%を超えてはならない。%を超えない程度に十分低いものとする。計器は,要求条件に適合する精度を要し,また,波形ひずみによる誤差がほとんどないものとする。ランプ特性は,次のように計器類を接続して測定する。a)ランプ電圧は,必要ならば電力計の電圧回路は開路し,同計器の電流コイルは短絡する。b)ランプ電力は,必要ならばランプ電圧計の回路は開路し,また,電流計は短絡する。電力計の電圧回路の消費電力を補正しないのは経験によるもので,同じ入力電圧では,電力計の電圧回路の並列接続で減少したランプ電力分を,電圧回路の消費電力でほぼ相殺できる。正誤差を評価するには,ランプと並列に他の負荷を加えて測定を繰り返すことによってできる。ランプと並列に抵抗を接続し,電力計の値を読み,このデータから並列の抵抗負荷をすべて取り除いた真の電力値を外挿法で求めることができる。V2及び電力計の電圧回路は開路し,電流計及び電力計の電流コイルは短絡する。ランプの特性測定は,電気特性が安定した後に行う。この附属書は,蛍光形水銀ランプの赤色比の測定方法について規定する。測定装置は,次による。a)測定には,球形光束計及び赤色シャープカットフィルタ(以下,赤色フィルタという。分高く,かつ,実質的に一定とみなせるものでなければならない。水銀輝線を遮断する目的で定めた。2.透過率は,実測によって求める。測定方法及び赤色比の求め方は,次による。