(試験)7.7の要求事項への適合性は,調査によって確認する。警報表示光の色,点滅周期及びデューティサイクルに対する要求事項を含んでいる。ドットマトリックス及びその他の文字・数字表示は,表示光とは考えない。赤は,緊急時に機能を停止するための制御だけに使用する。(試験)7.8の要求事項への適合性は,調査によって確認する。参照)ME機器には,少なくとも取扱説明書及び技術解説を記載した文書を附属させる。機器をその予測耐用期間中に安全に使用するためである。電子媒体で提供してもよい。作のために提供する必要な情報についてリスクマネジメントプロセスで考慮する。機器を使用する場所又は環境に対する制限がある場合は,それを記載する。附属文書は,教育,訓練及び意図する関係者が求めるニーズに合わせて記載する。0601-1:2012適合性は,調査によって確認する。取扱説明書は,次を含める。号(ME機器上に表示したもの)の説明を含む。用と思われる情報だけを含めるのがよい。追加の詳細事項は,技術解説に含めることができる。[25]に記載されている。[24]に記載されている。取扱説明書は,意図する操作者に受け入れられる言語とする。取扱説明書は,警告及び安全上の注意を全て含める。一般的な警告及び安全上の注意は,取扱説明書の中の特に識別したセクションに記載するのがよい。特定の操作又は対処だけに該当する警告若しくは安全上の注意は,操作説明よりも前に記載することが望ましい。機器の場合,取扱説明書は,次のような意味の警告文を含める。避するために,この機器は保護接地を備えた電源(商用)だけに接続すること。機器が存在することによって引き起こす相互干渉の著しいリスクがある場合は,その警告文を提供する。取扱説明書は,ME機器と他の装置との間の,可能性のある電磁気的又は他の干渉に関わる情報を含む。そのような干渉を回避するか最小限にする方法についての助言も含む。MEシステムが構成され,その結果安全性のレベルが低下することがあります。”という警告文を含める。MEシステムに適用可能な要求事項については,責任部門は,この規格を参照する。MEシステムとして指定する。取扱説明書は,これについての仕様を述べる。機器が,十分に使用可能な状態を自動的には維持しない追加の電源を内蔵している場合,取扱説明書には,“追加の電源は,定期的な点検又は交換が必要です。”という警告文を含める。機器をある期間使用しない場合は,電池を取り外すこと。”という警告文を含める。内部電源が交換可能な場合は,取扱説明書には,その仕様を記載する。機器を適切な電源に接続しなければならない。”という警告文を含める。取扱説明書には,次を含める。ME機器についての簡潔な説明。ME機器は機能するか。ME機器の重要な物理的特性及び性能特性。