機器の改造が必要かもしれない。従って,追加分離変圧器を用いて外装漏れ電流を制限する。機器の改造は必要ない。分離装置:必要に応じ,分離装置を適用する。部分の規定を構成する。号のある参考規格に関しては,これら参考規格への修正又は改正は適用しない。0601の部分に基づいて同意した関係団体は,次に示した引用規格の最新版を適用する可能性を調査するように薦められている。委員は現時点で有効な国際規格の登録簿(刊行表)の維持管理をしている。2.機器又はシステムにおいて,医療施設の電気設備は考慮すべき重要な点がある。幾つかの国では特別な要求事項が適用される。DDD(参考)参考規格この附属書は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。1.1(1998)がある。マルチタップは,機器又は非医用電気機器から独立していてもよいし,又はその一体部分でもよい。要求事項に適合しなければならない。kVA)及び保護の程度(IPX4)を除く。60742)の要求として二重絶縁又は強化絶縁を要求しない。分離変圧器装置は,クラスIとする。この要求は,保護接地線をもつ機器を接続するためのものである。度をもたなければならない。定格出力電力の制限は適用しない。出力電力の制限は説明していないが,定格出力電力は設備のヒューズ及び許容できる電源コードの使用によって規定されている。規定した制限内にあるシステムの種々の機器に対する電源電圧を確保するために,システムの負荷電流の変化を考慮し,注意して変圧器の特性を選定する。要求事項に従った表示をする。マルチタップは,最大許容出力を表示する。分離変圧器の絶縁状態は監視する必要はない。単一故障状態は,日常の保守管理で検知できることであり,二重故障については取り扱わない。変圧器の二次巻線の中点を保護接地した構造を認めるが,これは要求ではない。表示をしなければならない。関連する要求事項によって確認する。