(試験)適合性は,定格出力を限度値と比較して確認する。その他の要求事項は,検討中。示す電力測定及び接触面積の測定によって確認する。いずれか低い方に低減させる装置(出力制御)を内蔵しなければならない。従う出力測定によって確認する。*51.102マイクロ波治療器は,出力調整器を最初に最小位置に設定していない限り,出力できないように設計しなければならない。この要求事項は,電源を遮断し復帰した後も満足しなければならない。(試験)適合性は,調査及び機能性の試験によって確認する。遮断する可変式タイマを装備しなければならない。(試験)適合性は,調査,機能性の試験及び作動時間の測定によって確認する。