システムが,この細分箇条に規定した電源(商用)と異なる特性を備えた電源(商用)で作動するように意図している場合は,追加の安全対策が必要となる。%を超える場合は,ピーク電圧を適用する。0601-1:2012(試験)適合性は,調査及び次の試験によって確認する。システムを,取扱説明書で指定したように入力が安定した値に達するまで運転する。入力を測定し,表示及び技術解説の内容と比較する。システムについては,その範囲の上限及び下限の両方で試験する。定格入力を関連する電圧範囲の平均値で表示している場合は,その範囲の平均値に等しい電圧で試験する。定常状態の電流は,真の実効値が読み取れる計器で測定する。流(上記の規定に従って測定した)と供給電圧との積で求める。定常状態の電流又は電源入力の仕様の根拠として,上記の測定の代わりに供給業者の証明を使用してもよい。機器の試験に対する一般要求事項5.1*形式試験この規格に記載した試験は,形式試験である。要求事項を考慮して決定する。試験する条件が他の試験又は方法で十分に評価したことを分析によって示した場合は,試験を行う必要はない。同時故障のどの組合せを試験する必要があるかを決めるためにリスク分析の結果を使用する。試験結果によっては,リスク分析の修正が必要な場合もある。試験する機器の代表的なサンプルを使用して形式試験を行う。結果の妥当性に著しく影響しない場合は,複数のサンプルを同時に利用してもよい。周囲温度,湿度及び気圧は,次による。条件の範囲内で試験を行う。ME機器は,試験の妥当性に影響する可能性のあるその他の影響(例えば,隙間風)から遮蔽する。c)周囲温度を一定に維持できない場合には,試験条件をそれに合わせて変更し,かつ,試験結果をそれに従って修正する。5.4その他の条件その他の条件は,次による。a)この規格に特に規定がない限り,ME機器は,取扱説明書で指定され,更にリスク分析の中で特定された最も不利な使用条件下で試験する。機器は,試験中,取扱説明書に従った最も不利な値に,試験の一部として調整しておく。c)試験結果が,冷却液の流入圧力及び流量又は化学成分に影響される場合は,技術解説で指定した特性の制限内で試験を実施する。d)冷却水が必要な場合には,飲用水を使用する。供給電圧,電流の種類,電源の特性及び周波数は,次による。参照)に表示した値か,いずれか不利な値にする。機器は,その範囲内の最も不利な周波数で試験する。規定した)において試験する。条件が最も不利であるか確定するために,一部の試験は,二度以上行うことが必要な場合がある。機器は,直流だけで試験する。機器は,最も不利な条件を与える附属品又は部品を使用して試験する。システムの中の他の機器の部分である。一連の試験中に故障が発生するか又は故障発生が予測でき,修理又は改良が必要になった場合には,新しいサンプルを準備して結果に影響する試験を全て再度行うか,又は必要な修理若しくは改良を行った後に,関連する試験だけを行う。ME機器の供給者とで協議してもよい。試験に先立って,ME機器又はその部分は,湿度前処理を行う。ME機器又はその部分は,完全に組み立てる(必要な場合には,部分ごとに)。輸送中又は保管中に使用するカバーは,取り外しておく。ME機器の部分にだけ適用する。工具を使わないで取り外すことができる部分は,取り外して本体と一緒に扱う。工具を使わないで開けるか又は取り外すことができる開閉カバーは,開けるか又は取り外す。%の空気の加湿槽内で行う。