MEシステムとして扱う。システムの中の他の電気機器の電源である。f)で規定した試験によって確認する。特定の別の電源を指定した場合,関連する試験は,ME機器をそれに接続した状態で行う。汎用の別の電源を指定した場合は,附属文書中の仕様を調査する。8.2.2外部直流電源への接続ME機器が外部直流電源からの給電を指定した場合には,間違った極性に接続したとき,意図する機能は作動しなくてもよいが,危険状態が生じてはならない。機器を正しい極性に接続したとき,受容できないリスクが生じてはならない。工具を使わないで誰でもリセットできる保護装置は,リセットによって正確な作動が回復する場合は,許容する。外部直流電源は,電源(商用)であっても又は他の電気機器の電源であってもよい。MEシステムとして扱っている。(試験)適合性は,調査によって,及び必要な場合は,機能試験によって確認する。装着部の分類は,次による。心臓への適用には,他の制限を受ける場合もある。0601-1:2012(試験)適合性は,調査によって確認する。(試験)適合性は,調査によって確認する。(試験)適合性は,調査によって確認する。分には,B形装着部の要求事項を適用する。8.4電圧,電流又はエネルギーの制限8.4.1*電流の供給を意図する患者接続部8.4.2で規定した限度は,正常な使用中に生理的効果を生むために患者の体に流すことを意図する電流には適用しない。含む接触可能部分は,次による。定電流の限度を超えてはならない。測定によって確認する。c)で規定した接触電流の限度を超えてはならない。測定によって確認する。b)で規定した限度は,正常な使用時に直接又は操作者の体を経由して接触電流の限度を超える電流が患者へ流れ込む接続の可能性が無視でき,かつ,取扱説明書で操作者に次の部分と患者に同時に触れないように指示している場合は,次の部分には適用しない。コネクタの接触可能な接点。ヒューズの交換中に接触可能なヒューズホルダの接点。ランプを取り外した後に接触可能なランプホルダーの接点。−工具を使わないで開けられる開閉カバーの内部の部分,又は工具が必要であるが取扱説明書でサービス要員以外の操作者が関連する開閉カバーを開けるように指示している部分。%を超えない直流に適用する。ピーク限度を適用する。