b'\n_START_ARTICLE_\nPunto de enturbiamiento\n_START_PARAGRAPH_\nEn la industria petrolera, punto de enturbiamiento o punto de gel refiere a la temperatura bajo la cual la parafina o cera contenida en aceites lubricantes, en combustibles di\xc3\xa9sel o biodiesels forma un aspecto turbio. La presencia de ceras o parafinas solidificadas hacen espesar el aceite lubricante y obstruye los filtros de combustible e inyectores en motores di\xc3\xa9sel. Los dep\xc3\xb3sitos de cera tambi\xc3\xa9n se acumula en superficies fr\xc3\xadas (p. ej. tuber\xc3\xada o intercambiador de calor) y forma una emulsi\xc3\xb3n con agua. Por tanto, el punto de enturbiamiento indica la tendencia del aceite a taponamiento de filtros u orificios peque\xc3\xb1os a temperaturas fr\xc3\xadas de funcionamiento.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_En aceites crudos o pesados, el punto de enturbiamiento es sin\xc3\xb3nimo de temperatura de precipitaci\xc3\xb3n de cera._NEWLINE_El punto de enturbiamiento de un tensoactivo no i\xc3\xb3nico o soluci\xc3\xb3n de glicol es la temperatura en la que la mezcla empieza a experimentar separaci\xc3\xb3n y aparici\xc3\xb3n de dos fases l\xc3\xadquidas, creado el aspecto turbio. Este comportamiento es caracter\xc3\xadstico de los tensoactivos no i\xc3\xb3nicos conteniendo cadenas de polietilenglicol, los cuales exhiben solubilidad inversa de temperatura en agua. La salinidad afecta al punto de enturbiamiento, siendo generalmente menor en fluidos m\xc3\xa1s salinos.\n_START_SECTION_\nM\xc3\xa9todo manual\n_START_PARAGRAPH_\nEl aceite sometido a la prueba requiere ser transparente en capas 40mm de grosor (ASTM D2500). Se enfr\xc3\xada el l\xc3\xadquido hasta que se forman unas lentejuelas blanquecinas o de aspecto lechoso. El punto de enturbiamiento ser\xc3\xada la temperatura en qu\xc3\xa9 estos cristales empiezan a aparecer._NEWLINE_La muestra se vierte primero en una probeta aproximadamente hasta la mitad. Se pone un term\xc3\xb3metro embutido en un corcho, que a su vez tapa la probeta. El extremo del term\xc3\xb3metro que mide la temperatura se pone al fondo de la probeta. Entonces, la probeta se somete a un enfriamiento lento y constante en un ba\xc3\xb1o de l\xc3\xadquido enfr\xc3\xadado hasta llegar al punto de enturbiamiento._NEWLINE_En cada 1 \xc2\xb0C de bajada, se inspecciona la muestra para comprobar el enturbiamiento. La temperatura de enfriamiento del l\xc3\xadquido debe ser estable en al menos 1.5 K para esta prueba.\n_START_SECTION_\nM\xc3\xa9todo autom\xc3\xa1tico\n_START_PARAGRAPH_\nEl m\xc3\xa9todo est\xc3\xa1ndar para prueba de punto de enturbiamiento (Standard Test Method of Cloud Point of Petroleum Products, ASTM D5773) es la alternativa que se utiliza al procedimiento manual. Se utiliza una herramienta autom\xc3\xa1tica que equivale al m\xc3\xa9todo D2500.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_La prueba autom\xc3\xa1tica D5773 determina el punto de nube en menos tiempo que el m\xc3\xa9todo manual D2500. Adem\xc3\xa1s, no se necesita de ning\xc3\xban de refrigeraci\xc3\xb3n externa. La prueba D5773 es capaz de determinar punto de enturbiamiento dentro de un rango de temperatura de -60 \xc2\xb0C a +49 \xc2\xb0C. Los resultados tienen una resoluci\xc3\xb3n de temperatura de 0.1 \xc2\xb0C._NEWLINE_En la ASTM D5773, la muestra se enfr\xc3\xada un dispositivo Peltier con un ratio constante de 1.5 +/- 0.1 \xc2\xb0C/min. Durante este periodo, la muestra se ilumina y un conjunto de sensores de luz detectan la aparici\xc3\xb3n de los cristales de cera.'