b"\n_START_ARTICLE_\nSonda Faucher\n_START_SECTION_\nEtimologia\n_START_PARAGRAPH_\nLa sonda deve il suo nome all'inventore, Henry Faucher (1848-?) il quale nel 1879, basandosi sugli studi di un medico spagnolo, Jos\xc3\xa9 Armangu\xc3\xa9, present\xc3\xb2 per la prima volta ai colleghi della Accademia di Medicina di Parigi la sua comunicazione orale sull'uso del nuovo tubo e della tecnica di lavaggio gastrico. La sua sonda era in gomma, con entrambe le estremit\xc3\xa0 aperte. All'estremit\xc3\xa0 prossimale vi era la presenza di un imbuto in metallo o vetro attraverso il quale era possibile eseguire lavaggi ed aspirazioni gastriche._NEWLINE__NEWLINE_Faucher ebbe successivamente modo di scrivere alcuni articoli scientifici sulla sua nuova sonda e di farne oggetto di una tesi di dottorato. Faucher nel suo lavoro raccomandava l'utilizzo della sonda nei pazienti affetti da dispepsia, ulcera e dilatazione gastrica e perfino in alcuni casi di isteria.\n_START_SECTION_\nStruttura del dispositivo\n_START_PARAGRAPH_\nIl tubo Faucher \xc3\xa8 un tubo in gomma o PVC trasparente dotato di grande diametro. Viene inserito attraverso la bocca del paziente fino a venire posizionato nello stomaco. Il tubo ha una lunghezza di circa 170\xc2\xa0cm, presenta una estremit\xc3\xa0 distale aperta e leggermente svasata e 4 aperture laterali. La sonda presenta dei segni di marcatura ogni 5\xc2\xa0cm da 15 a 75\xc2\xa0cm. La sonda \xc3\xa8 disponibile in varie dimensioni: da 27 a 36 Fr. Come si vede l'unit\xc3\xa0 di misura del catetere \xc3\xa8 espressa tramite la scala di Charriere o French: 1ch equivale ad 1fr che a sua volta equivale a 1/3 di mm (0,33\xc2\xa0mm di diametro).\n_START_SECTION_\nUtilizzi della sonda\n_START_PARAGRAPH_\nLa sonda trova indicazione all'uso in emergenza per eseguire aspirazione e lavaggio gastrico. Ne viene raccomandato l'uso, per esempio, nel trattamento delle intossicazioni acute da farmaci e nella rimozione di corpi estranei di piccole dimensioni, specie se in grado di tagliare o lacerare la mucosa gastro-intestinale. L'utilizzo di sonde gastriche diverse e di minore calibro rende pi\xc3\xb9 difficoltosa la rimozione di frammenti di compresse, soprattutto di compresse ancora intere.\n_START_SECTION_\nEsecuzione dell'esame\n_START_PARAGRAPH_\nL'esame va eseguito con il paziente in decubito laterale sinistro e gambe piegate in posizione di Trendelenburg. In questo modo il contenuto dello stomaco tende a ristagnare verso la curvatura gastrica ed il piloro si trova in una zona pi\xc3\xb9 elevata, il che rende pi\xc3\xb9 difficile il passaggio del tossico in duodeno. A questo punto si pu\xc3\xb2 procedere a lubrificare la sonda Faucher con un lubrificante solubile in acqua, meglio se miscelato con un anestetico locale, ed iniziare ad introdurre il tubo scegliendolo con il diametro interno pi\xc3\xb9 ampio possibile, allo scopo di estrarre eventuali residui solidi."