『磁気(磁場)を体に作用させて血流を活発にして筋肉のコリをほぐす治療器』には、永久磁石を利用するものと交流磁場を利用するものが日本工業規格(JIS規格)にあり、その規格を満たし、厚生労働省の認証(第三者認証)を取得すれば、磁気治療器として販売する事が出来ます。パルスの磁気(磁場)を発生させる機器も存在しますが、現在のところ、JIS規格にも厚生労働省の認証基準にも規格が存在しないため健康機器としてしか販売出来ません。(クラスII)に区分』ネックレス、絆創膏や下着に粒状の強力永久磁石を内蔵して、その磁気の力で「コリ及び血行の改善」に役立てることを意図しています。磁力の強さは35~200ミリテスラ(350~2,000ガウス)のものが医療機器として認められ、この永久磁石による磁場(静磁場)をコリの発生した筋肉組織の部位に作用させ、血行をよくして患部のコリを改善します。規格により、50HZもしくは60HZの交流で変動する磁気(出力波形は入力電源と同じ正弦波に限定)を利用するものです。機器に内蔵された電磁コイルに家庭用商用電源(AC100V)を通電し、発生する交流磁場を利用して患部を治療する医療機器です。磁力の強さは35~180ミリテスラ(350~1,800ガウス)のものが医療機器として認められています。現在のところ厚生労働省の認証基準やJIS規格がありません。パルス性の磁気を利用するもので、急激な磁場の変化(ファラデーの電磁誘導の法則)で弱い電流を体の組織内に誘起させて瞬間的に体を刺激する方法です(最初は脳の異常の診断技術でした)。大脳皮質の異なる位置をパルス性磁気で刺激します。TMSの場合、刺激が強いため、4秒使用し26秒休むという使い方をしています。経頭蓋磁気刺激法(けいとうがいじきしげきほう)※このタイプは、アメリカでは治験医療機器です。医師の指導で使用する機器のため、一般向けには販売されていません。パルス磁気型(活動電位と同調した刺激の無いタイプ)パルス性磁気を利用するタイプで、活動電位と同調したパルス性磁気を利用するため、刺激を感じる事なく磁力が体に届きます。現在のところ厚生労働省の認証基準やJIS規格がありません。パルス性磁気を利用しているので、強い刺激を感じると思われるかもしれませんが、パルス磁気の変動が体の中の活動電位と同調することから刺激を感じる事なく磁力が体に届きます。Mリング:どちらも現在は販売されていません。家庭用の機器ですが、現在のところJIS規格にも厚生労働省の認証基準にも規格が無いので非医療機器(健康機器)としての販売となります。