個の測定の平均値を用いる。個の試験片で測定を繰り返す。個の測定値のメディアンを報告値とする。規定する方法によって計算する。焼結収縮を含まない線膨張係数の測定を行う場合には,測定前に試験片を十分に熱処理し,焼結収縮が起こらないようにする。熱処理条件は,受渡当事者間の協議による。得られた測定値から,各種特性値を次の方法によって算出する。よって,必要とされるけた数まで求める。εthは,式(2)から計算する。αは,式(3)から計算する。近傍の差分法によって算出する。αの計算は,式(5)による。測定温度範囲において,線膨張係数曲線を描く。Ts以下では,αは温度に対してほぼ一定である。収縮によって減少を始める。模式図に示すように,遮熱コーティングの中で相変態などを起こす場合には,低温側でもαの変化が見られる。