ME機器),放置時間を適切に延長する。ME機器を再度組み立てる。指定がない限り,この規格の試験は,試験結果がいずれもその後に続く試験結果に影響を及ぼさないような順序で行う。示す順序で行うこと推奨する。機器の部分は,検査し,かつ,必要な場合は,試験をして識別する。能かどうかを決定する。ME機器の正常な使用時の全ての姿勢。−工具を使わないか又は取扱説明書に従った方法で,開閉カバーを開きランプ,ヒューズ,ヒューズホルダなどを含む部品を取り外した状態。(試験)標準テストフィンガは,ME機器を予想できるあらゆる姿勢にし,無理な力を加えないで適用する。ME機器は,傾斜させない。ME機器は,それらを最終的に組み立てた状態で試験する。力を加えて機械的に試験する。標準テストフィンガをその開口に押し込んで試験する。mmフィンガの材料:例えば,熱処理した鋼。このフィンガの二つの間接部は,一つの同じ方向にだけ,90100+°の角度まで曲がればよい。90°に制限する手段の一つである。したがって,この部分の詳細図には,寸法及び許容差を示していない。括弧内の寸法は参考である。