b"\n_START_ARTICLE_\nBuretta\n_START_PARAGRAPH_\nLa buretta \xc3\xa8 uno strumento di misura utilizzato nei laboratori chimici per il dosaggio accurato di volumi dei liquidi. _NEWLINE_Viene utilizzata di solito nelle titolazioni ed in prove sperimentali, nelle quali sia necessario dosare un liquido.\n_START_SECTION_\nDescrizione\n_START_PARAGRAPH_\n\xc3\x88 formata da un tubo di vetro graduato a diametro costante, ad una estremit\xc3\xa0 \xc3\xa8 presente un'apertura dall'altra un rubinetto. Da una parte \xc3\xa8 presente la gradazione e, in alcune tipologie, dall'altra una banda di colore bianco con una striscia verticale scura detta riga di Schellbach. _NEWLINE_Le burette sono classificate per accuratezza: una buretta di classe A \xc3\xa8 accurata fino ad 1/20 di millilitro (\xc2\xb10,05 mL), mentre una di classe B \xc3\xa8 accurata fino al 1/10 di millilitro.\n_START_SECTION_\nUtilizzo\n_START_PARAGRAPH_\nLa buretta, una volta lavata e pulita, viene avvinata con la soluzione che si andr\xc3\xa0 ad immettere nella buretta. Si procede poi con il riempimento, caricando la buretta dall'alto, spesso tenendola inclinata per far scorrere il liquido sulla superficie interna in modo che non abbia turbolenze e quindi non catturi bolle d'aria al suo interno. Nel restringimento in fondo alla buretta (vicino al rubinetto dosatore) possono formarsi bolle d'aria che \xc3\xa8 necessario eliminare. Si procede quindi all'azzeramento della buretta._NEWLINE_Deve poi essere posizionata in verticale e fissata con l'apposito sostegno._NEWLINE_Agendo sul rubinetto posto in fondo, si eroga un volume di liquido esattamente misurato. Questo deve essere azionato con la mano sinistra mentre con la destra si maneggia il contenitore che riceve il liquido, solitamente una beuta, sostenendolo e facendolo oscillare per facilitare il mescolamento._NEWLINE_Dopo ogni utilizzo deve essere lavata accuratamente e fatta asciugare per bene, smontando il rubinetto se necessario.\n_START_SECTION_\nLettura\n_START_PARAGRAPH_\nLa lettura del valore di volume sulla scala graduata deve essere effettuata con attenzione, ponendo l'occhio alla stessa altezza del livello del liquido. Se \xc3\xa8 presente la riga di Schellbach in corrispondenza del menisco formato dal liquido, per effetto della rifrazione, si vedono due triangoli contrapposti (talvolta descritti come due frecce che convergono), il punto in cui i triangoli si uniscono viene utilizzato per leggere il valore._NEWLINE_Se non \xc3\xa8 presente la riga di Schellbach si prende come riferimento la parte inferiore del menisco per le soluzioni trasparenti, altrimenti la parte superiore._NEWLINE_Lo stesso riferimento deve essere utilizzato sia per l'azzeramento che per la lettura successiva."