b'\n_START_ARTICLE_\nTermociclador\n_START_PARAGRAPH_\nUn termociclador, tambi\xc3\xa9n conocido como m\xc3\xa1quina de PCR o reciclador t\xc3\xa9rmico de PCR es un aparato usado en biolog\xc3\xada molecular que permite realizar los ciclos de temperaturas necesarios para una reacci\xc3\xb3n en cadena de la polimerasa de amplificaci\xc3\xb3n de ADN o para reacciones de secuencia con el m\xc3\xa9todo de Sanger. El modelo m\xc3\xa1s com\xc3\xban consiste en un bloque de resistencia el\xc3\xa9ctrica que distribuye a trav\xc3\xa9s de una placa una temperatura homog\xc3\xa9nea durante tiempos que pueden ser programables, normalmente con rangos de temperatura de 4\xc2\xa0\xc2\xb0C a 96\xc2\xa0\xc2\xb0C. Dado que las reacciones incubadas en el aparato son en soluciones acuosas, suelen incluir una placa de tapa calentada constantemente a 103\xc2\xa0\xc2\xb0C para evitar la condensaci\xc3\xb3n de agua en las tapas de los tubos donde ocurre la reacci\xc3\xb3n, y as\xc3\xad evitar que los solutos se concentren, lo que modificar\xc3\xada las condiciones \xc3\xb3ptimas para la enzima polimerizante y la termodin\xc3\xa1mica del apareamiento de los iniciadores. Tambi\xc3\xa9n existen otras tecnolog\xc3\xadas menos populares utilizando distribuci\xc3\xb3n de aire caliente en tubos suspendidos, logrando el mismo objetivo de transferir calor eficientemente a la reacci\xc3\xb3n para que cambien los ciclos de temperaturas. Entonces, en el termociclador se programan ciclos r\xc3\xa1pidos y continuos para iniciar los procesos de separaci\xc3\xb3n y desnaturalizaci\xc3\xb3n de las cadenas de ADN molde a bajas temperaturas, luego a bajas temperaturas el anillamiento e los iniciadores para que luego act\xc3\xbae la polimerasa Taq incorporando los dNTPs de acuerdo al ADN molde durante el proceso de PCR._NEWLINE_Sin duda, el termociclador ha sido una gran herramienta, la cual ha ayudado enormemente a la comunidad cient\xc3\xadfica al momento de realizar experimentos a trav\xc3\xa9s de la t\xc3\xa9cnica de reacci\xc3\xb3n en cadena polimerasa, la cual aunque posee solo tres pasos para ser realizada, conlleva cambios de temperatura que deben ser muy precisos ya que cualquier error de c\xc3\xa1lculo puede resultar en un experimento fallido. Debido a estas implicancias, fue necesario idear una tecnolog\xc3\xada dura con la cual se pudiera obtener una reacci\xc3\xb3n en cadena polimerasa con el menor inconveniente posible, donde solo se introdujeran los reactivos y la reacci\xc3\xb3n se desarrollara sin ninguna intervenci\xc3\xb3n manual, de esta necesidad se logr\xc3\xb3 desarrollar el termociclador, el cual se encarga de transformar energ\xc3\xada (energ\xc3\xada el\xc3\xa9ctrica a energ\xc3\xada t\xc3\xa9rmica para cambiar la temperatura, dependiendo de la etapa a la cual se encuentre el experimento), intercambiar informaci\xc3\xb3n (ya que el software se encarga de recibir y dar informaci\xc3\xb3n con respecto al experimento) y controlar tanto la materia como la energ\xc3\xada con la cual se realiza el experimento, por ende el termociclador trabaja con los tres tipos de operando en lo que a tecnolog\xc3\xada se refiere (materia, energ\xc3\xada e informaci\xc3\xb3n).\n_START_SECTION_\nDistintos tipos de termocicladores\n_START_PARAGRAPH_\nDesde sus inicios, esta tecnolog\xc3\xada se ha ido desarrollando para adaptarse a las distintas necesidades, por ejemplo existen termocicladores en los cuales los ciclos no producen evaporaci\xc3\xb3n de la mezcla (utilizando gotas de aceite mineral), otros que permiten realizar varios programas al mismo tiempo y otros que permiten trabajar a temperaturas diferentes, y muchos otros m\xc3\xa1s. Pero en lo que a modelo est\xc3\xa1ndar se refiere, encontraremos como caracter\xc3\xadsticas un teclado y pantallas las cuales nos indican la temperatura, los ciclos y el tiempo._NEWLINE_Desde hace algunos a\xc3\xb1os varias compa\xc3\xb1\xc3\xadas que fabrican y comercializan estos aparatos han cambiado la resistencia el\xc3\xa9ctrica por la tecnolog\xc3\xada Peltier aprovechando las propiedades de los semiconductores. Este material ofrece mejor uniformidad en la temperatura y rampas de incremento y decremento de la temperatura mucho m\xc3\xa1s pronunciadas, obteniendo mejores resultados en los procesos del PCR. En la b\xc3\xbasqueda de mejorar la precisi\xc3\xb3n, exactitud y homogeneidad de la temperatura tambi\xc3\xa9n se han introducido metales como el oro, la plata y otras aleaciones en los bloques de los pozos, logrando estabilidad y reproducibilidad en los ensayos. Los actuales termocicladores son capaces de realizar r\xc3\xa1pidos cambios de temperatura, y de esta forma realizar los pasos de desnaturalizaci\xc3\xb3n del ADN, alineamiento o uni\xc3\xb3n del cebador con la secuencia de ADN complementaria y extensi\xc3\xb3n de la cadena de ADN de forma c\xc3\xadclica. En otras palabras, la tecnolog\xc3\xada del termociclador ha llegado a ser muy vers\xc3\xa1til en cuanto a las distintas necesidades de los experimentos que van surgiendo con el tiempo._NEWLINE_Los inconvenientes de los termocicladores que utilizan celdas peltier es que se pueden da\xc3\xb1ar f\xc3\xa1cilmente, adem\xc3\xa1s la mayor\xc3\xada de termocicladores traen incorporado el m\xc3\xb3dulo de mando all\xc3\xad mismo a trav\xc3\xa9s de una pantalla l\xc3\xadquida o pantalla de \xc3\xbaltima generaci\xc3\xb3n (que son bastante costosos).\n_START_SECTION_\nFuncionamiento de la gradilla de Termogen I\n_START_PARAGRAPH_\nBajo el sistema de Termogen I, el flujo de a\xc3\xadre llega desde la parte superior. Esta gradilla tiene por lo menos dos l\xc3\xa1minas (de aluminio o cobre), la l\xc3\xa1mina de la parte superior permite m\xc3\xa1s paso de a\xc3\xadre que el de la parte inferior, logrando que el a\xc3\xadre permanezca estable, sosteniendo la temperatura en el punto ordenado por el programa inform\xc3\xa1tico del equipo y haciendo contacto con la mayor\xc3\xada del espacio del tubo que contiene la mezcla logrando un exitoso y eficiente proceso de PCR.\n_START_SECTION_\nVentajas de Termogen I\n_START_PARAGRAPH_\nEntre las muchas ventajas de Termogen I se destaca el hecho que el usuario final del equipo (estudiante, profesional o investigador) puede llegar a modificar f\xc3\xa1cilmente muchos par\xc3\xa1metros del equipo desde partes electr\xc3\xb3nicas, f\xc3\xadsicas o las gradillas para que funcionen para la gran disponibilidad de tubos de PCR que se encuentran hoy en el mercado._NEWLINE_Altahona no ha patentado su invenci\xc3\xb3n y deja incluso libre el c\xc3\xb3digo de operaci\xc3\xb3n del microcontrolador del equipo de tal manera que permite explorar nuevas configuraciones y nuevos usos.'