試験溶液は,使用環境を考慮し体内環境を模擬した溶液とする。試験溶液の量は,試験片及びセルの大きさを考慮し,最適な量とする。質量%アジ化ナトリウム又は抗生物質など)を添加する。0305:2002著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。b)静止した条件での測定を基本とする。必要に応じてバブリング,回転子などによって溶液をかくはん(攪拌)してもよい。かくはんする場合の条件は,使用環境又は試験溶液を考慮して決めることとする。入及びルギン管先端での気泡の停滞並びに試験溶液の蒸発に注意する必要がある。ppm),溶存酸素濃度を低くした条件などから決めることとする。食)が生じない溶液では,必要以上に脱気しない。d)測定時間の間隔及び測定時間の長さは,試験片の大きさ,試験試料の組合せ,使用環境及びガルバニック電流の変化を考慮して決める。日間を目安として測定する。7.2試料の設置a)超音波洗浄した試料を試験用セルにセットし,電気的な接続を行う。程度で可能な限り試料の測定面が互いに平行で向かい合うようにセットし,試験中は試料間の距離が常に一定になるようにする。合)電極をシールドケースなどに入れ電気的ノイズを除去するとよい。この際には,溶存酸素濃度を測定することが望ましい。時間程度開回路の状態で保持することを基本とする。c)回路を閉回路状態にし,そのとき流れるガルバニック電流を計測する。可能であれば閉回路状態での試料の自然浸せき電位[塩化カリウム・塩化銀・銀電極などの参照(照合)電極基準の電位]を測定するとよい。d)実際に臨床的に使用されている材料(参照材料)と比較する場合には,それらの組合せで同様に試験し比較する。f)可能であれば試験溶液中の金属濃度を測定し,ガルバニック腐食によって溶出した金属の量を比較するとよい。7.4試験条件が上記と異なる場合には,結果にその旨を付記する。試験結果の表示は,次による。0305:2002著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。