製品自主回収開始について平素は、弊社製品に格別のお引き立てを頂き大変有難うございます。Toric)」について、ブリスターパックのアルミシールに表示されているベースカーブ(BC)及び直径(DIA)が異なるとの苦情があり、弊社および製造所で調査した結果、製造ラインで試作品から実生産品へ製造を移行する際に、印刷機器を制御するソフトウェアにエラーが生じ、実生産品の製造前に印字情報をマニュアルで更新しましたが、BC及びDIAのデータが更新されていなかったことが判明しました。このため、試作品のBC及びDIAを表示していたことが判明した、当該5ロットの自主回収実施を決定致しました。当該製品は規格どおりに製造されており、アルミシールに表示されたBC及びDIAが異なる点以外は問題なく、コンタクトレンズは正常であるため、健康被害の発生はないと考えております。現在までに健康被害の報告はありません。当該ロット以外には、このような問題は認められておりません。品質管理プロセスの中で印刷機器のエラーを含めていませんでしたが、同様の不具合を防止するよう、適切と考えられる品質検査手順を精査、適用し、製造所においては、既に再発防止措置を施しております。当該製品の出荷先は全て特定されており、該当する販売施設さまへは営業担当者より個別にご連絡の上、回収作業を実施させていただきます。お取引先様ならびにユーザー様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫びを申し上げます。弊社では、これを機にさらに製造工程の見直しを行い、より品質管理を徹底して、皆様にふたたびご信頼いただけるよう努力して参りますので、何とぞご理解とご寛恕を賜りますようお願い申し上げます。老眼改善NAVIオンラインセミナー2016オンラインセミナー2015オンラインセミナー2014オンラインセミナー2013オンラインセミナー2012オンラインセミナー2011オンラインセミナー2010オンラインセミナー2009オンラインセミナー2008オンラインセミナー2007オンラインセミナー2006オンラインセミナー2005。