レンタルのご紹介です。LD-5D(柴田科学):粉塵計:大気環境測定器シースエアー機構により、高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。相対濃度はろ過捕集法を基準として質量濃度変換係数(K値)を求め、質量濃度に補正する必要がありますが、LD-5Dはあらかじめ質量濃度変換係数を入力することにより、計測値を簡単に質量濃度に変換し、表示することが可能です。既存の粉じん計(レーザー光源タイプ)と同様な特性になっていますので、同作業現場において、今までの質量濃度変換係数を使用することができます。(作業環境管理の新スタンダード)シースエアー機構により光学系の汚染を気にせず、高濃度粉じんの作業場で安定した測定がおこなえます。大型フィルターの採用により、高濃度測定においても長期使用が可能です。フィルターの汚れ具合が視認できるようになっています。K値を入力することで、測定値(CPM)を質量濃度(mg/m3)に変換し表示することができます。測定前の「SPANCHECK」と「BG測定」により自動的に出荷時の感度を維持します。測定値(CPM)は本体に記録が可能です。(ロギング測定モードの場合)記録した測定値は付属のUSBケーブルおよび通信ソフトにより、テキスト形式でPCに取込み、保存が可能です。日本語Windows98/Me/XP測定中は濃度に応じた電圧またはパルスが出力されます。作業所の騒音・振動管理。DD粉塵表示装置とデジタル粉塵計LD-5を組合せて使用します。濃度が濃い現場ではデジタル粉塵計LD-5D、普通濃度の現場ではLD-5を使用します。粉塵表示装置は、工事現場などに設置し、粉塵濃度を表示し、設定値を超えた場合に警報を動作させる装置です。当社の「粉塵計測システム」へ接続することにより、粉塵計測システムの豊富なオプションが使用可能です。内蔵ダウンタイマーにより測定時間を設定し、測定を行います。6秒10秒30秒1分2分3分5分10分(電源を投入した初期状態は「1分」のダウンタイマーモードです。測定の開始と停止を手動で行います。設定し、測定データを本体に記録しながら測定を行います。感度較正用散乱板を挿入し測定を行うことにより、散乱板の値を測定し、補正値を記憶します。クリーンエアで検出器を満たした状態で測定を行い、BG値を測定・記録します。次回測定値から自動的に差し引かれます。2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース、取扱説明書オプション品オプション品カメラ用三脚、計測ボックス(ACケーブル付)ツイートレックスはさまざまなジャンルの計測器・測定器のレンタル機器を取り揃えております風による放散熱量を利用した熱式風速計です。風速・風温のほかに、湿度が計れるタイプあります。目に見えない微小なゴミ・ホコリを対象とするクリーンルームなどの室内測定にはパーティクルカウンターが最適です。ニオイセンサーで悪臭防止のため、臭気の度合いの測定や消臭・脱臭効果の評価に使用します。圧電天秤(ピエゾバランス)方式があります。ついては翌日に機材をご利用いただけます。海外レンタルサービスも行なっております。当社は、測定器・計測器のレンタル専門会社です。中古販売・リースは行っておりません。タンクや配管・パイプの厚さなどを測定できる計測器です。明るさや紫外線の強さなどを測定できます。生コン・コンクリート・木材などの水分量を測定できます。密度や含水比などを測定できます。工事測量、水準や高低差などが観測できる計測器です。長距離の測定や、海上での深浅測量などを測定できる計測器です。ほかに情報化施工やNETISに対応したシステムもレンタルしております。