以下において使用する光度標準電球(以下,電球という。この規格の引用規格を,次に示す。単平面状に張られたフィラメントが構成する面の幾何学的中心,又はフィラメントが一直線の形状の場合は,その線の長さの中心。単平面状に張られたフィラメントを含む面。フィラメントが一直線の形状の場合は,フィラメントを含む面のうち電球に規定された測定方向に垂直な面。フィラメント面を鉛直にして電球を点灯したとき,フィラメントの光中心を通りフィラメント面に垂直な方向の光度。種類は,形式で表し,付表のとおりとする。験を行ったとき,付表に示す水平光度(公称値)に近い値でなければならない。1.5%以内でなければならない。3%以内でなければならない。水平光度維持率は,8.2.3(4)によって試験を行ったとき,付表のとおりでなければならない。材料及び構造は,次のとおりとする。規定するタングステン線又はこれと同等以上のタングステン線を用いてコイル状とし,これを同一平面内に張ったもので,きず,その他使用上差し支えある欠点がないこと。(2)フィラメントは,口金軸に対して測定上支障のある偏りがないこと。(3)導入線とフィラメントとの接続,及び導入線と口金部との接続が,確実であること。(4)ガラス球は,無色透明で,可視域における分光透過率の値か波長に対してほぼ一定であること。適切な材料を用い,使用中口金が緩まないようガラス球に固定してあること。電球に用いる口金には,ニッケル又はクロムめっきが施してあること。ガラス球には,使用上差し支えある泡,きず,脈理などの欠点があってはならない。電球の点灯姿勢は,口金を下方にしてフィラメント面を鉛直にした姿勢とする。電球に示されている測定方向を受光器の方向に向けるものとする。ための点灯用電源の電球点灯中の電圧の変動の範囲は,電球に与えるべき電圧値の±1%でなければならない。級以上のもの,又はこれと同等以上の確度をもつデジタル計器などとし,交流に使用する計器は,実効値を測定し,表示するものとする。電球の電圧の測定は,受金の端子間で行う。外観は,目視によって調べる。等以上の確度の測定具を用いて測定する。光中心距離は,投影器,読取顕微鏡などの測定具を用いて測定する。特性試験は,次による。規定する方法によって試験する。平光度に対する百分率として求める。これらの測定に当たって,光中心から測光器の受光部の受光面を見込む角度は,0.5∼1°とし,0.5°を超えない細かさの角度間隔で測定する。この場合受光部は固定し,電球はその光中心を通る鉛直軸の回りに回転させて行う。度を測定し,これらの光度と水平光度との差の最大値の水平光度に対する百分率として求める。これらの測定に当たっては,光中心から測光器の受光部の受光面を見込む角度は,0.5∼1°とし,0.5°を超えない細かさの角度間隔で測定する。この場合電球は固定し,受光部を鉛直上下に移動させて行う。時間点灯し,再び水平光度を測定し,後の値の始めの値に対する比の百分率として求める。点灯用電源による電球の電圧は,全点灯中にわたって記録電圧計で記録する。製品の呼び方は,名称及び種類による。電圧を表す記号は,省略してもよい。電球の表示は,口金又はガラス球に容易に消えない方法で,次の事項を記載しなければならない。(1)名称(2)種類(電圧を表す記号は,省略してもよい。包装の表示は,容易に消えない方法で,次の事項を記載しなければならない。(4)及び(5)は用紙面に記載して添付してもよい。(1)名称(2)種類(電圧を表す記号は,省略してもよい。対応する電圧及び消費電力又は電流を記す。500注*主に写真感光材料の写真感度測定に用いる。