b'\n_START_ARTICLE_\nAceler\xc3\xb3metro\n_START_PARAGRAPH_\nSe denomina aceler\xc3\xb3metro a cualquier instrumento destinado a medir aceleraciones._NEWLINE_Esto no es necesariamente la misma que la aceleraci\xc3\xb3n de coordenadas (cambio de la velocidad del dispositivo en el espacio), sino que es el tipo de aceleraci\xc3\xb3n asociada con el fen\xc3\xb3meno de peso experimentado por una masa de prueba que se encuentra en el marco de referencia del dispositivo. Un ejemplo en el que este tipo de aceleraciones son diferentes es cuando un aceler\xc3\xb3metro medir\xc3\xa1 un valor sentado en el suelo, ya que las masas tienen un peso, a pesar de que no hay cambio de velocidad. Sin embargo, un aceler\xc3\xb3metro en ca\xc3\xadda gravitacional libre hacia el centro de la Tierra medir\xc3\xa1 un valor de cero, ya que, a pesar de que su velocidad es cada vez mayor, est\xc3\xa1 en un marco de referencia en el que no tiene peso.\n_START_SECTION_\nAceler\xc3\xb3metro mec\xc3\xa1nico\n_START_PARAGRAPH_\nEs el aceler\xc3\xb3metro m\xc3\xa1s simple. Se construye uniendo una masa a un dinam\xc3\xb3metro cuyo eje est\xc3\xa1 en la misma direcci\xc3\xb3n que la aceleraci\xc3\xb3n que se desea medir._NEWLINE_De acuerdo con la Ley Fundamental de la Din\xc3\xa1mica o Segunda Ley de Newton_NEWLINE_donde  representa la fuerza resultante que act\xc3\xbaa sobre la masa , y  es la aceleraci\xc3\xb3n._NEWLINE_El dinam\xc3\xb3metro permite medir el m\xc3\xb3dulo de , de modo que se puede conocer el m\xc3\xb3dulo de la aceleraci\xc3\xb3n\n_START_SECTION_\nAceler\xc3\xb3metro piezoel\xc3\xa9ctrico\n_START_PARAGRAPH_\nEl aceler\xc3\xb3metro es uno de los transductores m\xc3\xa1s vers\xc3\xa1tiles, siendo el m\xc3\xa1s com\xc3\xban el piezoel\xc3\xa9ctrico por compresi\xc3\xb3n. Este se basa en que, cuando se comprime un ret\xc3\xadculo cristalino piezoel\xc3\xa9ctrico, se produce una carga el\xc3\xa9ctrica proporcional a la fuerza aplicada._NEWLINE_Los elementos piezoel\xc3\xa9ctricos est\xc3\xa1n hechos normalmente de circonato de plomo. Los elementos piezoel\xc3\xa9ctricos se encuentran comprimidos por una masa, sujeta al otro lado por un muelle y todo el conjunto dentro de una caja met\xc3\xa1lica. Cuando el conjunto es sometido a vibraci\xc3\xb3n, el disco piezoel\xc3\xa9ctrico se ve sometido a una fuerza variable, proporcional a la aceleraci\xc3\xb3n de la masa. Debido al efecto piezoel\xc3\xa9ctrico se desarrolla un potencial variable que ser\xc3\xa1 proporcional a la aceleraci\xc3\xb3n. Dicho potencial variable se puede registrar sobre un osciloscopio o volt\xc3\xadmetro._NEWLINE_Este dispositivo junto con los circuitos el\xc3\xa9ctricos asociados se puede usar para la medida de velocidad y desplazamiento adem\xc3\xa1s de la determinaci\xc3\xb3n de formas de onda y frecuencia. Una de las ventajas principales de este tipo de transductor es que se puede hacer tan peque\xc3\xb1o que su influencia sea despreciable sobre el dispositivo vibrador. El intervalo de frecuencia t\xc3\xadpica es de 2 Hz a 10 kHz._NEWLINE_Su uso es com\xc3\xban en mantenimiento predictivo, donde se emplea para detectar defectos en m\xc3\xa1quinas rotativas y alternativas, detectando por ejemplo, el mal estado de un rodamiento o cojinete en una etapa temprana antes de que se llegue a la aver\xc3\xada._NEWLINE_En bombas impulsoras de l\xc3\xadquidos detectan los fen\xc3\xb3menos de cavitaci\xc3\xb3n que pulsan a unas frecuencias caracter\xc3\xadsticas._NEWLINE_Los aceler\xc3\xb3metros electr\xc3\xb3nicos permiten medir la aceleraci\xc3\xb3n en una, dos o tres dimensiones, esto es, en tres direcciones del espacio ortonormales. Esta caracter\xc3\xadstica permite medir la inclinaci\xc3\xb3n de un cuerpo, puesto que es posible determinar con el aceler\xc3\xb3metro la componente de la aceleraci\xc3\xb3n provocada por la gravedad que act\xc3\xbaa sobre el cuerpo._NEWLINE_Un aceler\xc3\xb3metro tambi\xc3\xa9n es usado para determinar la posici\xc3\xb3n de un cuerpo, pues al conocerse su aceleraci\xc3\xb3n en todo momento, es posible calcular los desplazamientos que tuvo. Considerando que se conocen la posici\xc3\xb3n y velocidad original del cuerpo bajo an\xc3\xa1lisis, y sumando los desplazamientos medidos se determina la posici\xc3\xb3n.\n_START_SECTION_\nNuevas tecnolog\xc3\xadas\n_START_PARAGRAPH_\nActualmente es posible construir aceler\xc3\xb3metros de tres ejes (X,Y,Z) en un solo chip de silicio, incluyendo en el mismo la parte electr\xc3\xb3nica que se encarga de procesar las se\xc3\xb1ales._NEWLINE_El principio de operaci\xc3\xb3n de los dispositivos, aceler\xc3\xb3metros e inclin\xc3\xb3metros de tecnolog\xc3\xada MEMS est\xc3\xa1 basado en el traspaso t\xc3\xa9rmico, por convecci\xc3\xb3n natural._NEWLINE_Estos dispositivos miden cambios internos de la transferencia de calor causada por la aceleraci\xc3\xb3n, ofreciendo ventajas significativas sobre el empleo de una estructura tradicional s\xc3\xb3lida de masas de prueba._NEWLINE_Ya que la masa de prueba en el dise\xc3\xb1o de los sensores MEMS son mol\xc3\xa9culas de gas, las estructuras m\xc3\xb3viles mec\xc3\xa1nicas son eliminadas dentro del aceler\xc3\xb3metro.'