b'\n_START_ARTICLE_\nCompensaci\xc3\xb3n de uni\xc3\xb3n fr\xc3\xada\n_START_PARAGRAPH_\nEl mecanismo de compensaci\xc3\xb3n de uni\xc3\xb3n de metales homog\xc3\xa9neos es una t\xc3\xa9cnica utilizada en circuitos de medici\xc3\xb3n de temperatura, principalmente basados en termopares, para compensar la dependencia con la temperatura ambiente inherente en la realizaci\xc3\xb3n de la medida. Dicha compensaci\xc3\xb3n permite la realizaci\xc3\xb3n de una medida absoluta de la temperatura de un cuerpo o fluido.\n_START_SECTION_\nControversia en la soluci\xc3\xb3n para la compensaci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nCabe destacar que el lector se estar\xc3\xa1 cuestionando que, parad\xc3\xb3jicamente; se necesita un termistor -otro sensor de temperatura- para poder medir temperatura correctamente con el termopar. La respuesta es que en algunas circunstancias es necesario el uso de un termopar all\xc3\xad donde un termistor o circuito integrado ser\xc3\xada imposible. Pensemos por ejemplo en medir una temperatura de 600\xc2\xa0\xc2\xb0C donde ning\xc3\xban integrado sobrevivir\xc3\xada, pero podemos tener el termopar a dicha temperatura y a una distancia con temperatura ambiente, la uni\xc3\xb3n fr\xc3\xada con su compensador y el circuito que capta la se\xc3\xb1al. Tambi\xc3\xa9n cabe destacar que el termopar es mucho m\xc3\xa1s lineal y tiene mucho mayor rango de operatividad que cualquier termistor.'