xc3\xb2 essere sovradimensionato o sottodimensionato, quindi sono poco versatili. Sono usati per analizzare i moderni segnali a radiofrequenza che hanno un'alta dinamica e impulsi non ripetitivi. La caratteristica dei Real Time  \xc3\xa8 di monitorare i segnali in tempo reale, quindi l'analisi deve essere eseguita velocemente e per fare ci\xc3\xb2 effettua l'analisi del segnale utilizzando l'elaborazione del segnale digitalizzato in tempo reale (nella DSP) e non nella post acquisizione."