b'\n_START_ARTICLE_\nConvertitore di volumi\n_START_SECTION_\nOrigine\n_START_PARAGRAPH_\nL\'apparecchio \xc3\xa8 impiegato prevalentemente nelle transazioni commerciali del metano (gas di ampio mercato e dal costo non trascurabile), quando le quantit\xc3\xa0 in gioco sono considerevoli, oppure quando la pressione \xc3\xa8 suscettibile di variazioni notevoli. Il metano distribuito nelle reti di distribuzione cittadina \xc3\xa8 un gas le cui caratteristiche termodinamiche non si discostano molto da quelle di un gas ideale. Disponendo dei diagrammi di pressione e di temperatura \xc3\xa8 possibile provvedere a una conversione "manuale" grazie al diagramma di Venturi. Per tali motivi, grazie ai progressi dell\'elettronica, le operazioni relative alla conversione dei volumi di gas vengono solitamente eseguite da un elaboratore dedicato, con precisione molto pi\xc3\xb9 elevata, potendosi utilizzare procedimenti raffinati, ed eliminando qualsiasi errore di calcolo. Sono state recentemente sviluppate le norme tecniche UNI/TS 11291 1-11 che specificano le caratteristiche tecniche che devono possedere questo tipo di apparati.\n_START_SECTION_\nTaratura e manutenzione\n_START_PARAGRAPH_\nI convertitori di volume sono sottoposti a un regime di verifiche quadriennali da parte di Organismi di Ispezione (ODI)\xc2\xa0: per tale motivo sono predisposti per la sigillatura metrica, come qualsiasi strumento di misura fiscale (tranne il contatore idrico). Non sono regolamentati da norme specifiche, bens\xc3\xac da quelle generali sugli strumenti metrici, esplicate da una circolare ministeriale. Ogni modello di convertitore, per potersi qualificare strumento metrico (ed essere commercializzato), viene sottoposto all\'esame del competente ministero. Si badi che la verifica metrica si riferisce all\'intera "catena di misura" (convertitore, contatore e trasduttori): se occorre sostituire uno degli elementi (ad es.: per un guasto), l\'intero complesso andr\xc3\xa0 sottoposto ad una nuova verifica metrica.'