機器の“異なる部分間の機械的接続”,又は“保護接地若しくは機能接地と関係しない部品との固定”に使用してはならない。試験によって確認する。機器の予測耐用期間中にその接続が信頼できることを製造業者が実証した場合を除いて,動く部分に使用してはならない。(試験)適合性は,ME機器の検査,及び必要な場合は,リスクマネジメントファイルの調査によって確認する。8.6.4インピーダンス及び通電能力インピーダンス及び通電能力は,次による。*保護接地接続は,故障電流を過度の電圧降下なしに確実に流すことができるものとする。