b"\n_START_ARTICLE_\nSonda CTD\n_START_PARAGRAPH_\nLa sonda CTD \xc3\xa8 un dispositivo che contiene la strumentazione necessaria per la misura della Conduttivit\xc3\xa0 elettrica (C), della Temperatura (T) e della Profondit\xc3\xa0 (D) dell'acqua. Allo stato attuale la maggioranza dei CTD \xc3\xa8 pensata e realizzata per il monitoraggio di vari parametri fisici, chimici e biologici nell'ambito degli studi oceanografici.\n_START_SECTION_\nGeneralit\xc3\xa0\n_START_PARAGRAPH_\nLo strumento di misura \xc3\xa8 spesso montato all'interno di una struttura che contiene un certo numero di alloggiamenti per il campionamento dell'acqua._NEWLINE_Il dispositivo viene controllato a bordo di una nave da un gruppo di scienziati, che decidono la velocit\xc3\xa0 di discesa, monitorano costantemente i tre parametri citati ed eventualmente chiudono una delle bottiglie per raccogliere i campioni di acqua._NEWLINE_Il CTD \xc3\xa8 collegato alla nave per mezzo di un sensore ad antenna, attraverso il quale i dati sono inviati direttamente ad un PC presente a bordo e visualizzati dagli scienziati in real time. Una della applicazioni che interessano \xc3\xa8 l'identificazione delle correnti idrotermali, determinate dalla temperatura e dalla salinit\xc3\xa0. Allo stesso tempo si possono inviare dati al sistema di misura, come ad esempio il segnale di chiusura degli alloggiamenti per il campionamento._NEWLINE_Una volta issata a bordo la struttura gli scienziati possono effettuare analisi chimiche e biologiche dei campioni d'acqua raccolti, o portarli in laboratorio.\n_START_SECTION_\nCampionamento\n_START_PARAGRAPH_\nLa tecnica di campionamento standard \xc3\xa8 molto semplice, ed \xc3\xa8 definita vertical CTD cast. Innanzitutto gli scienziati scelgono una posizione geografica d'interesse, la raggiungono con la nave e vi stazionano per pi\xc3\xb9 tempo possibile, in dipendenza dalle capacit\xc3\xa0 della nave e dalle condizioni del tempo. Il CTD viene calato lungo la verticale, fino a pochi metri di distanza dal fondale marino, e poi viene issato nuovamente. Nel frattempo esegue il monitoraggio ed il campionamento._NEWLINE_Il parametro che consente di riconoscere la natura e l'identit\xc3\xa0 di una corrente marina con buona attendibilit\xc3\xa0 \xc3\xa8 la densit\xc3\xa0 dell'acqua, che dipende dalla concentrazione salina, dalla temperatura e dalla pressione.\n_START_SECTION_\nSensoristica\n_START_PARAGRAPH_\nUno dei task pi\xc3\xb9 importanti nel progetto e nella realizzazione di un CTD consiste nella scelta dei sensori che verranno assemblati. Per quanto riguarda la misura della temperatura attualmente si usano soprattutto termoresistori (Rt) o resistenze al platino (Pt). In Rt la resistivit\xc3\xa0 e, di conseguenza, la sensibilit\xc3\xa0, sono maggiori, ma la caratteristica di trasduzione \xc3\xa8 non lineare._NEWLINE_I sensori di conducibilit\xc3\xa0 elettrica si possono suddividere in due classi, ad elettrodi o ad induzione, a seconda del principio fisico di funzionamento. La tipologia ad elettrodi offre un'ottima accuratezza e una buona protezione dai disturbi. Tuttavia la costante di tempo \xc3\xa8 abbastanza elevata, a differenza della seconda tipologia._NEWLINE_I sensori ad induzione, inoltre, sono pi\xc3\xb9 stabili e di facile manutenzione, ma meno precisi e pi\xc3\xb9 sensibili ad interferenza elettromagnetica._NEWLINE_Anche i sensori di pressione possono essere scelti all'interno di due grandi famiglie: i piezoresistivi e le celle di carico. Allo stato attuale la massima accuratezza raggiungibile \xc3\xa8 di circa 0,01%FS (Digiquartz), cio\xc3\xa8 la decimillesima parte del fondo scala."