・交流で使用する計器は,実効値を測定し,表示する計器とする。%以下となるように十分高くなくてはならない。%以下となるように十分低くなくてはならない。別個に,受金に直接接続する。・接続線及び点灯回路の導線は,十分に電流容量のあるものを使用する。試験場所の条件及び状態は,次による。b)蛍光ランプ点灯時には,空調などからの気流が直接当たらないようにする。静電気による障害に十分配慮する。d)測定に影響を与えるような振動がないように配慮する。測定に用いる受光器の性能は,次のいずれかによる。参照)を乗じて補正する。備する分光測光器を受光器として代用することができる。測定基準面及び受光面の均一性を受光器の性能評価に用いることができる。全光束測定は,積分球(球形光束計)を使用して,被測定光源と全光束が値付けられた標準光源とを同じ位置で点灯し,その比較によって行う。三光度法による直管蛍光ランプの全光束測定方法を示す。用いる積分球は,次の条件を具備する。a)積分球内部(壁面,遮光板,ジグなど)は,一様な白色拡散反射特性とする(硫酸バリウム,PTFEなどの反射面がよい。%以上であることが望ましい。b)光源の点灯位置は,積分球の中心とする。光源の点灯ジグなど,積分球内部において光源の直射光が当たる面は吸収が少なく,直射光が積分球内部で十分に相互反射できるようにする。c)開口部などから迷光が積分球内に導入しない構造とする。d)遮光板は,光源の直射光が受光器に当たらない構造をもち,寸法はなるべく小さくする。位置に,測光窓に平行な状態で固定する。e)積分球の大きさは,被測定光源又は標準光源点灯時の発熱による温度上昇を考慮し選択する。倍以上の大きさのものを用いる。直射光が受光器に当たらない構造をもつ。%以内であることが望ましい。積分球は,遮光板,開口,ジグなどが測定の不確かさの要因となるため,積分球の直径を大きくして,球内壁の面積に対する遮光板などの面積の比率を下げることで測定精度を改善することができる。比が測定の不確かさに影響を及ぼさない範囲が,積分球の大きさの上限となる。a)測定機器の予熱は,十分に行う。分以上点灯して,球内温度を測定条件とほぼ同じにしてから測定する。b)標準光源の配光特性は,被測定光源の特性に近いものを使用することが望ましい。7801:2009c)測定は,標準光源との比較測定によって行う。光源について受光器出力をそれぞれ求める。Φtを,次の式によって求める。標準光源の受光器出力[(A),(V)など]e)光源は,点灯後の光出力が変化するため,光出力が十分に安定するまでの時間を確保する。f)標準光源の点灯条件(点灯方法,環境温度,安定時間など)は,標準光源校正時の条件と整合させる。求める場合に用いる受光器の相対分光応答度は,積分球の特性を含んだものを使用する。