電気的接続点又はその近傍の表示は,接続のため取り外さなければならない部分に取り付けてはならない。これらの表示は,接続後も明瞭に見えるものとする。°Cを超える温度になる場合には,ME機器に次の文章又は同様の記載を表示する。°Cに耐える配線材料を使用してください。”ここで“X”は,正常な使用及び正常状態において端子箱又は配電盤内で測定した最高温度値よりも高い数値。この記載は,電源接続を行う点又はその近傍に取り付け,接続のために取り外す必要がある部分には取り付けてはならない。それは,接続後も明瞭に見えるものとする。参照)7.4.1電源スイッチME機器又はその部分に対する電力制御に使用するスイッチは,電源スイッチも含め,“入”及び“切”の位置(状態)を,次のいずれかで表示する。双安定位置を備えた押しボタンを使用する場合は,次による。近傍の隣接した表示灯によって,又は他のまぎらわしくない手段によって状態を表示する。モメンタリー押しボタンを使用する場合は,次のいずれかによる。近傍の表示灯によって状態を表示する。他のまぎらわしくない手段によって状態を表示する。正常な使用時における制御の設定の変更が,患者に受容できないリスクを与える可能性がある場合には,そのような制御は,次のいずれかを備える。表示器(例えば,計器又は目盛)と組み合わせる。機能の大きさが変化する方向を表示する。