合は,附属文書に記載した情報を参照という識別表示に加えて,訓練不足の要員が交換すると危険状態(例えば,過度の温度,火災又は爆発にさらされる)が生じる可能性があることを示す警告を記載する。工具を使った場合だけ接触可能なヒューズ,感熱遮断器及び過電流開放器は,その近傍に種類及び全ての定格(電圧,電流,動作速度及び遮断容量)を表示するか又は附属文書に情報を記載する。保護接地端子の表面又はその近傍の表示は,接続を行うため取り外さなければならない部分に取り付けてはならない。これらの表示は,接続後も明瞭に見えるものとする。端子には,接続が入れ替わっても危険状態が生じない場合を除き,その端子の近傍に表示する。ME機器が端子の表示を取り付けられないほど小さい場合は,その接続方法を附属文書に記載する。