b"\n_START_ARTICLE_\nWattmetro\n_START_SECTION_\nWattmetro ferrodinamico\n_START_PARAGRAPH_\nIl wattmetro ferrodinamico \xc3\xa8 una variante costruttiva in grado di annullare l'influenza dei campi magnetici esterni, aumentando notevolmente la coppia motrice. Questi modelli di wattmetri sono molto robusti ma anche meno precisi. _NEWLINE_Non sono utilizzabili in corrente continua per le influenze del campo magnetico residuo presente nel nucleo di ferro usato nello strumento.\n_START_SECTION_\nWattmetro astatico\n_START_PARAGRAPH_\nQuesto tipo di wattmetro \xc3\xa8 costituito da due bobine fisse e due bobine mobili, alimentate come descritto precedentemente, ma collegate tra loro con polarit\xc3\xa0 invertita. Con questa soluzione si ottengono due coppie motrici equiverse e una coppia totale risultante molto pi\xc3\xb9 piccola rispetto ai wattmetri elettrodinamici, gi\xc3\xa0 caratterizzati da una coppia molto bassa tanto da dover richiedere accorgimenti speciali per perni, molle antagoniste e altri particolari costruttivi). _NEWLINE_Il grande pregio dei wattmetri astatici \xc3\xa8 che, alimentando le bobine con polarit\xc3\xa0 invertita, i campi magnetici ed elettrici esterni (che inducono degli errori nei wattmetri elettrodinamici) generano delle perturbazioni di effetto contrario annullandosi vicendevolmente.\n_START_SECTION_\nWattmetri termici\n_START_PARAGRAPH_\nQuesti tipi di wattmetri misurano la potenza come effetto di fenomeni di riscaldamento e quindi operano a temperature di lavoro relativamente elevati e risultano ancor pi\xc3\xb9 sensibili degli altri modelli di wattmetro ai sovraccarichi che possono determinare la fusione di uno o di entrambi gli elementi riscaldatori.\n_START_SECTION_\nWattmetro a termocoppia\n_START_PARAGRAPH_\nIl wattmetro a termocoppia usa un principio analogo a quello a dilatazione, ma al posto delle spirali bimetalliche usa due termocoppie collegate in opposizione tra loro e a un milliamperometro magnetoelettrico graduato direttamente in Watt._NEWLINE_Queste due soluzioni possiedono diversi errori sistematici che, con accorgimenti opportuni \xc3\xa8 possibile ridurre a valori accettabili. \xc3\x88 da tener presente che nel caso di misure di potenza su circuiti ad alta frequenza o su circuiti dove le armoniche non sono trascurabili gli altri wattmetri non sono utilizzabili.\n_START_SECTION_\nWattmetri a basso fattore di potenza\n_START_PARAGRAPH_\nDovendo effettuare delle misure di potenza su un circuito a basso fattore di potenza (per esempio misure sulle perdite dei materiali magnetici) non posso utilizzare i wattmetri descritti. In genere questi wattmetri vengono utilizzati nei circuiti dove in fattore di potenza \xc3\xa8 dell'ordine di 0,2 o anche minore. Il motivo \xc3\xa8 molto semplice, anche con la tensione e la corrente nominale, se il circuito ha un fattore di potenza dell'ordine di 0,1 l'indicazione \xc3\xa8 poco precisa visto che l'ago dello strumento si posizioner\xc3\xa0 molto vicino all'inizio della scala. In questi casi, e solo in questi casi, si utilizzer\xc3\xa0 un wattmetro dove la coppia antagonista creata dalla molla \xc3\xa8 stata ridotta sensibilmente (anche di 10 volte). In questo modo l'ago dello strumento raggiunger\xc3\xa0 il fondo scala con una coppia notevolmente pi\xc3\xb9 piccola rispetto ad un comune wattmetro. C'\xc3\xa8 una sola avvertenza su questi wattmetri, se inseriti in un circuito senza essere certi che il fattore di potenza sia effettivamente molto piccolo si possono distruggere dal punto di vista meccanico. Per poter stabilire se vanno utilizzati, si effettua una misura preventiva e se \xc3\xa8 il caso si collega il circuito sostituendo il wattmetro con un wattmetro a basso fattore di potenza.\n_START_SECTION_\nWattmetro trifase per linee con neutro\n_START_PARAGRAPH_\nQuesto tipo di wattmetro \xc3\xa8 realizzato riunendo su un solo complesso i tre equipaggi mobili di tre wattmetri monofasi. Si tratta di inserire le tre bobine amperometriche in serie al circuito e le tre bobine voltmetriche derivate ordinatamente tra i tre fili del circuito e il neutro. Indipendentemente dal principio di funzionamento \xc3\xa8 ovvio che la coppia motrice complessiva agente sull'asse dello strumento \xc3\xa8 data dalla somma delle coppie agenti singolarmente e questo \xc3\xa8 indipendente anche da un eventuali squilibrio del circuito._NEWLINE_Questi strumenti possono avere molti morsetti di connessione, ma in genere, ne possiedono otto, (due morsetti per ogni filo) ed il resto dei collegamenti \xc3\xa8 all'interno dello strumento medesimo. La difficolt\xc3\xa0 di questi tipi di wattmetri \xc3\xa8 nell'individuare correttamente i morsetti rispetto al senso ciclico del circuito. Un errore nel montaggio pu\xc3\xb2 provocare la distruzione dello strumento medesimo, o nel migliore dei casi, il valore visualizzato \xc3\xa8 errato. _NEWLINE_Nei wattmetri trifasi per linee con neutro funzionanti con il principio dell'induzione si pu\xc3\xb2 far funzionare i tre gruppi di elettromagneti su tre dischi separati (i tre assi sono, ovviamente rigidamente collegati tra di loro), ma si possono far agire anche su due dischi di alluminio e pure su un unico disco di alluminio. In questa seconda ipotesi si originano delle coppie motrici parassite che sono un'ulteriore causa di errore, visto che la corrente generata dal flusso di un elettromagnete si spander\xc3\xa0 anche sotto gli altri elettromagneti degli altri gruppi monofasi._NEWLINE_Nei wattmetri trifasi per linee con neutro funzionanti con il principio elettrodinamico si hanno delle interferenze tra i vari circuiti e questo si pu\xc3\xb2 attenuare sono aumentando la distanza tra i tre gruppi di strumenti monofasi, ma questo comporta che lo strumento diviene pi\xc3\xb9 ingombrante e pi\xc3\xb9 pesante._NEWLINE_Sono questi ostacoli che rendono difficile costruire un wattmetro trifase per linee con neutro con una classe elevata (cio\xc3\xa8 molto preciso."