SPring-8標準二結晶分光器の内部。内径約1mの真空チャンバーに2つの結晶と多数の精密ステージが納められている。結晶が傾いているのは、放射光からの500W/mm2の熱負荷に対処するためである。傾斜によって照射面積を拡大し、実効的な熱負荷を約1/60に緩和する。mm下に複雑な水路を加工し冷却効率を高めている。多くの精密ステージは結晶の位置と方位の初期調整に使われる。1により2つの結晶の格子面を平行に微調整することにより希望のエネルギーのX線を取り出す。1は特に精度が要求され、0.01秒角で制御している。