教えて下さいなるべく早くお願いします。通報する回答数4気になる0質問をブックマークします。マイページでまとめて確認できます。57%(1014/1775)まだよく分かりませんので、スカタンの回答だったらごめんなさい。要するに「点線源が検出器面の中心からdの距離にあるが検出器の正面にはない。点線源からのガンマ線を測ったときのカウントから、線源がどれだけ脇にそれているかを求めよ。」ってことでしょうか?合わないのはエネルギーが高い側?低い側?低い方はややこしいですよね。実用では実測値で較正しちゃうんですが、ここでは全部理論的に説明しようとなさっている訳ですね。線量も十分しぼってある筈だし、散乱線はエネルギーで識別して除去していることと思います。(それでも、閾値で分別したのでは不十分です。散乱線のエネルギー分布を実験的に求め、外挿して除いてやると良くなります。25%(1/4)ありがとうございます。立体角の合わないのは、エネルギーの高い88Y(1836Kev)の値が多少ずれていましたが、良いと思います。ある程度のズレはしょうがないので実験を終わろうと思います。13:46:39関連するQ&AQエネルギー収量の式に検出器の立体角が含まれているこんにちは。線源の位置を井戸の底、底から1c...Q半導体検出器の出力について光の検出に使用する半導体検出器についてです。57%(1014/1775)ガンマ線のエネルギーに依存します。(強度に含めていらっしゃるなら良いけど。念のため)検出器には温度依存性があります。カウント回路の暗電流によるオフセットも考慮すべきです。余りに線量が多いとカウントがサチる場合もあります。フォトンノイズによるカウントのばらつきを考慮して、統計処理する必要があります。...続きを読むガンマ線のエネルギーに依存します。(強度に含めていらっしゃるなら良いけど。念のため)検出器には温度依存性があります。カウント回路の暗電流によるオフセットも考慮すべきです。余りに線量が多いとカウントがサチる場合もあります。フォトンノイズによるカウントのばらつきを考慮して、統計処理する必要があります。25%(1/4)ありがとうございます。検出器の温度は液体窒素を使うので考慮してあるとおもいます。Noiseは分散がphoton数に比例するポアソン分布ですね。従って、十分なphoton数を集める必要がある、ということです。Noiseは分散がphoton数に比例するポアソン分布ですね。従って、十分なphoton数を集める必要がある、ということです。57%(1014/1775)このOKweb/教えてgooでは、質問者・回答者が完全に匿名であることがルールなので、図が送れないのが苦しいところですが、もうちょっと具体的に計測目的、較正の精度、コリメーションのしかた、遮蔽などの条件を教えて戴ければ、あるいはもう少しお手伝い出来るかも知れません。...続きを読むこのOKweb/教えてgooでは、質問者・回答者が完全に匿名であることがルールなので、図が送れないのが苦しいところですが、もうちょっと具体的に計測目的、較正の精度、コリメーションのしかた、遮蔽などの条件を教えて戴ければ、あるいはもう少しお手伝い出来るかも知れません。25%(1/4)計側目的は、ベッセル関数を用いた立体角と、線源を点と考えて出した立体角とμを使って検出器効率からだした立体角を比べることです。検出器効率を使って出した立体角がその他の立体角と比べるとズレているのです。解ったのは、フリーマン・ジェンキンスの式を用いて500~1500KeVの間の検出効率を補正することができ、だいたい近い値が出ました。500から1500Kev以外はいい値ではありませんでした。DETECTORです。相対効率20%で、ピークコンプトン比52.9対1FWHMが、1.68Kevです。関連するQ&AQ光散乱検出器による分子量測定こんにちは小生高分子材料を扱う会社に勤務しているものです。高分子材料の分子量を測定する場合、一般...QSiおよびGeの電気伝導率を教えてください困っています。...QGe結晶を加圧すると、Eg(バンドギャップ)の変化Ge結晶を加圧すると、Eg(バンドギャップ)の変化を予想せよという問題がわからない><上記の問題...QSiダイオードとGeダイオードについてSiダイオードとGeダイオードとでは、立ち上がり電圧や逆方向飽和電流の値がかなり違うのはなぜなんでしょう...Q半導体へのドーピング半導体Geと不純物を含んだGe(おそらく15族元素リン?)にそれぞれインジウムを高温で溶かして表面に拡散...Q計装ケーブルの接地について検出器と制御装置間の計装ケーブル(4〜20mA)のシールドアースについて、原則は制御装置側で落とすという...Q液体シンチレーションについて液体シンチレーションについて勉強していて、どうしても解からない事があるので是非教えていただきたいです。...Q炎光光度検出器(FPD)の分子発光について現在ガスクロのことを学んでいます。このQ&Aにはまだコメントがありません。あなたの思ったこと、知っていることをここにコメントしてみましょう。みんなが気になるQ&AQお年玉年賀はがきの当選番号お年玉年賀はがきの当選番号はいつわかりますか?ネット上で番号がわかるサイトなどありますか?Q易化の読み方について「今年度入試でT大学は易化した。」易化を私はいかと読んでいますが,えきかと読む人がいます。ATOKでは,いかの方だけ文字変換されるので,私の読み方でよいのだと思います。ところで,えきかは誤りですか。Qアルコールでウィルスが消毒できますか?先ほどテレビで幼稚園の手洗い運動を放映していました。そこでは園児たちにアルコール消毒を奨励し、「ばい菌、ウィルス、バイバイ」と言っています。そもそもアルコールで消毒できる、というのはどういうメカニズムですか?ウィルスは生物と無生物の間の存在でそれ自身では代謝もしないということですが、アルコールでウィルスが機能をなくすのでしょうか?少なくともばい菌とウィルスは消毒のメカニズムが根本的に違うと思うのですが、その違いについても教えていただければと思います。関連するQ&AQエネルギー収量の式に検出器の立体角が含まれているこんにちは。線源の位置を井戸の底、底から1c...Q半導体検出器の出力について光の検出に使用する半導体検出器についてです。光の分光強度を測定する際、検出器からの出力信号を検出器自身...Q光散乱検出器による分子量測定こんにちは小生高分子材料を扱う会社に勤務しているものです。高分子材料の分子量を測定する場合、一般...QSiおよびGeの電気伝導率を教えてください困っています。出来上がり、後で見に来たたくさんの人の悩みの解決に役立てられています。