固有値解析を行う際には、出力する振動数レンジや出力モード数を指定する必要がありますが、その際の注意点をこの記事でご紹介します。例として、ある構造物に対し固有値解析を行い、出力する振動数レンジ=0~1000、出力モード数=10を指定したとします。Dataダイアログにて、下図のようにパラメータを記述します。PARAMETERSコマンドにて、以下のようにモード数や振動数レンジを指定します。固有値解析コマンド例この際の振動数の単位に関する注意点、および振動数とモード数に関する注意点を以下に記します。1.指定する振動数の単位と出力される振動数について指定する振動数は角振動数(角度/時間)を意味します。角振動数の単位はUNITコマンドで指定した単位に従います。1000における1000の単位は、指定した角度および時間の単位によって、例えば以下のようになります。Deg,sec→1000(Deg/sec)Rad,sec→1000(Rad/sec)Cyc,sec→1000(Cyc/sec)Cyc,min→1000(Cyc/min)しかし、固有値解析結果として出力される振動数の単位はUNITコマンドで指定した単位にかかわらず(Rad/sec)および(Cyc/sec)です。この点に注意が必要です。上記例で角度、時間の単位をそれぞれDeg,secとした場合、計算される固有値の上限は角振動数1000(Deg/sec)までとなりますが、出力される値の上限は、これを(Rad/sec)および(Cyc/sec)に換算した値、17.45(Rad/sec)および2.78(Cyc/sec)になります(下図の例では15.3(Rad/sec),2.44(Cyc/sec)までが出力されています)。SPECコマンド(図2参照)は、出力するモード数と振動数レンジを指定します。この際、どちらか片方のみの指定でも、両方同時に指定しても構いません。片方のみ指定した場合は、当然指定されたモード数または角振動数までが出力されます。同時に指定した場合は、両者の要請を同時に満たすモード、振動数が出力されます。図1または図2ではモード数10、振動数レンジ0~1000が同時に指定されています。この場合は、モード10以内、かつ振動数1000以内を満たすモードの振動数が出力されます。言い換えると、モード10が振動数1000を超えていなければモード10までの振動数が出力され、モード10以下で振動数1000を超えた場合は、超える直前までのモードの振動数が出力されることになります。ソーシャルメディア利用規約サイトマップ。