従った該当する試験後に実施する。参照)を,目立つ場所に表示する。表示の寸法は,個々の場合に応じて,できるだけ大きくすることが望ましい。この表示ができない場合には,関連する情報を取扱説明書に記載する。試験及び基準の適用によって確認する。目立つ場所に表示する。表示の寸法は,個々の場合に応じて,できるだけ大きくすることが望ましい。この表示ができない場合には,関連情報を取扱説明書に記載する。試験及び基準の適用によって確認する。類である場合は,その部分に表示する。ME機器との組合せに限って使用できる着脱可能な部分には,表示を繰り返す必要はない。(試験)適合性は,調査によって確認する。参照)を識別できるように記載する。(試験)適合性は,調査によって確認する。類であるかを明瞭に表示する。(試験)適合性は,調査によって確認する。一つの患者保護手段に対する数値に従う。規定した回路の接続以外の接続は,正常な使用時における偶然の外れに対して保護するか,又は工具を使用しなければ接続若しくは切離しができないように設計する。要求事項に適合しない場合は,着脱電源コードを備えてはならない。0601-1:2012(試験)適合性は,調査又は測定によって確認する。構造の詳細は,次による。a)ME機器又はその部分内への,気体又は蒸気の侵入に対する保護を備えた外装の開口は,工具を使用しなければ開けられない構造とする。(試験)適合性は,調査によって確認する。b)外装内への異物の侵入によるアーク放電及びスパーク放電を最小限にするために,次の構造とする。−外装の上部カバーには,開口を設けてはならない。合は,制御器用の開口を設けてもよい。超える円柱形の固形物が入らない寸法とする。超える円柱形の固形物が入らない寸法とする。円柱形のテストロッドを用いて確認する。テストロッドは,無理な力を加えることなく,あらゆる方向から開口に押し付けたとき,外装内に入ってはならない。(試験)適合性は,調査によって確認する。疑わしい場合には,短絡試験(爆発性ガスを抜いておく。)を行い,可能な場合は,関連部分の温度を測定する。超えない場合は,短絡試験を行う必要はない。静電荷の防止は,次による。機器については,次のような適切な手段の組合せによって静電荷を防止する。b)に規定したように,電気抵抗を制限した帯電防止材料の使用。ME機器又はその部分から,導電床,保護接地系若しくは等電位化系まで電気的な導電経路を設けるか,又は診療室の導電床に車輪を経由して電気的に接続する。測定によって確認する。ME機器の部分及び部品は,コロナが発生しないように設計する。0601-1:2012(試験)適合性は,調査及び測定によって確認する。機器,部分及び部品に対する要求事項及び試験G.5.1一般ME機器,その部分又は部品は,正常状態における正常な使用時に空気・可燃性麻酔ガスを発火させてはならない。ME機器,その部分又は部品は,この細分箇条の要求事項に適合するとみなす。要求事項,及びこの規格の要求事項(G.5.2∼G.5.5の要求事項は除く。機器に対する要求事項に適合するとみなす。要求事項に適合するとみなす。規定した試験時に測定する。Imaxは,次の式に適合する。