%)内で用いて,点火確率(安全率を含まない)10−3について求めたものである。限界内にある電流と電圧との組合せについては認める。超える電圧に対する外挿は,認めない。グラフの外挿は,次の限界内にある容量と電圧との組合せについて許容する。超える電圧に対する外挿は,許容しない。G.3のグラフの外挿は,次の限界内にある電流とインダクタンスとの組合せについて許容する。超えるインダクタンスに対する外挿は,認めない。変動を考慮して,スパーク発生接点の開路状態において試験する回路に発生する最高供給電圧とする。変動を考慮して,スパーク発生接点の閉路状態において試験する回路に発生する最大電流とする。内のスパーク発生を調べる部品に発生する値とする。その回路に交流が供給される場合は,ピーク値を考慮する。G.3を適用するか,又は設計データの検査によって確認する。内にある場合は,次を適用する。0601-1:2012はME機器の部分に電源を供給する前に換気によって排除する。ME機器の部分内の過圧を維持することによって防止する。性がある場所では,その過圧の状態を維持する。内の換気に十分な時間だけ必要な最低過圧が維持された後でなければ,ME機器に電源が投入できてはならない。(ただし,過圧が連続的に維持されている場合には,いつでも又は繰り返してME機器に電源を投入しもよい。未満に降下する場合には,G.4の要求事項及び試験を適用しない場所に置くか,又はG.5に適合することによって,点火源の電源が自動的に遮断される。°Cを超えてはならない。内にある場合,次を適用する。内に空気・可燃性麻酔ガスが形成されないように設計する。合,使用する材料は,経年変化に耐える。時間を適用して確認する。コードには,これらのストレスを制限するために,適切なコード止めを設ける(8.11.3.5参照)。c)の要求事項に対する適合性は,次の試験を適用して確認する。未満まで減少してはならない。事項に適合していることに疑いがない場合,外装は,検査だけによって調べる。°Cを超えてはならない。態での外装の作動温度も測定する。ガスに点火してはならない。4.7に規定した該当する全ての単一故障状態の両方に適用する。分以上の連続作動(運転)によって試験する。手段と同等の絶縁によって,分離した電源から給電する。(試験)適合性は,回路図の検査及び測定によって確認する。単一故障状態(4.7参照)において次のいずれかの条件を満たす場合は,G.6.1による試験をしなくてもG.6.1の要求事項に適合するとみなす。°Cを超える温度にならない。Imaxが,次式に適合する。