b'\n_START_ARTICLE_\nGalvan\xc3\xb3metro\n_START_SECTION_\nOrigen del galvan\xc3\xb3metro\n_START_PARAGRAPH_\nLa desviaci\xc3\xb3n de las agujas de una br\xc3\xbajula magn\xc3\xa9tica mediante la corriente en un alambre fue descrita por primera vez por Hans Oersted en 1820.\xe2\x80\x8b Los primeros galvan\xc3\xb3metros fueron descritos por Johann Schweigger en la Universidad de Halle el 16 de septiembre de ese a\xc3\xb1o. El f\xc3\xadsico franc\xc3\xa9s Andr\xc3\xa9-Marie Amp\xc3\xa8re tambi\xc3\xa9n contribuy\xc3\xb3 a su desarrollo. Los primeros dise\xc3\xb1os aumentaron el efecto del campo magn\xc3\xa9tico debido a la corriente mediante el uso de m\xc3\xbaltiples vueltas de alambre; estos instrumentos fueron denominados "multiplicadores" debido a esta caracter\xc3\xadstica de dise\xc3\xb1o com\xc3\xban. El t\xc3\xa9rmino "galvan\xc3\xb3metro", de uso com\xc3\xban desde 1836, se deriva del apellido del investigador italiano Luigi Galvani, que descubri\xc3\xb3 que la corriente el\xc3\xa9ctrica pod\xc3\xada hacer mover la pata de una rana.\xe2\x80\x8b _NEWLINE_Originalmente, los galvan\xc3\xb3metros se basaron en el campo magn\xc3\xa9tico terrestre para proporcionar la fuerza para restablecer la aguja de la br\xc3\xbajula; estos se denominaron galvan\xc3\xb3metros "tangentes" y deb\xc3\xadan ser orientados, seg\xc3\xban el campo magn\xc3\xa9tico terrestre, antes de su uso.\xe2\x80\x8b M\xc3\xa1s tarde, los instrumentos del tipo "est\xc3\xa1tico" usaron imanes en oposici\xc3\xb3n, lo que los hizo independientes del campo magn\xc3\xa9tico de la Tierra y pod\xc3\xadan funcionar en cualquier orientaci\xc3\xb3n. La forma m\xc3\xa1s sensible, el galvan\xc3\xb3metro de Thompson o de espejo, fue inventado por William Thomson (Lord Kelvin). En lugar de tener una aguja, utilizaba diminutos imanes unidos a un peque\xc3\xb1o espejo ligero, suspendido por un hilo. Se basaba en la desviaci\xc3\xb3n de un haz de luz muy magnificado debido a corrientes peque\xc3\xb1as. Alternativamente, la deflexi\xc3\xb3n de los imanes suspendidos se pod\xc3\xada observar directamente a trav\xc3\xa9s de un microscopio. _NEWLINE_La capacidad de medir cuantitativamente el voltaje y la corriente en los galvan\xc3\xb3metros permiti\xc3\xb3 al f\xc3\xadsico Georg Ohm formular la Ley de Ohm, que establece que el voltaje a trav\xc3\xa9s de un conductor es directamente proporcional a la corriente que pasa a trav\xc3\xa9s de \xc3\xa9l. _NEWLINE_El primer galvan\xc3\xb3metro de im\xc3\xa1n m\xc3\xb3vil ten\xc3\xada la desventaja de ser afectado por cualquier im\xc3\xa1n u objeto de hierro colocado en su cercan\xc3\xada, y la desviaci\xc3\xb3n de su aguja no era proporcionalmente lineal a la corriente. En 1882, Jacques-Ars\xc3\xa8ne d\'Arsonval desarroll\xc3\xb3 un dispositivo con un im\xc3\xa1n est\xc3\xa1tico permanente y una bobina de alambre en movimiento, suspendida por resortes en espiral. El campo magn\xc3\xa9tico concentrado y la delicada suspensi\xc3\xb3n hac\xc3\xadan de \xc3\xa9ste un instrumento sensible que pod\xc3\xada ser montado en cualquier posici\xc3\xb3n. En 1888, Edward Weston desarroll\xc3\xb3 una forma comercial de este instrumento, que se convirti\xc3\xb3 en un componente est\xc3\xa1ndar en los equipos el\xc3\xa9ctricos. Este dise\xc3\xb1o es casi universalmente utilizado en medidores de veleta m\xc3\xb3vil actualmente.\n_START_SECTION_\nTipos de galvan\xc3\xb3metros\n_START_PARAGRAPH_\nSeg\xc3\xban el mecanismo interno, los galvan\xc3\xb3metros pueden ser de im\xc3\xa1n m\xc3\xb3vil o de cuadro m\xc3\xb3vil.\n_START_SECTION_\nIm\xc3\xa1n m\xc3\xb3vil\n_START_PARAGRAPH_\nEn un galvan\xc3\xb3metro de im\xc3\xa1n m\xc3\xb3vil la aguja indicadora est\xc3\xa1 asociada a un im\xc3\xa1n que se encuentra situado en el interior de una bobina por la que circula la corriente que se trata de medir y que crea un campo magn\xc3\xa9tico que, dependiendo del sentido de la misma, produce una atracci\xc3\xb3n o repulsi\xc3\xb3n del im\xc3\xa1n proporcional a la intensidad de dicha corriente.\n_START_SECTION_\nCuadro m\xc3\xb3vil\n_START_PARAGRAPH_\nEn el galvan\xc3\xb3metro de cuadro m\xc3\xb3vil o bobina m\xc3\xb3vil, el efecto es similar, difiriendo \xc3\xbanicamente en que en este caso la aguja indicadora est\xc3\xa1 asociada a una peque\xc3\xb1a bobina, por la que circula la corriente a medir y que se encuentra en el seno del campo magn\xc3\xa9tico producido por un im\xc3\xa1n fijo._NEWLINE_En el diagrama de la derecha est\xc3\xa1 representado un galvan\xc3\xb3metro de cuadro m\xc3\xb3vil en el que, en rojo, se aprecia la bobina o cuadro m\xc3\xb3vil y en verde el resorte que hace que la aguja indicadora vuelva a la posici\xc3\xb3n de reposo una vez que cesa el paso de corriente._NEWLINE_En el caso de los galvan\xc3\xb3metros t\xc3\xa9rmicos, lo que se pone de manifiesto es el alargamiento producido al calentarse, por el Efecto Joule, al paso de la corriente, un hilo muy delgado arrollado a un cilindro solidario con la aguja indicadora. L\xc3\xb3gicamente el mayor o menor alargamiento es proporcional a la intensidad de la corriente.'