ME機器の全ての特性。これには,表示した値の範囲,精度及び精密度,又はどこを参照するかを示す情報を含める。特別の設置条件,これには電源(商用)の最大許容皮相インピーダンスを含める。電源(商用)の皮相インピーダンスとは,配電網のインピーダンスと電源のインピーダンスとの和である。冷却に液体を使用する場合は,入口の圧力及び流量の値の許容範囲,並びに冷却液の化学成分。ME機器を電源(商用)から切り離す手段の記載。ME機器又はその部分の油面を点検する手段の記載(15.4.9参照)。ME機器の無許可の改造に関わるハザードを扱う警告文,例えば,次のような文章である。警告:この機器の改造は許可しない。警告:製造業者の認可を得ずにこの機器を改造しないこと。システムの機器を変更する場合は,必要な検査及び試験を行わなければならないので,継続的で安全な使用は確保できない。”技術解説が取扱説明書と別の分冊になっている場合は,それには,次を含める。規定した該当する全ての分類,警告,安全上の注意及び安全標識の説明(ME機器上に表示したもの。機器が機能するか,並びにその重要な性能及び物理的特性(形状,寸法,質量など)。技術解説は,責任部門及びサービス要員用を意図している。製造業者は,サービス要員に必要な最低限の資格を指定してもよい。これらの要求事項が既にある場合は,技術解説に文書化する。一部の規制当局は,サービス要員の認定に対して追加の要求事項を課している。技術解説は,該当する場合は,次を含める。機器の外部の電源(商用)に使用するヒューズの種類及び全ての定格。これらのヒューズの種類及び全ての定格が,ME機器の定格電流及び作動モードについての情報から明らかである場合は,記載する必要はない。機器の場合は,電源コードがサービス要員によって交換可能かどうかの説明。要求事項に適合させるための正確な接続及び固定の指示。−製造業者がサービス要員によって交換が可能であると指定した交換可能又は着脱可能な部分の正確な交換の指示。部品の交換によって受容できないリスクの可能性がある場合は,どのような危険状態になるか,適切な警告。製造業者がその部品はサービス要員によって交換が可能であると指定した場合は,その部品を安全に交換するのに必要な全ての情報。分を,サービス要員が修理するための補助となる回路図,部品リスト,解説,校正の説明,又はその他の情報を製造業者は要求に応じて提供できるという旨の記載を含める。要求事項に適合する手段を明記する。要求事項への適合性は,技術解説の調査によって確認する。規定した限度を超えてはならない。*正常状態では,次の全てが同時に発生することを含む。規定した最高電源電圧が存在する。機器の場合の電源接続の極性の切り替わり。要求事項に適合しないいずれか又は全ての絶縁の短絡。沿面距離又は空間距離”の短絡。要求事項に適合しない接地(機能接地接続も含めて)のいずれか又は全ての開路。*単一故障状態には,次を含む。規定した一つの保護手段に対する要求事項に適合する絶縁のいずれか一つの短絡。適合する二重絶縁の一方の構成部分の短絡を含んでいる。0601-1:2012の短絡。絶縁,空間距離又は沿面距離と並列に接続している高信頼性部品以外の部品の短絡及び開路。要求事項に適合した保護接地線又は内部保護接地接続のいずれかの開路。機器の保護接地線には適用しない。