MeCan Medical Best MC-DFX-23BII የህክምና የቀዶ ጥገና ተንቀሳቃሽ መምጠጫ ማሽን አቅራቢ ፣ሜካን ሙያዊ አገልግሎት ይሰጣል ፣ቡድናችን በደንብ የተበከለ ነው። ከ MeCan የሚመጡ ሁሉም መሳሪያዎች ጥብቅ የጥራት ፍተሻ ያልፋሉ እና የመጨረሻው ውጤት ከ 99.9% በላይ ነው.
መነሻ ቦታ፡CN;GUA
የሞዴል ቁጥር: MC-DFX-23BII
የምርት ስም: ሜካን
ባህሪያት: የቀዶ ጥገና መሳሪያዎች መሰረት
የመሳሪያዎች ምደባ: ክፍል II
ዓይነት: ኤሌክትሮ ቀዶ ጥገና ክፍል
MC-DFX-23BII የሕክምና የቀዶ ጥገና ተንቀሳቃሽ መምጠጥ ማሽን
1. አጭር መግለጫDFX-23B•Ⅱለአደጋ ጊዜ የሚውል ተንቀሳቃሽ መምጠጫ መሳሪያ AC፣ውጫዊ ዲሲ እና የውስጥ ባትሪዎችን ለኃይል አቅርቦት ይቀበላል። ሚስጥራዊነትን፣ ደምን እና ሌሎች በመተንፈሻ አካላት ውስጥ መዘጋት ለሚያስከትሉ ንጥረ ነገሮች እንዲሁም ለሌሎች ዓላማዎች ለመምጠጥ ሊያገለግል ይችላል። በተለይ ለቤት ውጭ የመጀመሪያ እርዳታ፣አምቡላንስ እና የሃይል አቅርቦት በሌለበት ወይም የሃይል መቆራረጥ ባለበት ሁኔታ ተስማሚ ነው፣በዚህ ሁኔታ የኤሲ/ዲሲ የመሳሪያውን መደበኛ አገልግሎት ለማረጋገጥ በራስ ሰር ይቀየራል።የደህንነት ክፍል፡- አንድ ክፍል ቢ ዓይነት
2. ቴክኒካዊ ዝርዝሮች
አሉታዊ ግፊት፡ ≤-0.09Mpa(680mmHg)
የአየር ፓምፕ ውጤታማነት: ≥20L / ደቂቃ
የፈሳሽ መርከብ አቅም: 1000ml
የአሉታዊ ግፊት መቆጣጠሪያ ክልል፡ -0.013MPa~-0.09Mpa(680ሚሜ ኤችጂ)
የኃይል አቅርቦት: AC220V± 10% 50/60Hz
የግቤት ኃይል: 150VA
የፓምፕ መዋቅር: ከዘይት ነጻ የሆነ የራስ ቅባት ያለው ፓምፕ
የሥራ ሁኔታ: የማያቋርጥ ጭነት ቀጣይነት ያለው አሠራር
3. ማመልከቻ
1.በምሳሌው መሰረት ሁሉንም የጎማ ቱቦዎች እና መገናኛዎች ተገናኝተው (ቧንቧዎቹ ማምከን አለባቸው)።
2. የኃይል ማብሪያ / ማጥፊያውን ያብሩ 5 በፓነሉ ላይ እና የኃይል አመልካች 6 ላይ ይሆናል. ፓምፑ መሥራት ይጀምራል (የፓምፑ ሥራ ሊሰማ ይችላል). መገናኛው1 ሲጫን, አሉታዊ ግፊት መለኪያ 4 አሉታዊ ግፊትን ያመለክታል.
አሉታዊ ግፊት በማስተካከል 3.For, በውስጡ አስፈላጊ በይነ ለማገድ 1 በጣት እና ቊንቊ 8ን የሚቆጣጠረውን አሉታዊ ግፊቱን በአሉታዊ ግፊት ወደ ላይ በማንኮራኩሩ ከሰዓት በተቃራኒ አቅጣጫ ሲታጠፍ እና በሰዓት አቅጣጫ ወደ ታች ሲታጠፍ።
4.በጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ በመርከቡ ውስጥ ያለው ፈሳሽ መጠን ትኩረት መስጠት አለበት. የፈሳሹ ደረጃ ወደ ትርፍ ፍሰት ቫልቭ ሲቃረብ መርከቧ እስኪጸዳ ድረስ እና በንጽህና እስኪታጠብ ድረስ መምጠጥ ይንጠለጠላል። አለበለዚያ, የተትረፈረፈ ቫልቭ ይዘጋል እና መምጠጡ ማቆም አለበት.
5.በዚህ አፓርተማ ውስጥ ከኤሌክትሪክ ፍርግርግ ፣ ከውስጥ ባትሪዎች እና ከቀላል መሰኪያ የኃይል አቅርቦት ተቀባይነት አግኝቷል ።
(1) ከኤሌትሪክ ፍርግርግ ሃይል፡ 9 AC220V ሃይል አቅርቦትን ወደ AC220V ኤሌክትሪክ ፍርግርግ ማስገባቱ እና የኃይል አመልካች 6 በርቷል። መምጠጥ በሚያስፈልግበት ጊዜ የኃይል ማብሪያ / ማጥፊያ 5 ን ያብሩ. በተመሳሳይ ጊዜ የ 12 ቮት ክምችት እንዲከፍል ይደረጋል; እና ባትሪው ሲሞላ, የኃይል መሙያ አመልካች 7 ይበራል.
(2) ባትሪ፡ የሃይል ብልሽት ሲከሰት የመሳሪያው መቆጣጠሪያ ክፍል በራስ ሰር ከባትሪ ወደ ሃይል አቅርቦት ይቀየራል። ባትሪው ሊሰራበት ይችላል
1 ሰዓት ያህል ሲሞላ. (ቮልቴጁ ሲቀንስ የኃይል አመልካች ብልጭ ድርግም ይላል. በዚህ ጊዜ, ሌላ የኃይል አቅርቦት ወይም የአደጋ ጊዜ ዘዴዎች ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው.) ባትሪው ከተጠቀመ በኋላ እንዲሞላ መደረግ አለበት. በተለምዶ የኃይል መሙያ ጊዜ ከ4-5 ሰአታት ነው.
(3) የተሸከርካሪ ሲጋራ ማቃጠያ፡ በመሳሪያው ላይ የተገጠመ መሰኪያ እና ሽቦዎች እና ሶኬት ለግንኙነት የሚሆኑ ናቸው። የፕላግ ሽቦውን የግቤት ጫፍ ወደ ሶኬት ይሰኩት, እና በመሰኪያው ላይ ያለው ጠቋሚ በርቷል; መሣሪያው አገልግሎት ይጀምራል.
4.Malfunctions, መንስኤዎች እና መፍትሄ
አይ.
ክስተት
መንስኤዎች
መፍትሄዎች
አስተያየቶች
1
አሉታዊ ግፊት ገደብ≤0.08Mpa
ዕቃ መክፈቻ ላይ 1.Air መፍሰስ; 2. ያልተስተካከለ ወይም ያልተጣበቀ ቫልቭን መቆጣጠር; የቧንቧ መስመር ግንኙነት ላይ 3.አየር መፍሰስ
ዕቃውን መክፈቻ 1.Wash እና ዕቃ ማገጃ ማጥበቅ; 2.Tighten ተቆጣጣሪውን ቫልቭ; 3. የአየር ዝውውሮችን ለመከላከል የቧንቧ መስመሮች በደንብ እንዲገናኙ ያድርጉ.
ሽፋኑ ከተበላሸ 1.የመርከቧን ሽፋን ይለውጡ; 2. ቧንቧው ከተሰበረ የቧንቧውን ቧንቧ ይቀይሩት.
2
አሉታዊ ግፊት, በቧንቧው ውስጥ ያለው የመሳብ ኃይል ቀንሷል ወይም ጠፍቷል
1.Overflow መሣሪያ ተዘግቷል; 2.Pipeline ታግዷል; 3.Air ማጣሪያ ታግዷል
1. የሚቆጣጠረውን ቫልቭ ይፍቱ, የመሳብ ማብሪያ / ማጥፊያውን ያጥፉ; እና በቧንቧው ውስጥ ምንም ግፊት ከሌለ በኋላ ቫልዩን ማሰር; 2. የጎማውን ቧንቧ ማጠብ, ማራገፍ ወይም መተካት; 3. ማጣሪያን ይተኩ
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ መርከቡን ባዶ ያድርጉት
3
መደበኛ የኃይል ቮልቴጅ, ግን የኃይል አመልካች አልበራም እና ሞተር አይሰራም
1. የኃይል አቅርቦት ከኤሌክትሪክ ፍርግርግ ወይም መሰኪያው በቂ ያልሆነ ግንኙነት; 2. ፊውዝ ተሰበረ
1. መሰኪያውን ይፈትሹ እና ይጠግኑ; 2. ፊውዝውን ይተኩ
4
ከኃይል ግንኙነት በኋላ ፊውዝ ወዲያውኑ ተሰብሯል።
1. የመስመር ችግር; 2. ፓምፕ ታግዷል, የኤሌክትሪክ ፍሰት ጨምሯል
1. የመስመር ዑደቶችን ይፈትሹ እና ይጠግኑ; 2. የፓምፑን ሞተር ይፈትሹ እና ይጠግኑ
ለቼክ እና ለጥገና ቴክኒካል ሰራተኞች ይፈለጋሉ (የኤሌክትሪክ ሥዕላዊ መግለጫን ይመልከቱ)
5
ወደ ፓምፑ የሚደርስ ፈሳሽ ነገር ግን ከአየር ማስወጫ መክፈቻ ይወጣል
የትርፍ ፍሰት ዋጋ ተዘግቷል እና አገልግሎት አልቋል
የተትረፈረፈ መሳሪያውን ይፈትሹ እና ይጠግኑ ወይም ይተኩ
5. ጥገና እና አገልግሎት1.በኋላ አፓርተማ ከቆመ በኋላ የውኃ ማጠቢያ መሳሪያውን እና የቧንቧ መስመሮችን ለማጠብ አነስተኛ መጠን ያለው ውሃ ያስፈልጋል.2.የፈሳሽ ዕቃውን፣የመርከቧን ማገጃ፣የተትረፈረፈ መሳሪያ እና ሁሉንም የቧንቧ መስመሮች ያጠቡ።የ apparatus ያለውን ሼል በማጽዳት 3.In, ምንም ውሃ ወደ ውስጠኛው ክፍል መድረስ ያረጋግጡ, ይህም የኤሌክትሪክ ክፍሎችን ሊጎዳ ይችላል.4. መሳሪያውን በደንብ አየር እና ደረቅ ቦታ ላይ ያስቀምጡ. ለረጅም ጊዜ ሥራ ፈትቶ ከተቀመጠ መሳሪያው በየግማሽ ዓመቱ አንድ ጊዜ ሥራ ላይ ይውላል.
6.ጥንቃቄዎች1.During አጠቃቀም, ፈሳሽ ዕቃው ወደ ፓምፕ ውስጥ የሚፈሰው ፈሳሽ ሊያመራ እና ማሽኑ ሊጎዳ የሚችል ትርፍ መሣሪያ ላይ ጉዳት ለመከላከል, ሙሉ ነው ጊዜ ፈሳሽ ዕቃው ባዶ መሆን አለበት.2. ከተጠቀሙበት በኋላ መሳሪያው ወዲያውኑ ማምከን አለበት.3. የመሳሪያው የኃይል ሶኬት አስተማማኝ የመሬት ግንኙነት ሊኖረው ይገባል.4. ከኤሌክትሪክ አውታር ወደ መገልገያው ያለው የኃይል አቅርቦት በኤሌክትሪክ መሰኪያው ሊቋረጥ ይችላል, መሳሪያው በሚመረመርበት ወይም በሚጠግንበት ጊዜ ከሶኬት ውስጥ ይወጣል.5.በቦታዎች ከፍ ያለ የአየር ንብረት ወይም ዝቅተኛ ኃይል ያለው ቮልቴጅ, አሉታዊ ግፊት መቀነስ የተለመደ ክስተት ነው.6.ምንም ተጨማሪ ማስታወቂያ ለማንኛውም የምርት ልኬቶች ለውጥ ወይም ለየትኛውም ልዩ መለኪያዎች አይገኝም።
መለዋወጫዎች 7. ዝርዝር
እቃዎች& ዝርዝሮች
ክፍል
ብዛት
ግልጽ የሲሊኮን ጎማ ቧንቧφ7×11
ፒሲ
የአክታ መሳብ ቧንቧ
ፊውዝ ቱቦφ5×20/2A
ፊውዝ ቱቦφ5×20/8A
ፊውዝ ቱቦφ6×30/10A
6
የኃይል መሰኪያ ሽቦ AC220V
7
የተሽከርካሪ የሲጋራ ቀላል መሰኪያ ሽቦ DC12V
8
የአገልግሎት መመሪያ, የዋስትና ካርድ
ቅዳ
9
8.Warehousing, አያያዝ እና መጓጓዣመሳሪያው እርጥበት ከ 80% በማይበልጥ, ከሚበላሽ ጋዝ እና ጥሩ አየር ካለው ክፍል ውስጥ ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ መቀመጥ አለበት. ማጓጓዝ እና አያያዝ በማሸጊያው ላይ ላሉት ምልክቶች እና ምልክቶች ተገዢ መሆን አለባቸው።
የተለያዩ የኤሌክትሮሰርካል ክፍሎችን እናቀርባለን። አንዳንዶቹ በሚከተሉት ሥዕሎች ላይ ይታያሉ. ለበለጠ መረጃ፣እባክዎ የኛን ድህረ ገጽ ይመልከቱ፡guangzhou-medical.en.alibaba.com።
ዋና ምርቶች:
የህክምና መሳሪያዎቻችን ዲጂታል ራዲዮግራፊ ሲስተም፣ ኢንዶስኮፕ፣ አልትራሳውንድ ማሽን፣ ዶፕለር አልትራሳውንድ፣ ኢሲጂ፣ ታካሚ ሞኒተር፣ ማይክሮስኮፕ፣ የቀዶ ጥገና ክፍል እቃዎች፣ የላቦራቶሪ ተንታኝ፣ የጥርስ ወንበር፣ OB/GYN ጨምሮ በተለያዩ ውስብስብነት እና አተገባበር ይሰጣሉ። የሆስፒታል ዕቃዎችን ጨምሮ MCS-2000AI (LCD) ኤሌክትሮ ቀዶ ጥገና ክፍል.
1. በጓንግዙ ውስጥ ለህክምና መሳሪያዎች እና የላብራቶሪ እቃዎች አንድ ማቆሚያ አቅራቢ2. ከ2000 በላይ ሆስፒታሎች አጋሮቻችን ሆነዋል3. ከፋብሪካ ዋጋ ጋር የላቀ ጥራት4. ፈጣን ምላሽ እና አሳቢነት ያለው አገልግሎት5. CE፣ISO፣FDA ሰርተፍኬት6. በአየር, በባህር ወይም በሌሎች መንገዶች በፍጥነት ማድረስ7. ከ 10 ዓመታት በላይ በሕክምና ማሽኖች አቅርቦት ንግድ8. ከ109 በላይ አገሮች ተልኳል።9. የዋስትና ጊዜ፡ ቢያንስ 12 ወራት እና ከ8 ዓመት በላይ የቴክኒክ እና መለዋወጫዎች-የድጋፍ ለውጥ10.Excellent እና ወዲያውኑ ከሽያጭ በኋላ አገልግሎት
50mA የሞባይል ኤክስሬይ ማሽን MCX-L102 እና ሌሎች የህክምና መሳሪያዎችን ከ109 ሀገራት በላይ ሸጠናል እና ከደንበኞች ጋር የረዥም ጊዜ ትብብር እንደ UK፣US፣ጣሊያን፣ደቡብ አፍሪካ፣ናይጄሪያ፣ጋና፣ኬንያ፣ቱርክ፣ግሪክ፣ፊሊፒንስ ገንብተናል። ወዘተ
1. ከሴኔጋል ባዮሜዲካል መሐንዲስ.
ሰላም, የMCS-2000AI (LCD) ኤሌክትሮ ቀዶ ጥገና ክፍል ስኬት ነበር ። ሁሉም ነገር ደህና ነው እና በጣም ጥሩ ምስል አለኝ.
አመሰግናለሁ
2. ከዶክተር ሳልማን ሃሰን, ዶክተር ከናይጄሪያ
ጤና ይስጥልኝ ሬዲዮን እንደጫንነው በአሰራሩም ረክተናል።
3. ከዶክተር ኤማ አዳፖ, ጋና, አፍሪካ.
ሜካን ሜዲካል ኩባንያ ሊሚትድ፡-
ለታማኝነታቸው ሞክሬአቸዋለሁ
ምርቶቻቸውን በጥሩ ጥራት ሞክሬአለሁ።
ጥሩ እና ጥሩ አገልግሎታቸውን እና የደንበኛ ግንኙነታቸውን አግኝቻለሁ
ሜካንን እደግፈዋለሁ ምክንያቱም እነሱ የጊዜ ፈተናን ይቋቋማሉ።
እባክዎ ያነጋግሩን እና ለዝርዝሩ ዝርዝሮችን እንነጋገር የሕክምና የቀዶ ጥገና ተንቀሳቃሽ መምጠጥ ማሽን