ME機器に使用されている。記号又は表示の理解が容易であり,場合によっては,限られたスペースにも表示できることである。用が認められていた今までの図記号及び安全標識のリストを変更する必要がある。使用方法の改正である。この図記号は,情報としての表示(例えば,ここは,高電圧が接続される場所である)であり,更に警告と情報との両方を示すために使用されていた。3“警告:危険電圧”が追加された。安全標識が要求される。図記号は,単に情報を意図するときに使用する。この記号は,従来“注意,附属文書を見よ”を示すために使用されていた。この規格では,この記号は,注意を示すために使用している。,“操作指示に従う”ことを示すために追加した。ME機器の表示として追加した。これは,操作指示に従わないと患者又は操作者を受容できないリスクにさらされる場合に使用する。般)で一貫した使い方をした場合,ME機器の操作者は,その意味に精通するようになる。反対に,一貫した使い方をしないと,混乱及び誤りを生じ安全性を損なうことになる。規格から編集したものである。号を参照し,必要な場合には,二つ以上の図記号を組み合わせて特定な意味を表現してもよい。本的な記号の伝達しようとする本質的な意味が維持できる場合は,図形を若干変えることは許されている。図記号の色は,規定していない。9101(IDT)]によって規定されている。参考として図記号,その説明などを示す。3864-1に従う規則を厳守する。入及び切の各安定状態がある。通常は切の状態で,ボタンを押している間だけ入の状態になる。正方形で囲んだような印象を与える使い方をしないことを要求している。機器の場合“取扱説明書に従うこと”を意味する。図記号に置き換えられたので,この規格でもそれに従った。定する数字は,アルファベットの“X”に置き換える(第一数字及び第二数字の両方とも必要ない場合は,“XX”)とする。全ての患者接続部を互いに接続する。単一の機能をもつ全ての患者接続部を互いに接続し,その接続部からの電流を測定する。各患者接続部への電流を測定する。