b"\n_START_ARTICLE_\nDosimetro di Fricke\n_START_SECTION_\nComposizione\n_START_PARAGRAPH_\nNello specifico, la soluzione \xc3\xa8 composta da:_NEWLINE_ 1 mol/m\xc2\xb3_NEWLINE_ 400 mol/m\xc2\xb3_NEWLINE_ 1 mol/m\xc2\xb3, che ha lo scopo di minimizzare gli effetti dovuti alle impurit\xc3\xa0 da composti organici._NEWLINE_Si richiede alla soluzione elevata purezza, poich\xc3\xa9 le eventuali impurit\xc3\xa0 altererebbero i bilanci delle reazioni chimiche. Al passaggio di radiazione ionizzante nella soluzione si ha la formazione di radicali liberi che, interagendo con gli ioni ferrosi disciolti nell'acqua, danno luogo alla formazione di ioni ferrici .\n_START_SECTION_\nMisura della dose assorbita\n_START_PARAGRAPH_\nDefinito il rendimento chimico della radiazione ionizzante come il rapporto tra quantit\xc3\xa0 di sostanza prodotta, distrutta o modificata dalla radiazione e l'energia media depositata nella massa del dosimetro, la dose assorbita risulta essere:_NEWLINE_dove  \xc3\xa8 il rendimento chimico relativo agli ioni ferrici e  la variazione di concentrazione di tale specie chimica._NEWLINE_La bassa sensibilit\xc3\xa0 della soluzione permette misure di dose non inferiori ai 40 Gy. Per fotoni di energia di interesse in radioterapia, la dose misurata nella soluzione di Fricke \xc3\xa8, con ottima approssimazione, uguale a quella che si misurerebbe in acqua.\n_START_SECTION_\nDosimetri a gel basati sulla soluzione di Fricke\n_START_PARAGRAPH_\n\xc3\x88 utile, specie nelle applicazioni di radioterapia, inserire questa soluzione all'interno di un gel, poich\xc3\xa9 gli ioni all'interno del gel si muovono pi\xc3\xb9 lentamente che in acqua, dando quindi la possibilit\xc3\xa0 di leggere la distribuzione di dose in un volume tridimensionale, caratteristica utile ai fini della definizione dei piani di trattamento. Inoltre, il dosimetro a gel permette misure di dose molto pi\xc3\xb9 basse della semplice soluzione, avendo una maggiore sensibilit\xc3\xa0."