要求事項としてもよい。置換え機器の構造は,繰り返し静電気放電を受け,安全性が損なわれる場合に備えて,十分な保護措置を確保しなければならない。次の試験によって,適合性を確認する。規定に従って設置する。規定した手順に従い,使用者による保守管理を含み,通常使用時に触れる可能性のある機器の部位及び面に,表102に規定した試験電圧を加える。試験は,単一放電によって実施する。規定した単一放電の回数だけ加える。具合が発生していないかどうか確認する。ESD(静電気放電)イミュニティの上限が指定されていない限り,最終レベルを超えてはならない。下又は消失が生じてはならず,またデータの消失が認められてもならない。規定したいずれのレベルでも,装着部に不適切なエネルギー伝達が生じてはならない。機器は通常性能を仕様限度範囲内に維持する。操作者の介入を必要とするような一時的劣化,機能又は性能の低下は容認される。