全に関し妥当な程度であると考えられる。%の誤差は,安全及びマイクロ波電力測定特有の誤差を考慮に入れたものであり,妥当と考える。51.2起こり得る危険は,出力とともに増加する傾向にある。規定した制限値は,すべての正常な治療に関して十分であると考える。51.4小形アプリケータに適用する電力密度の制限として妥当であると考える。51.101すべてのマイクロ波治療器は,低出力による患者の治療に適応しなければならない。51.102ここに要求する安全性は,不用意な過大出力レベルから患者を保護するためである。51.103マイクロ波治療は,しばしば連続的監視なしで行われている。したがって,出力を遮断するタイマが必要である。不要放射に対する遮へいが重要な部分は,工具を用いなければ取り外しが可能であってはならない。GHz以下の周波数範囲の電磁界。療用として安全性の実績に乏しい。2.1.1022.1.102IDT2.1.1032.1.103IDT2.12.1012.12.101IDT2.12.1022.12.102IDT2.12.103アプリケータを接続したとき,電圧定在波比(VSWR)が1.5を超えてはならない。1.5を超えてはならない。荷ではなくアプリケータを接続したときの電圧定在波比(VSWR)を規定した。アプリケータを取り付けたときの出力性能を保証することは,マイクロ波治療器の性能を確保するために避けられないと判断したため。ため,あらたに項目を追加した。