En cuenta de utilizar fósforu químicu, al igual qu'un osciloscopiu analóxicu, el DPO tien fósforu dixital que ye una base de datos actualizada costantemente. Esta base de datos tien una celda separada d'información pa cada unu de los pixeles que tien la pantalla. Cada vez qu'una forma d'onda ye prindada (n'otres pallabres, cada vez que'l osciloscopiu ye disparáu) esta ye almacenada nes celdes de la base de datos. A cada celda qu'almacena la información de la forma d'onda depués ensertar la información de la intensidá. D'últimes tola información ye amosada na pantalla LCD o almacenada pol osciloscopiu.