b'\n_START_ARTICLE_\nDiluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica\n_START_PARAGRAPH_\nEl an\xc3\xa1lisis de diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica es un m\xc3\xa9todo para determinar la cantidad de sustancias qu\xc3\xadmicas. En su concepci\xc3\xb3n m\xc3\xa1s simple, el m\xc3\xa9todo de diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica comprende la adici\xc3\xb3n de cantidades conocidas de sustancias isot\xc3\xb3picamente enriquecidas a la muestra analizada. La mezcla del est\xc3\xa1ndar isot\xc3\xb3pico con la muestra efectivamente "diluye" el enriquecimiento isot\xc3\xb3pico del est\xc3\xa1ndar y esto es la base del m\xc3\xa9todo de diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica. La diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica es clasificada como un m\xc3\xa9todo de estandarizaci\xc3\xb3n interna, porque el est\xc3\xa1ndar (forma del analito enriquecida isot\xc3\xb3picamente) es a\xc3\xb1adido directamente a la muestra. Adem\xc3\xa1s, a diferencia de los m\xc3\xa9todos anal\xc3\xadticos tradicionales que se basan en la intensidad de la se\xc3\xb1al, la diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica emplea relaciones entre se\xc3\xb1ales. Debido a estas dos ventajas, el m\xc3\xa9todo de diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica se considera entre los m\xc3\xa9todos de medici\xc3\xb3n qu\xc3\xadmica de la m\xc3\xa1s alta calidad metrol\xc3\xb3gica.\xe2\x80\x8b\n_START_SECTION_\nHistoria\n_START_PARAGRAPH_\nLa aplicaci\xc3\xb3n anal\xc3\xadtica del m\xc3\xa9todo de trazado anal\xc3\xadtico es un precursor de la diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica. Este m\xc3\xa9todo fue desarrollado a principios del siglo XX por George Hevesy, y por eso obtuvo el Premio Nobel de Qu\xc3\xadmica en 1943._NEWLINE_Una primera aplicaci\xc3\xb3n de la diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica en la forma del m\xc3\xa9todo de trazado radiactivo fue la determinaci\xc3\xb3n de la solubilidad del sulfuro de plomo y cromato de plomo en 1913 por George Hevesy y Friedrich A. Paneth.\xe2\x80\x8b En los a\xc3\xb1os 1930, el bioqu\xc3\xadmico estadounidense David Rittenberg fue pionero en el uso de la diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica en bioqu\xc3\xadmica, lo que permiti\xc3\xb3 estudios detallados del metabolismo celular.\xe2\x80\x8b\n_START_SECTION_\nAplicaciones\n_START_PARAGRAPH_\nLa diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica es empleada de forma casi exclusiva con espectrometr\xc3\xada de masas en aplicaciones donde se requiere una alta precisi\xc3\xb3n. por ejemplo, todos los Institutos Nacionales de Metrolog\xc3\xada se basan significativamente en la diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica cuando producen materiales de referencia certificados. Aparte del an\xc3\xa1lisis de alta precisi\xc3\xb3n, el m\xc3\xa9todo se aplica cuando se encuentra una baja recuperaci\xc3\xb3n del analito. Adem\xc3\xa1s del uso de is\xc3\xb3topos estables, pueden ser empleados is\xc3\xb3topos radiactivos, los cuales suelen encontrarse en aplicaciones biom\xc3\xa9dicas, por ejemplo, al estimar el volumen de sangre.\n_START_SECTION_\nM\xc3\xa9todo de diluci\xc3\xb3n triple\n_START_PARAGRAPH_\nPara evitar la contaminaci\xc3\xb3n del espectr\xc3\xb3metro de masas con el trazador isot\xc3\xb3picamente enriquecido, puede medirse una mezcla adicional del est\xc3\xa1ndar primario (A*) y el trazador (B) en lugar de medir directamente el trazador enriquecido (B). Esta aproximaci\xc3\xb3n fue presentada por primera vez en los a\xc3\xb1os 1970 y desarrollada en 2002.\xe2\x80\x8b\n_START_SECTION_\nC\xc3\xa1lculos usando curva de calibraci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nLa mayor\xc3\xada de los analistas no emplean ecuaciones anal\xc3\xadticas para el an\xc3\xa1lisis de diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica. En vez de eso, se basan en construir una curva de calibraci\xc3\xb3n a partir de mezclas del est\xc3\xa1ndar primario natural (A*) y el analito isot\xc3\xb3picamente enriquecido (trazador, B). Las curvas de calibraci\xc3\xb3n son obtenidas graficando la relaci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica en las mezclas preparadas contra la relaci\xc3\xb3n de la masa de la muestra con la masa de las disoluciones de trazador en cada mezcla. Los gr\xc3\xa1ficos de calibraci\xc3\xb3n de diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica a veces muestran una relaci\xc3\xb3n no lineal y en la pr\xc3\xa1ctica suele realizarse un ajuste polinomial para describir de forma emp\xc3\xadrica tales curvas.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_Cuando las gr\xc3\xa1ficas de calibraci\xc3\xb3n son marcadamente no lineales, se puede evitar el ajuste polinomial emp\xc3\xadrico y emplear la relaci\xc3\xb3n de dos funciones lineales (conocida como aproximaci\xc3\xb3n de Pad\xc3\xa9) que se muestra para describir exactamente la curvatura de las curvas de diluci\xc3\xb3n isot\xc3\xb3pica.\xe2\x80\x8b'