b"\n_START_ARTICLE_\nMisure di potenza nei sistemi trifase\n_START_PARAGRAPH_\nIn un sistema trifase, esistono pi\xc3\xb9 metodi per la misura della potenza elettrica, sia essa attiva o reattiva. Per eseguirle si possono utilizzare appositi wattmetri trifase, oppure utilizzare dei wattmetri monofase con delle apposite inserzioni.\n_START_SECTION_\nMisure con wattmetri monofase\n_START_PARAGRAPH_\nA seconda dei dati e della potenza da misurare (attiva o reattiva) sono utilizzabili varie inserzioni; in certi casi potrebbe rendersi necessario eseguire alcuni calcoli con i valori letti sui wattmetri.\n_START_SECTION_\nInserzione aciclica\n_START_PARAGRAPH_\nL'inserzione aciclica prevede l'uso di tre wattmetri, uno per linea, dove l'uscita della bobina amperometrica \xc3\xa8 sulla stessa linea della sua entrata, l'entrata della bobina voltmetrica \xc3\xa8 posta all'ingresso o all'uscita della bobina amperometrica, e l'uscita della bobina voltmetrica \xc3\xa8 posta sulla fase precedente secondo il senso ciclico. Il senso ciclico delle tre fasi, per convenzione, \xc3\xa8 nell'ordine 1,2,3 (oppure R,S,T secondo un'altra convenzione): in caso di senso aciclico, quanto descritto va preso al contrario.\n_START_SECTION_\nInserzione ciclica\n_START_PARAGRAPH_\nNell'inserzione ciclica l'uscita della bobina amperometrica \xc3\xa8 posta sulla stessa fase dell'ingresso, l'ingresso della bobina voltmetrica sull'ingresso oppure sull'uscita della bobina amperometrica, e l'uscita della bobina voltmetrica \xc3\xa8 sulla fase che segue secondo il senso ciclico.\n_START_SECTION_\nInserzione in quadratura\n_START_PARAGRAPH_\nNell'inserzione in quadratura, l'ingresso della bobina amperometrica e la sua uscita sono sempre inserite come nei metodi precedenti, ma l'entrata della bobina voltmetrica \xc3\xa8 inserito sulla fase successiva in senso ciclico, mentre l'uscita della bobina voltmetrica sulla fase precedente.\n_START_SECTION_\nInserzione Righi\n_START_PARAGRAPH_\nNell'inserzione Righi si utilizzano tre wattmetri: due di questi sono inseriti con metodo Aron e il terzo in quadratura. Esso consente di misurare la potenza attiva e reattiva nei sistemi sia equilibrati che in quelli squilibrati, a differenza del metodo Aron che consente di misurare l'energia reattiva solo sui carichi equilibrati._NEWLINE_Per calcolare l'energia attiva si utilizza la stessa formula del metodo di Aron, ossia:_NEWLINE_Per calcolare la potenza reattiva, si procede invece con la seguente formula:_NEWLINE_Si nota come il terzo wattmetro in quadratura serva solo ed esclusivamente per la misura della potenza reattiva.\n_START_SECTION_\nInserzione Barbagelata\n_START_PARAGRAPH_\nL'inserzione Barbagelata prevede l'uso di quattro wattmetri: due secondo l'inserzione Aron, uno seguendo l'inserzione ciclica e un altro quella aciclica. Questo metodo consente di misurare la potenza attiva e reattiva per qualsiasi tipo di carico, potenze totali e su ogni singola fase. Si pu\xc3\xb2 evitare l'uso di quattro wattmetri commutando le tre fasi tramite un invertitore (o doppio deviatore) se il carico da misurare \xc3\xa8 leggermente squilibrato, quindi quando le tre impedenze non differiscono di un valore elevato in modulo e in fase l'una rispetto all'altra."