切欠き疲労試験の試験手順は,次による。のけたまで計測し,試験片断面積を算出する。参考に,試験片の周囲に擬似体液用セルを取り付けるとよい。繰返し応力に相当する荷重を試験機に設定する。範囲で,使用期間などを考慮した適切な周波数とする。d)速やかに,かつ,衝撃がなく所定の荷重に達するように試験を開始する。大荷重及び繰返し最小荷重が一定になるようにする。e)試験片が破断したときの繰返し数を記録する。1×107回以上に達しても破断しない場合には,試験を中止してもよい。f)破断しなかった試験片を,再使用してはならない。合金)を比較材として,同様の試験を行う。h)試験条件が上記と異なる場合には,結果にその旨を記載する。けた目を四捨五入する。1×107回での切欠き試験片の疲労強度(σn)を,平滑試験片(切欠きがない試験片)での疲労強度で除することによって,切欠き効果を評価してもよい。