システムの表示及びラベリングの要求事項の箇所を読者が見付けやすいようにした一覧(指針)を記載している。計に関連したユーザビリティが低いことによるリスクを扱う。(試験)適合性は,ユーザビリティエンジニアリングプロセスの結果の調査によって確認する。要求する表示は,次の全ての条件で明瞭に見えるものとする。作する人が意図する位置から。機器を正常な使用での位置に取り付けたとき。0601-1:2012取外し可能なラックに組み込まれているときはそのラックから取り出した状態で。機器の部分の内部の表示については,関連する機能を操作する人が意図する位置から。(試験)明瞭な見やすさの適合性は,次の試験によって確認する。離れた底面内に視点がある位置に置く。範囲で最も不利なレベルとする。力とし,必要な場合は,矯正した視力とする。観察者は,その視点から正しく表示を読む。要求する表示は,工具を用いるか又は相当な強い力でなければ取り外せないものとする。ME機器の予測耐用期間中は,十分に耐久性があり明瞭に見えるものとする。表示の耐久性を考慮するときに,正常な使用による影響を考慮する。(試験)適合性は,調査及び次の試験によって調べる。要求事項に対し表示を試験する。貼り付け銘板は,剝れたり端部がめくれたりしていないことを確認する。要求する表示については,耐久性に対する追加の試験を行う。秒間はイソプロパノールを含ませた布で,強すぎる圧力を加えないで手でこする。7.2.13(該当する場合)を表示し,残りの表示は全て附属文書に記載する。機器の表示が困難な場合には,これらの表示は,個別の包装に表示してもよい。7.2.2*識別ME機器及びその着脱可能な部分は,製造業者の名称又は商標を表示し,かつ,誤認によって受容できないリスクが生じる場合は,形式名称も表示する。識別は,指定した者,例えば,サービス要員に利用可能であるものとする。識別は,ME機器の外側にある必要はない。