レンタルのご紹介です。スキャンモード(高速サンプリング&最小値・最大値ホールド機能)、差厚測定モードなど様々な機能を搭載しています。膜厚測定モード」を搭載。材料の断面映像を表示する、Bスコープ表示機能。スキャンモード(高速サンプリング&最小値・最大値ホールド機能)。ソフトウェア(DakView3)付属。対応トランスデューサーにより、鉄、鋼、アルミ、ステンレス、ゴム、ガラス、プラスチック、セラミックなどの厚さ、腐食、減肉検査および音速測定。塗膜上からの母材の厚さ測定。ある質問プローブを接続して電源入れても、取扱説明書にある初期画面が出てきません。本体の測定モードによっては初期画面が出ない場合があります。[E-Eモード]、[E-EVモード]、[CTモード]では、初期画面が表示されません。プローブ認識画面が表示されるモードは、[P-Eモード]、[PECTモード]、[PETPモード]です。プローブの径はどれくらいですか?外径が1cmとなります。水中でも使えますか?水中での測定はオプションの水中用トランスデューサーが必要です。(REXに設備していますので、必要な場合には、別途ご依頼ください。)水中用トランスデューサーを使用した場合、塗膜上からの母材測定および膜厚測定はできません。ゴムの計測をするには?ゴムの計測には、周波数1MHzの探触子が必要です。弊社の標準構成品の探触子は、周波数5MHzのため計測できません。ゴムを計測するときは、お客様で探触子をご用意いただくようお願い申し上げます。計測前の注意点などはありますか?精度よく計測する為に音速の設定を正しくする必要があり、そのために計測前には校正を行ってください。測定対象と同じ材質のもので、あらかじめ厚さのわかったものをご用意お願いします。計測する素材で、厚みの違うものを2枚用意していただくと2点校正ができより精度よく計測が可能になります。(本体・USBシリアル変換アダプター)、収納ケース配管測定用冶具インスツルメンツケースこちらの商品にテストピースは付属しておりません。測定時には、お客様が計測される材質でテストピースのご用意をお願いします。SUS304:2/4/6/8/10/15/20mm水中用トランスデューサー(T-074-2006、ケーブル延長15m)取扱説明書(T-074-2006用)検査員からのコメント音速の詳細表があらかじめ機材にモードとして内蔵されています。する時はカーソルを合わせることで正確に計測ができます!ツイートレックスはさまざまなジャンルの計測器・測定器のレンタル機器を取り揃えております工業用内視鏡なら僅かな隙間から内部の対象に接近し、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。素地の上に施した被膜の厚さを測定する膜厚計。磁性体用の電磁式と非磁性体用の高周波式があります。管内検査カメラで埋設管に破断、閉塞などの不具合箇所がないかどうかを、挿入したカメラで点検できます。音聴法の漏水探知機を使って、漏水探知を効率良く行えます。ついては翌日に機材をご利用いただけます。※当社は、測定器・計測器のレンタル専門会社です。中古販売・リースは行っておりません。タンクや配管・パイプの厚さなどを測定できる計測器です。明るさや紫外線の強さなどを測定できます。生コン・コンクリート・木材などの水分量を測定できます。工事測量、水準や高低差などが観測できる計測器です。密度や含水比などを測定できます。ほかに情報化施工やNETISに対応したシステムもレンタルしております。