え機器が内部電源機器として認められるのは,内部電源に対する外部接続部がまったく設けられないか,又は内部電源(例えば,充電形電池)を機器の内部電源を含まない他の部分から物理的及び電気的に隔離した後に限り,内部電源に対する電気接続が可能となる場合に限る。可能なときには,漏れ電流試験の実施中は,非植込み形パルス発生器の出力を停止させる。出力が継続したままである場合には,出力相当分は漏れ電流として考慮しない。