b'\n_START_ARTICLE_\nC\xc3\xa1mara de ionizaci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nUna c\xc3\xa1mara de ionizaci\xc3\xb3n es un dispositivo usado con dos fines principales: la detecci\xc3\xb3n de part\xc3\xadculas en el aire (como en un detector de humo) y la detecci\xc3\xb3n o medici\xc3\xb3n de la radiaci\xc3\xb3n ionizante.\n_START_SECTION_\nFuncionamiento\n_START_PARAGRAPH_\nUna c\xc3\xa1mara de ionizaci\xc3\xb3n es un instrumento construido para medir el n\xc3\xbamero de iones dentro de una vasija lleno de gas entre dos placas de metal conductoras (o dos electrodos planos paralelos o cil\xc3\xadndricos coaxiales) separadas por un hueco, pudiendo ser una la propia pared del recipiente. Se aplica un voltaje (llamado corriente de calibraci\xc3\xb3n) entre ambas placas, lo que limpia los electrones de forma que el dispositivo no se sature. Cuando el gas entre los electrodos se ioniza por alg\xc3\xban motivo, por ejemplo rayos X o emisiones radiactivas, los iones se mueven hacia los electrodos de signo opuesto, creando as\xc3\xad una corriente de ionizaci\xc3\xb3n, que puede ser medida por un galvan\xc3\xb3metro o un electr\xc3\xb3metro._NEWLINE_Las c\xc3\xa1maras de ionizaci\xc3\xb3n se usan ampliamente en la industria nuclear, pues proporcionan un valor proporcional a la dosis recibida y tienen una vida \xc3\xbatil mayor que los tubos Geiger est\xc3\xa1ndar. Las c\xc3\xa1maras de ionizaci\xc3\xb3n se usan en medicina nuclear para determinar la actividad exacta de los tratamientos radiactivos terap\xc3\xa9uticos (llam\xc3\xa1ndose tales dispositivos \xc2\xabcalibradores de dosis de radiois\xc3\xb3topos\xc2\xbb).\n_START_SECTION_\nDetectores de radiaci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nUn tubo Geiger-M\xc3\xbcller (usado en los contadores Geiger) es otro tipo de c\xc3\xa1mara de ionizaci\xc3\xb3n. En \xc3\xa9l una de las placas est\xc3\xa1 enrollada formando un cilindro. La otra se sustituye por un cable situado en el eje del anterior. Este tipo de tubo suele estar sellado y relleno de un gas inerte, de forma que no circule corriente en los dos electrodos aunque se mantengan a potenciales diferentes._NEWLINE_Si una part\xc3\xadcula de radiaci\xc3\xb3n ionizante entra en el tubo (una part\xc3\xadcula alfa, beta o un rayo gamma) crea una traza de iones en el gas. Dichos iones permiten durante un instante que se forma un camino conductor entre los electrodos, disparando un breve pulso de corriente. Si esta salida se conecta a un altavoz, puede o\xc3\xadrse el familiar chasquido de un contador Geiger._NEWLINE_Muchos tipos diferentes de detectores y contadores de radiaci\xc3\xb3n est\xc3\xa1n basados en dispositivos similares al tubo Geiger-M\xc3\xbcller. Algunos contienen diferentes gases de rellenos, otros usan l\xc3\xadquidos y otros est\xc3\xa1n abiertos al aire. Son posibles diferentes medidas dependiendo del tipo de ventana del dispositivo (una ventana de cristal no dejar\xc3\xa1 pasar las part\xc3\xadculas alfa, mientras una ventana de mica s\xc3\xad) o de la diferencia de potencial entre los electrodos.'