b"\n_START_ARTICLE_\nControllo non distruttivo\n_START_SECTION_\nClassificazione delle metodologie di controllo\n_START_PARAGRAPH_\nLe metodologie di controllo possono essere classificate in diversi modi._NEWLINE_La prima differenziazione \xc3\xa8 fra metodologie volumetriche e superficiali. Le prime mostrano indicazioni (difetti) presenti in tutto il volume dell'oggetto (RT, UT, AT, TIR), mentre le altre mostrano solo i difetti affioranti in superficie (PT, VT) o molto prossimi alla superficie su cui si sta effettuando il controllo (ET, MT)._NEWLINE_L'esame VT \xc3\xa8 molto importante perch\xc3\xa9 \xc3\xa8 l'unico che verifica le geometrie del cordone di saldatura previste dal progettista, mentre tutti gli altri ne verificano la qualit\xc3\xa0, proprio per questo motivo la norma UNI EN ISO 3834 prevede Il controllo Visivo (VT) su tutte le costruzioni metalliche strutturali._NEWLINE_Le metodologie volumetriche possono essere divise fra metodologie per trasmissione e metodologie per riflessione. I RT sono sempre per trasmissione, cio\xc3\xa8 devono attraversare tutto il pezzo per essere rivelati sulla faccia opposta a quella da cui sono entrati. Gli UT possono essere effettuati per trasmissione, nel caso di controlli particolari, utilizzando due sonde poste su due facce opposte dell'oggetto, ma, generalmente, sono effettuati per riflessione. TIR e AT si basano sull'emissione di energia da parte del pezzo in condizioni particolari, quindi devono essere classificati a parte._NEWLINE_I vantaggi dei metodi per trasmissione sono la minore attenuazione del segnale, che deve attraversare lo spessore dell'oggetto solo una volta, tuttavia richiedono che entrambe le superfici dell'oggetto siano accessibili, mentre i metodi per riflessione permettono che sia accessibile una sola superficie dell'oggetto. Le metodologie di controllo superficiali, ovviamente, richiedono l'accessibilit\xc3\xa0 della superficie su cui vengono effettuati i controlli.\n_START_SECTION_\nTermografia edile\n_START_PARAGRAPH_\nLa termografia \xc3\xa8 tra le metodiche non distruttive maggiormente utilizzate nel campo del riuso, per la diagnostica delle patologie edilizie.\n_START_SECTION_\nPrincipi di funzionamento\n_START_PARAGRAPH_\nL'utilizzo della termografia permette la lettura delle radiazioni emesse nella banda dell'infrarosso da corpi sottoposti a sollecitazione termica._NEWLINE_L'energia radiante \xc3\xa8 funzione della temperatura superficiale dei materiali e questa \xc3\xa8 a sua volta condizionata dalla conducibilit\xc3\xa0 termica e dal calore specifico._NEWLINE_Questi ultimi esprimono in termini quantitativi l'attitudine dal materiale stesso a trasmettere il calore o a trattenerlo._NEWLINE_Quindi un materiale con valori alti di conducibilit\xc3\xa0 si riscalder\xc3\xa0 velocemente ed altrettanto velocemente si raffredder\xc3\xa0._NEWLINE_Per effetto dei differenti valori di questi parametri, specifici per ciascun materiale, i diversi componenti di un manufatto, quale una muratura, assumeranno differenti temperature sotto l'azione di sollecitazioni termiche._NEWLINE_Tale caratteristica \xc3\xa8 sfruttata dalla termografia per visualizzare, con appositi sistemi, i differenti comportamenti termici dei materiali.\n_START_SECTION_\nBoroscopia o endoscopia\n_START_PARAGRAPH_\nI boroscopi sono comunemente utilizzati per raggiungere cavit\xc3\xa0 inaccessibili all'osservazione diretta, hanno diametri di sezione compresa tra qualche centimetro a pochi millimetri.\n_START_SECTION_\nMagnetometria\n_START_PARAGRAPH_\nLa magnetometria consente il rilievo di materiali metallici annegati in materiali non ferromagnetici (es. murature, calcestruzzo)._NEWLINE_Il principio del metodo si basa sul principio dell'induzione magnetica.\n_START_SECTION_\nCaratteristiche tecniche\n_START_PARAGRAPH_\nLe apparecchiature (pacometri) in commercio sono in genere costituite da una centralina di rilevamento a cui \xc3\xa8 collegata una sonda con due bobine disposte a distanza prefissata._NEWLINE_All'interno della sonda un flusso di corrente alternata, con frequenza prefissata, crea un campo magnetico di forma allungata secondo l'asse della sonda._NEWLINE_Gli oggetti metallici che intercettano il campo magnetico modificano il voltaggio della bobina nella misura espressa dal rapporto diametro/copriferro dell'oggetto metallico._NEWLINE_Ci\xc3\xb2 permette di leggere su un display analogico della centralina il diametro dei materiali ferrosi, la posizione, e il relativo copriferro con un'incertezza della misurazione di \xc2\xb1 1\xc2\xa0cm.\n_START_SECTION_\nIndagini soniche\n_START_PARAGRAPH_\nSi basano sulla misura e l'analisi delle caratteristiche di propagazione delle onde elastiche(onde soniche) con frequenza compresa fra 16 e 20\xc2\xa0kHz, all'interno di corpi solidi.\n_START_SECTION_\nProve ultrasoniche\n_START_PARAGRAPH_\nLe prove ultrasoniche si basano sulla misura e sull'analisi delle caratteristiche di propagazione delle onde ultrasoniche con frequenza compresa tra i 50 KHz e i 10 MHz."