改正され,次の規格に置き換えられる。ゲージ口金,受金及びゲージ類は相互に関連をもつので,常に総括的に検討しなければならない。この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。Gaugesを元に作成した日本工業規格である。この規格は,国際規格の様式に基づき,規格シートをルーズリーフ方式で採用しており,規格改正によって改定された規格シート及び文書はその都度発行される。発行年度の入った目次シート(JIS/IEC対照表)を添付している。この規格は,電球,放電ランプなどの検査ゲージの種類及び寸法について規定する。この規格の対応国際規格を,次に示す。次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版を適用する。完成ランプの口金に対する受金の互換性をチェックするためのものである。2.受金にゲージを差し込み,無理な力を加えることなく停止点にピンを位置させることが可能であること。このゲージは,次のチェックを目的とする。(b)完成ランプの二つのピンへの圧力の保持。(c)ランプ交換時の角度に対する制限。2.試験は,次による。Jスロット以外の場所にピンを向けたとき,ゲージが挿入できないこと。Jスロットの位置にピンを合わせてゲージを挿入し,ピンが停止点に収まるまで回し,その後逆方向に回し,ゲージを取り外す。スロットに沿って動くこと。ピンが停止点にあるとき,ゲージを引っ張っても外れないこと。スロットについて行うこと。最大及びピン位置の変位の検査に適用する。N寸法は,受金に入る部分の口金径を検査する。最大最小寸法及びピンの位置の検査に適用する。最小寸法の検査に適用する。2.受金にゲージを挿入したとき,容易にφEに入りコンタクトに接触した位置で回転できること。N寸法は,受金に入る部分の口金径を検査する。最小寸法及びピン位置関係を検査する。