式の分光測色装置においては,アレイ状の受光素子の各素子の重心波長を波長目盛とする。nmの範囲で試験を行っても,実用上問題はない。4.2.5(分光分布測定の実施条件)を満足する。力の再現性を確保する。a)測定機器の予熱は,十分に行う。b)測色用標準光源を点灯し,このときの分光測色装置出力is(λ)を測定する。c)被測定光源を点灯し,このときの分光測色装置出力it(λ)を測定する。c)で求めた分光測色装置出力is(λ)及びit(λ)から,被測定光源の相対分光分布Pt(λ)を,次の式によって求める。計算式によって求める。定する方法によって求める。8726に規定する方法によって求める。h)測色用標準光源及び被測定光源は,点灯後の光出力が変化するため,光出力が十分に安定するまでの時間を確保する。7801:2009測定条件は,次の事項を記載する。測定結果に基づき,次の内容を記載する。測定結果に基づき,次の内容を記載する。応じて,次の内容を記載する。応じて,次の内容を記載する。応じて,次の内容を記載する。序文この附属書は,受光器の色補正係数及びその求め方について記載するものであって,規定の一部ではない。可視域の全波長領域を計算対象とした色補正係数kは,次の式によって算出する。nmの範囲で試験を行っても,実用上問題はない。受光器の入射光学系に積分球を含む場合には,受光器の相対分光応答度S(λ)としては,積分球の特性を含んだものを使用することが必要であり,次の方法によって求めることができる。積分球に入射開口部があるものについては,積分球に受光器を装着した状態で相対分光応答度S(λ)を測定する。ηSphere(λ)とから,積分球の特性を含んだ相対分光応答度S(λ)を,次の式によって計算する。ηSphere(λ)は,次のいずれかの方法で求めることができる。7801:2009できる。ηSphere(λ)は,次の式で近似できる。積分球の受光器窓からの透過光の相対分光分布なお,光源を積分球内部で点灯する場合には,光源の相対分光分布が,方向によらず一様なものを使用する。この附属書は,三光度法による直管蛍光ランプの全光束測定方法について記載するものであって,規定の一部ではない。便に全光束測定を行うことができる。示す三方向の光度I−45,I0,I+45をそれぞれ測定する。次の式によって求める。全光束(lm)I−45:−45°方向の光度(cd)I0:0°方向の光度(cd)I+45:+45°方向の光度(cd)この方法で必要とする光度を求めるには,蛍光ランプの発光管の長さの約2∼4倍程度の距離で各角度(三点)の照度を測定し,逆二乗の法則によって光度を求めてもよい。発光管が長いことによる逆二乗則の誤差が入るので,できるだけ距離を離す。この附属書は,刺激値直読方法による光源色測定方法について記載するものであって,規定の一部ではない。おける等色関数に近似した分光応答度をもたせた装置によって,光源色測定の簡便化を図ったものである。この方法は,測定が簡便なため光源色の工程管理などで多く使われている。答度が等色関数に完全には合わせられないための不確かさが起こるため,使用方法に注意する必要がある。(以下,色彩計という。)の受光器の分光応答度は,等色関数に合わせることが必要であり,この条件はルータの条件と呼ばれている。nmを境界に二つの山があり,このような分光応答度を実現することは容易ではない。成する色彩計を,四素子式色彩計という。(λ)の三種の受光器で色彩計を構成することもできる。この色彩計は,三素子式色彩計と呼ばれ光学系が簡単なので多く使われているが,四素子式色彩計などに比べて誤差が大きくなる。計測マニュアル”参照。源の光源色測定では不確かさを小さくする必要があるため,標準光源によって色彩計を校正する必要がある。1931色度図(xy色度図)は,座標変換値であるため,三刺激値X,Y,Zについて,次の手順で校正を行う。a)標準光源の色度座標xs,ysから,標準光源の三刺激値Xs,Ys,Zsを,次の式によって求める。Xs=xsYs=ysZs=1−xs−ysここに,xs:標準光源の色度座標xys:標準光源の色度座標yXs:標準光源の三刺激値XYs:標準光源の三刺激値YZs:標準光源の三刺激値Zb)標準光源を点灯した場合の,色彩計の読みrX,s,rY,s,及びrZ,sを読む。b)で求めたrX,s,rY,s,rZ,sとから,色彩計の校正係数CFX,CFY及びCFZを,次の式によって求める。xt,ytを,次の式によって求める。校正で使用する標準光源は,次の条件を具備する。a)十分にエージングさせた,発光特性の安定したものとする。その相対値が測定されている。