医療施設のIT化の一環として,モバイルデバイスの導入が進む中で,放射線部門における利用も進んでいる。検査画像の精度管理などの観点から,その導入には十分な検証が必要であり,また運用にあたっても部門内,施設内でのコンセンサスが重要である。今回は池田龍二氏が放射線部門での運用経験をもとに導入のポイントについて解説する。■はじめに放射線部門においてタブレット端末を導入する目的は,画像参照と放射線画像情報システム(以下,RIS)の利用,さらには病院情報システム(以下,HIS)の閲覧,検査説明,インフォームド・コンセントなどが挙げられる(図1,2)。なかでも画像参照,RISの利用を目的とした導入を検討している場合が多いのではないだろうか。本稿では,当院で試験運用を行った経験をもとに,放射線部門にタブレット端末を導入する際に検討すべき重要なポイントについて,使用経験だけでなく,ハードウエアの性能を含めて解説する。■どのタブレット端末を選択するか?試験運用を開始したのは2010年末であるが,それから2年,すでにタブレット端末の性能は格段に向上している。これはまさに「ムーアの法則」に則った進化である。IT業界同様に,われわれもこの法則によって変化することを想定しながらシステム構築の検討が必要である。assistant(PDA)が発売された当初は,医療分野においてポータブルデバイスとして積極的な利用が期待されたが,現状PDAと称された機器のほとんどは市場から消えている。Windowsベースで動いている。Allianceが発表しているAndroidが大半を占めている。これに,Microsoft社のOSが続く形となっている。難しく考えてしまいそうだ。既存のアプリケーションを動かしたいのであれば,Windows系のOSを選択するか,仮想化を利用してiOSやAndroid端末で利用できるシステムの構築が必要となる。費用対効果,導入の目的をしっかりと検討したタブレット端末の選択が必要である。■3パターンのシステム構築既存の画像サーバ,RISをタブレット端末で利用するためのシステム構築の方法として,大きく3つに分けることができる。1つ目は,既存の各アプリケーションがWebベース,リッチクライアントに対応し,タブレット端末で対応したWebブラウザが利用できれば,OSに限定されない選択が可能となる。ここでWindowsタブレット端末を導入し,既存のアプリケーションを動かすことも1つの方法である(図3)。パターン1:直接アクセス2つ目は,既存のサーバとは別に別途タブレット端末がアクセスするための専用サーバを立てる方法である。前述の方法よりもコストがかかるが,専用アプリケーションによる操作性の向上などのメリットが挙げられる。データの二重管理やセキュリティの維持など導入コスト以外のシステム管理業務の増加が懸念される(図4)。computing(VNC)を利用してアクセスする仕組みを構築する方法である。interface(GUI)になっているかは重要なポイントである。インフラの整備も重要であり,前述の2パターンよりも,さらにオフラインでの利用が難しいといった欠点がある(図5)。■タブレット端末の輝度は?画像参照の利用を想定した場合,タブレット端末の画面表示性能が重要である。function(GSDF)へ対応しているか調べておきたいところである。Cisco社Ciusと既存の臨床で利用しているラップトップPCを比較した。図6に各端末の階調曲線を示す。当然であるが,各端末ともGSDFとは異なった階調となっており,どの端末で画像を参照しても異なった見え方となり,画像表示一貫性の確保は難しい。今回測定した3端末ともに,最高輝度は300cd/m2を超えていた。測定の際の画面明るさの設定をmaxに設定しているので,実際の運用の場合にはこれより低い状態に設定して利用されることが予想される。4Sにおいては,メーカー表記で最高輝度500cd/m2と掲載されている)。スペック的には十分な輝度と輝度比を担保できているが,後は階調がGSDFに対応できるようにハードウエア側での対応,もしくはアプリケーション側で対応することで,より精度の高い画像参照の環境が提供されることを期待したい。■タブレット端末の画面解像度は?前述同様に画像参照時に問題となるのが,画面解像度である。2048のピクセル数である。1536となっており,3Mモニタと同じ解像度である)。512なので,7,10インチどちらのタブレット端末でも1画像であれば等倍で表示可能であるが,2画面比較になるとアプリケーションのGUIの配置などによって等倍表示が難しい(図7)。そのため,アプリケーション側での拡大・縮小のアルゴリズムによって画像の見え方が異なってくるので,利用する場合には注意が必要である。タブレット端末の種類によっては,アスペクト比がスタンダードサイズの4:3と異なり,ワイドサイズの16:9などが採用され,既存のアプリケーションによってはGUIの配置がずれたり,画面にフィットせずに,使いづらい場合が発生するので,事前に導入しようとしているタブレット端末の解像度とアスペクト比,アプリケーションの相性を確認しておくことが必要である。■タブレット端末と保護シート携帯電話に液晶保護シートを貼って,液晶面の汚れや傷から保護しているのと同様に,タブレット端末の液晶面にも保護シートが必要である。さまざまな種類が販売されている。これらのシートにはそれぞれ特徴があり,利用する環境によって,最高輝度や輝度比に影響するので,目的に応じた選択が必要である。覗き見防止(Privacy)の3種類のシートを貼って測定した結果を示す。光沢ありのシートを用いた場合には,環境照度が高くなることで,反射輝度が高くなり,最小輝度の値がほかの保護シートよりも高くなる。そのため,輝度比が著しく低下する。覗き見防止シートにおいては,シートが厚く,シートで液晶面からの光が吸収され,最大輝度がほかよりも100cd/m2低下する結果となった。表3に,部屋の明るさは暗室のままで,斜めから液晶を見た条件での測定結果を示す。ここでは,覗き見防止シートの威力が発揮されていることが明確に示されている。これに対してほかのシートは,保護シートを貼らない状態とほとんど同じ結果となった。本稿では,iPadと保護シートのデータを示したが,タブレット端末の違いによっても視野角の影響が発生するので,環境照度と合わせて注意が必要である。■タブレット端末の携帯性ラップトップPCではなく,タブレット端末を選択する理由は,携帯性と即起動して業務ができるところである。携帯性を考えた場合,両手が自由になる必要性の有無や,どの程度の時間携帯しておくかによって,タブレット端末のサイズや,機種の選択が変わってくる。白衣のポケットに収納するのであれば,10インチは厳しく,7インチがギリギリのところではないだろうか(図8)。片手に電話をとり,もう片方でタブレット端末が操作できるかも,大きさや重量,入力手段によって異なる。バッテリにおいても,推奨稼働時間が3時間程度あると,特に画面輝度を上げた利用を考えている放射線部門での運用になると,さらに稼働時間は短くなり,席に着くたびに充電しなければならず,本来の携帯性のメリットが損なわれる。ハイパフォーマンスのハードウエアを要求し,利便性との天秤次第では最終的な選択の基準となる。■アプリケーションの操作性と入力方法スマートフォンやタブレットPCをすでに利用されている方は,感じていることであるが,専用アプリケーションの場合,GUIが整備されており,入力や選択が容易にできるよう工夫されている。これに対し,アプリケーションが十分に工夫されていないと,画面の半分を入力キーボードが占め,入力がしづらい現状となる(図9)。利便性を向上するためのGUIや入力方法の検討は必須である。入力デバイスに,ペンが利用できる場合,意外に既存アプリケーションのGUIのままの方が操作性も変わらず,使いやすい場合もあるので,導入前に一度検証することをお勧めしたい。簡単な検証方法として,タッチパネル式液晶モニタで操作性を検証するのも手段の1つである(マルチタッチ液晶モニタで操作性を動作検証した動画)。GUIによる操作性の違い■まとめ放射線部門におけるタブレット端末導入のポイントについて解説した。本稿では,基本的なセキュリティに関する注意点やインフラの整備に関する内容はページの関係から割愛したが,導入する上ではこれらの項目も必ず押さえていただき,システム構築の参考にしていただきたい。放射線部門におけるTabletPC導入のポイント」の資料を公開している。ご興味ある方はご参照いただきたい。実氏,株式会社ナナオ・明官栄二氏はじめ多くの関係者の方々に感謝いたします。Innovation研究会世話人,3DPACS研究会世話人,放射線画像情報システム研究会世話人,熊本画像情報システム懇談会世話人,熊本放射線診断テクノロジー研究会世話人などを務める。ネットワークの基礎」(ともにピラールプレス)などがある。