着部は,患者漏れ電流の許容値を超えることは許されない。,“装着部に電源電圧が現れた”ことを単一故障状態として扱ってきたが,この規格では特別の試験条件として扱っている。保護接地していない接触可能部分に最高電源電圧を印加する試験も,特別の試験条件である。その許容値は,単一故障状態の許容値と同じである。††)合計患者漏れ電流は,複数の装着部をもつ機器だけに適用可能である。個々の装着部は,患者漏れ電流の許容値を超えてはならない。形装着部では試験しない。手順と併用するのに適した試験配置を示す。他の試験の図でも正確な結果を得られることがあると認識されている。試験結果が許容値に近い値の場合は,又は試験結果の有効性に関して疑義がある場合は,上記の適用可能な試験の図を使用する。c)の要求事項に従って作動温度に達した後に測定する。ME機器の部品の配置及び材料を調べ,危険状態の可能性がない場合は,試験の数を減らすことができる。