度を含めて十分な詳細を記載する。取扱説明書は,ME機器の継続的な安全な使用を確保するために必要な日常的保守の安全な実施についての情報を提供する。取扱説明書は,サービス要員が予防的検査及び保守を行う部分を特定する。これには適用する期間を含むが,そのような保守の実施要領の詳細を必ずしも含める必要はない。書には,適切な保守を確実にする指示を含める。機器に使用すると指定した附属品,着脱部分及び材料のリストを含む。システムの他の機器から電力を受ける場合,取扱説明書には,この規格の要求事項(例えば,部品番号,定格電圧,最大又は最小電力,保護分類,間欠的又は連続的な使用)への適合性を確実にするために,そのような他の機器を正確に指定する。システムの中の他の機器の部分である。システムの中の他の機器の部分である。0601-1:2012スクを特定する。これらのリスクを最小限にするための方法を記載する。規定した情報がどこに(例えば,サービスマニュアル中に)あるかを記載する。(試験)7.9.2の要求事項への適合性は,意図する操作者の言語による取扱説明書の調査によって確認する。技術解説は,ME機器の安全な操作,輸送,保管,設置及び使用準備の方法と条件に対する必要なデータ全てを提供する。これには,次を含める。