程度広いことが望ましい。支持ジグの材質は,試験片ホルダ及び検出棒と反応しないものとし,試験片ホルダ及び検出棒と同じ材質が望ましい。試験条件は,次による。測定は,試験片に検出棒を当て,荷重を加えて行う。なるような荷重とする。圧力と荷重との関係は,式(1)によって算出する。試験片の加熱は,試験片と熱電対との温度差ができるだけ小さくなるように選択する。試験片測定の前に参照試料を用いてベースラインを測定する。参照試料及び測定条件は,次による。場合には,標準物質と同一の材質とする。験片と同一寸法とする。規定する試験片の測定と同じ手順で行う。測定条件は試験片の測定と同じとする。支持ジグは,試験片の測定と同一材質及び同一形状のものを用いる。ベースライン測定後は,熱電対の位置を変更してはならない。用いた場合の測定手順は,次による。a)試験片及び支持ジグを清浄にし,両端に異物などがないことを確かめる。b)熱電対に触れないように,試験片ホルダの中に支持ジグを挿入する。c)試験片を支持ジグ内に挿入する。試験片の底部全面が試験片ホルダに接地していることを確認する。決定した荷重を加える。e)加熱炉が室温であることを確認した後,試験片に振動を与えないように注意しながら,試験片ホルダを加熱炉内に挿入する。f)試験片周辺の雰囲気を不活性気体又は任意の気体で置換する。続いて,その気体を一定流量で流す。g)所定の昇温速度で,試験片を加熱し,温度に対する試験片の長さ変化を記録する。精度を高めるために,温度と長さ変化とはなるべく細かく記録する。定を行うことが望ましい。試験片測定の間で,試験片設置位置,荷重,雰囲気気体及び支持ジグを変更してはならない。