56.3それに対して保護する必要のある状況には,次の二組がある。部の機器については,機器から離脱するかもしれない誘導コードを経由して,偶然の患者と大地との接続の可能性があってはならない。圧に接続する可能性があってはならない。最初の二つは,専用ではないが,頻繁に小児への応用で使用する。60601-2-25:1993の附属書に記述している。本文や以降の段落の内容と合わないので,参考としてここに記述するが,むき出しの金属ピンは許容する。電極それ自身には適用しない。このことは広く受け入れられている現在の習慣を考慮してのことである。これらの電極に接続する手段は,絶縁されているべき誘導の機器側の端(機器に最も近い。)で,患者側の端(機器から最も遠い。)ではない,もちろん,後者が実現している構造の形式に異議はないが,このような要求事項からは除外する。寸法はあまり重要ではないのではなく,ときには平らな平面の寸法を示す役目を果たしている。これより大きい導電性材料の板であれば適切である。56.7放電したバッテリを模擬するために,放電した状況で通常生じる低電圧に実験用可変電源を設定し,増加したバッテリのインピーダンスを表すように直列インピーダンスを使用してよいと提案する。直列インピーダンスの値は実験で見いだすことが必要である。