−機能接地端子への外部接続を外す。a)で指定した保護接地していない部分を,オシロスコープに順次接続する。ME機器を電源に接続し,取扱説明書に従って操作する。Y2点との間のピーク電圧を測定する。VTの極性を変えて繰り返す。%以上になるような手段を組み込む。(試験)適合性は,次の試験によって確認する。この試験では,附属品,例えば,ケーブル,電極及び変換器は,取扱説明書(7.9.2.14参照)で推奨したものを使用する。個々の患者接続部又は装着部に試験電圧を順番に印加し,同じ装着部の残りの患者接続部は,全て接地しておく。その手順は,次による。a)装着部又は患者接続部を試験回路に接続する。