b"\n_START_ARTICLE_\nElettrorotazione\n_START_SECTION_\nMetodo manuale\n_START_PARAGRAPH_\nIl metodo, introdotto da A. Zimmerman nel 1988 , \xc3\xa8 basato sull'osservazione della cellula immersa in una camera di elettrorotazione costituita da 4 elettrodi piani, con contorni arrotondati, posti a 90' l'uno dall'altro. Il campo elettrico rotante \xc3\xa8 generato da segnali sinusoidali in quadratura, con fasi angolari 0', 90', 180', 270' ciascuno connesso ad uno dei 4 elettrodi che circondano la cellula. Per ogni valore di ampiezza e frequenza del campo applicato, viene misurata la velocit\xc3\xa0 angolare media della cellula in esame, osservata tramite microscopio ottico a luce trasmessa. La velocit\xc3\xa0 angolare media viene calcolata tramite un cronometro azionato dall'osservatore che misura il tempo di rotazione della cellula di almeno 1 giro, operando pi\xc3\xb9 misure e calcolandone il valor medio.\n_START_SECTION_\nMetodo automatizzato\n_START_PARAGRAPH_\nL'elettrorotazione automatizzata, introdotta da G. De Gasperis et al. nel 1998, \xc3\xa8 basata sull'utilizzo combinato di campo elettrico e Optical tweezers per ottenere una trappola dielettroforetica stabile per la cellula in esame, e un sistema di microvisione artificiale tramite una telecamera che osserva l'immagine del microscopio ottico per analisi cellulare. Il segnale video viene elaborato da una scheda di acquisizione/elaborazione in tempo reale del video della cellula rotante in un PC, dove un algoritmo di stima dinamica calcola la velocit\xc3\xa0 media di rotazione della cellula. Lo stesso PC pu\xc3\xb2 azionare il cambio di frequenza ed intensit\xc3\xa0 del generatore del campo elettrico rotante e pu\xc3\xb2 quindi registrare in un grafico, in tempo reale, il valore della velocit\xc3\xa0 angolare media della cellulare in funzione della frequenza, operando una misura di spettrografia elettrorotazionale automatica."