%を超える場合は,取り込んだオンラインデータを破棄し,カルシウムイオン電極を再校正し,新しい試料を用いて再測定する。逸脱したときは,取り込んだオンラインデータを破棄し,カルシウムイオン電極を再校正し,新しい試料を用い,測定時間を短縮して再測定する。立したオンラインデータを取得する。定になるようにし,できる限り試料間のかき混ぜ状態を一定にする。以下のカルシウムイオン電極を用いた場合に測定可能。未満のカルシウムイオン電極を用いた場合に測定可能。試験開始から終了までの,カルシウムイオンの濃度と溶解時間との関係を表すカルシウムイオン濃度−時間曲線を作成する。g)を測定時間(秒)で除して溶解速度を求める。テスト試料の溶解速度をコントロール試料の溶解速度で除した相対溶解速度を求める。この相対溶解速度が,骨組織内での相対吸収量をある程度反映することは,β-りん酸三カルシウムセラミックについて動物実験で確認した。テスト試料又はコントロール試料の溶解速度の平均値及び標準偏差は,各々の試料の溶解速度測定値から式(1)及び式(2)によって求める。差を用いて式(3)及び式(4)によって求める。試験報告書には,次の事項について記載する。次の各項目を付け加えて報告することが望ましい。a)材料の製造業者名及び製造年月日b)材料の添加物の種類及び焼結方法c)素材からの試料の採取条件及び加工条件d)温度,湿度などの。