以上”と規定しているので,それに合わせた。(試験)適合性は,リスクマネジメントファイルの検査,取扱説明書の参照及び測定によって確認する。c)で規定した電圧及びエネルギーの限度は,次にも適用する。示すテストピンを挿入して接触する内部の部分。口から挿入して接触できる内部の部分。外側の部分のスロット又は開口を通して標準テストフィンガまでの沿面距離及び空間距離の測定は,8.9.4も参照する。以下)であらゆる位置に挿入する。特定の工具の使用を取扱説明書で指定している場合は,その工具で試験を繰り返す。テストロッドは,外装の上部カバーのあらゆる開口から力を加えずに垂直につるす。0601-1:2012e)開閉カバーが工具を使わないで開けることができ,かつ,開閉カバーを開けると自動的に電源の切離しができる場合は,この細分箇条で許容したレベル以上の電圧の部分に接近できてもよい。要求事項に適合し,かつ,単一故障状態においても機能するものとする。その器具の作動をさせないようにする場合には,工具を必要とする。(試験)適合性は,調査によって確認する。超えないように設計する。(試験)適合性は,次の試験によって確認する。ME機器を,定格電圧で又は定格電圧範囲の上限で作動させる。ME機器を,関連するスイッチ(電源スイッチなど)を“入”及び“切”位置にしたまま電源から外す。ME機器は,プラグによって電源から切り離す。試験は,最悪の状態が測定できるまで必要な回数行うか,又は供給電圧波形のピークで確実に切り離しができるトリガ回路を使用する。秒後に,試験に影響しない内部インピーダンスをもつ計器で測定する。蓄積した電荷は,任意の便利な方法で測定又は計算してもよい。積電荷があってはならない。自動放電が合理的に可能でなく,開閉カバーが工具を使わなければ開けられない場合は,手動放電ができる手段でもよい。表示し,また,手動放電の手段は,技術解説で説明する。(試験)適合性は,次の試験によって確認する。ME機器を定格電圧で作動させ,次に電源を切る。正常な使用時に取り付いている開閉カバーをできるだけ迅速に開ける。手動放電の手段を技術解説で説明している場合は,それを含んでいる部分及び表示を調査して確認する。