30vol%程度の血清を含んだ水溶液などを用いる。血清を含む場合には,一連の実験をとおして同一ロットのものを使用する。2000液の温度は,37±2°Cとし,潤滑液は試験片の摩擦面が十分に浸される液面を保持する。摩擦抵抗を測定できる場合には,摩耗試験の間に摩擦抵抗を測定してもよい。e)試験条件が上記と異なる場合は,報告にその旨を付記する。2×106mmの時点で,試験片の質量を測定する。この試験片を再び用い,試験を続行し,試験終了時点で試験片の質量を測定する。同様な処理を行った後に,はかりを用いて行う。触状態が異ならないように注意する。標準試験片についても同様とする。比摩耗量は,次の式によって算出する。108mm)後の試験片の質量との差(質量減少量)が摩耗量である。(W1<W2)の場合,比摩耗量はゼロとみなす。摩耗試験の結果は,次の項目について報告する。d)∼f)については,試験片及び標準試験片に対して個々の試験ごとに組み合わせる二つの試験片について報告する。少量),摩耗体積,比摩耗量なお,同一の試験条件での代表値が必要であれば,比摩耗量については,それぞれの算術平均値を用いる。ピンオンディスク方式による摩耗試験方法この附属書(参考)は,本体に関する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。次にピンオンディスク方式の例を示すが,装置,試験片の形状などについて,この例に従う必要はない。掘り起こしによる摩耗を防ぐために,ピンの側に軟らかい材質を用いる。この距離を大きくするとピンの折損が起きる。短過ぎると摩耗した際に,つかみ具が相手表面に接触する危険がある。ディスクが厚いと,質量を測定する際,精度が低下する。ように配置し,ディスク側だけ回転させる。本の丸棒を介して,ディスクに回転を与える。丸棒及び周囲の潤滑水槽には,ポリアセタールなどを用いることによって,酸化及びイオンの溶け出しの影響を防ぐことができる。し,しゅう動距離は,中心線上のしゅう動距離で代表する。外界からの粉じんの混入を避けるため,ビニルシートなどで試験部分をすべて覆う。分の直上にある試験片の固定部分から発生する摩耗粉を防ぐために,小さな保護膜が取り付けられている。A3の水)を潤滑水槽に適宜注入する。