温度・湿度を測定する一体型センサが付属しています。RTR-507は高精度センサでさらに幅広い温湿度測定ができます。本体は日常生活防水仕様のため、多湿環境下での使用も可能です。(ただし、温湿度センサは防水仕様では無いので、結露、水濡れにご注意ください)親機との無線通信によるデータ吸い上げワイヤレスデータロガーの記録データは無線通信によって親機が吸い上げます。親機との無線通信距離は約150mです。無線通信を延長したいときはRTR-500Cを中継機として設置します。温度・湿度、各1チャンネルにつき8000個の測定値を記録します。省電力設計で電池駆動による長時間の使用が可能RTR-507の電源はリチウム電池(LS14250)です。常温の環境で1日に1回記録データの吸い上げ、または10分ごとにモニタリングを行った場合、電池寿命の目安は約10ヶ月間です。型番に"L"がつくタイプは大容量バッテリパックを装着しています。Lタイプの場合、同じ条件で約4年間電池交換不要です。※AC電源を使用する外部電源アダプタ(RTR-500A1)もオプションとしてご用意しております。測定値の調整が可能ワイヤレスデータロガーは、専用のアプリケーション"アジャストメントツール"を使用することにより、子機ごとに測定値の調整ができます。*RTR-500シリーズのデータロガーは子機です。親機がないと無線通信による機能はご利用いただけません。RTR-503/507の付属センサには防水性能がありません。RTR-505に付属している入力モジュールのセンサ接続部には防水性能がありません。本体と付属センサには防水性能がありません(Hタイプ含む)。CO2濃度測定は5,000ppm以上の測定精度は保証しておりません。使用すると、センサのヒステリシスが大きくなり±1.5%RH以上ずれることがあります。初期の状態に戻るまでに数日かかる場合があります。Windowsの場合はエンドレスのみです※3:付属のリチウム電池(LS14250)は市販されていません。交換にはオプションの低温電池セット(TR-00P2)をお求めください。範囲内で使用してください。振動の多い場所での使用は避けてください。※5:Lタイプ付属のリチウム電池(LS26500)は市販されていません。交換にはオプションのRTR-05B2をお求めください。本説明は新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。※7:RTR-507は-10°C以下でも無線通信はできますが、測定値に影響がでる場合があります。※8:センサを接続した状態の防水性能です。お問合せメールでご依頼ください。リンクフリー:ご自由に弊社のサイトにリンクを張ってください。弊社掲載のコンテンツを複製・転用する際は、必ず、弊社にご相談ください。許可なく利用することは、著作権侵害となることがあります。